汽车零部件清洁度检测设备
 产品名称:
 产品类别:
 OPGCLA 自动清洁度萃取装置(超声波清洗)设备集成压力喷射清洗,滤膜制样(颗粒萃.,清洗剂在线过滤回收,循环精滤于一体,压力喷射清洗可实现零件清洗与颗粒污染物过滤制样同步进行,配合镜面一体式清洗检测空间,可及时将零件表面的颗粒污染物收集到滤膜表面,清洗零件结束后即可得到滤膜样本,减少颗粒污染物在清洗剂中滞留时间;颠覆传统手工人力清洗检测的方式,规范了清洁度检测控制流程,提升检测效率.
 详细内容
 OPGCLA 自动清洁度萃取装置(超声波清洗)
 产品描述
 设备集成超声波清洗,滤膜制样(颗粒萃取),清洗剂在线过滤回收,循环精滤于一体,压力喷射清洗辅助,可实现零件清洗与颗粒污染物过滤制样同步进行,配合镜面一体式清洗检测空间,可及时将零件表面的颗粒污染物收集到滤膜表面,清洗零件结束后即可得到滤膜样本,减少颗粒污染物在清洗剂中滞留时间;颠覆传统手工人力清洗检测的方式,规范了清洁度检测控制流程,提升检测效率.清洗零件操作空间相对独立,内置空气层流系统,净化清洗操作环境,有效隔离清洗区和外部环境,为清洗检测搭建一个洁净的操作平台.设备工作状态实时显示,清洗检测压力连续可调,流量实时显示,配合不同的清洗喷嘴,可快速方便的清洗零件内腔通道,盲孔,及整体表面,广泛应用于各种汽车零部件清洁度检测.符合ISO16232-2007,VDA19,GB/T3821-2005等国际及国内标准,满足大众,通用,福特等各大汽车厂清洁度检测标准.
 参考标准
 QCn29008·13-91:汽车产品质量检验 清洁度评定方法
 GB/T 3821-2005:中小功率内燃机清洁度测定方法
 JB/T7858-2006_液压件清洁度评定方法及液压件清洁度指标
 ISO 16232-2007:Road vehicles  - Cleanliness of components of fluid circuits
 JB/T 6002-2007:涡轮增压器 清洁度极限值及测定方法
 ISO 18413-2002:Hydraulic fluid power  -  Cleanliness of parts and components -  Inspection document and principles related to contaminant collection, analysis and data reporting
 ISO 4406-1999:Hydraulic fluid power  -  Fluids  -  Method for coding the level of contamination by solid particles
 ASTM D2276-00:Standard Test Method for Particulate Contaminant in Aviation Fuel by Line Sampling
 CES 16599:Cleanliness,Partical Counting (Fuel System)
 QC/T 573-1999: 汽车清洁度工作导则 人,物和环境
 主要功能介绍
 Ø空气层流净化
 设备集成具有空气循环过滤功能的送风装置.风机从顶部将空气吸入并经过HEPA过滤,过滤后的洁净空气以0.45m/s±10%的风速均匀送出,层流空气的恒定和均匀.在清洗工作区域形成千级或百级洁净空间(普通实验室空气等级为百万级),为零件清洁度检测提供良好的清洗操作环境,减少外部环境对检测结果的影响.
 Ø超声波自动清洗
 超声波振动清洗是利用超声波在液体中的空化作用,加速度作用及直进流作用对液体和污物直接,间接的作用,使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温,破坏不溶性颗粒污物附着性而使它们分化于溶液中, zui终实现清洁零件表面颗粒污染物作用,清洗效果优于压力清洗,清洗均匀性更好,设备内部集成该项功能,可实现全自动超声波清洗,清洗检测自动化程度更高.
 压力辅助喷射清洗
 利用清洗区域内的压力清洗对接口,根据预设的参数,清洗零件检测位置.或者利用压力清洗喷枪,按照清洗规程,人工控制喷枪冲洗零件表面.清洗压力,流量,角度可根据规范调整.
 Ø在线过滤制样
 清洗零件后的清洗剂通过在线过滤器,可实现同步自动过滤回收,及时将清洗液中零件表面颗粒污染物收集到检测滤膜表面.无需人工操作过滤清洗液.
 Ø精滤清洗剂
 设备使用清洁度专用清洗液,清洗液是设备中用来提取颗粒污染物的载体,清洗液本身不能有影响检测结果数据的污染物,设备集成自动精密过滤清洗液功能,保证清洗液在清洗零件前是洁净的,自身洁净度可通过终端过滤装置检验.
 Ø添加清洗剂/更换清洗剂
 设备内部一次装载容量20L;配套的清洗液通过加液口自动向设备内部添加,用户可根据清洗检测需求,酌情选择添加量,清洗液需要更换时,选择对应控制按钮,打开清洗液排液口,设备自动排出用过的清洗液.
 Ø工作状态提示
 实时显示当前工作状态,当前流量,清洗液总量,清洗模式等信息,工作状态实时监控,遇到错误时,设备自动停止工作并发出报警提示,显示当前错误信息,提供解决问题帮助方法.
 Ø清洗参数设置
 清洗压力,流量参数,清洗时间,清洗模式,参照不同清洁度检测标准调整存储清洗参数.
 工业级防爆LED辅助照明灯,节能环保,安全可靠,防护等级IP67.
 功能模式选择:超声波清洗压力清洗喷淋自清洗循环自清洗
 不锈钢储液容量:20L
 清洗液循环过滤器精度:0.2µm;1µm(两级过滤)