最大总质量: 3700kg
乘员人数: 7
-9人
轴距: 3750 mm
车体尺寸 长×宽×高(mm): 5780×2000×2710
医疗舱尺寸: 长×宽×高(mm):3200×1740×1800
轮距(前后): 1740/1704
接近/离去角: 22/24 (°)
最小离地间隙: 195mm
最高车速: 145km/h
发动机排量: 2.198L
排放标准: 国V
额定功率: 100KW
燃油箱容量: 80L
驱动型式: 4×2后轮驱动
变速箱: 6挡手动,1倒退挡
悬挂型式: 前独立悬挂/后2片钢板弹簧
转向型式: 齿轮齿条式,液压助力转向式
制动型式: 前后盘式,液压制动
车身及外观
车身结构: 承载式高钢性车身,采用高强度镀锌板材,高钢性底盘一体铸造,多支横梁增加强度,安全性能好.车体右侧安装单开门,后端采用双开门结构,便于人员进出和病患的转移
救护车专用顶盖:车顶采用高分子玻璃纤维增强材料制作的福星专用顶盖,流线型设计,有效降低行车风阻.顶盖前端可嵌入式安装三分体式警灯,顶盖尾部可嵌入式安装角闪灯.
车辆外观:车辆四周喷红色油漆彩条,车身上部左右两侧贴反光 "120 AMBULANCE" 字样,驾驶室左右车门上贴反光救护标识,引擎盖和尾门上贴反光救护标识,车顶前额贴反光"120"字样;
医疗舱左右两侧玻璃窗贴2/3高度的半透明磨砂玻璃纸,尾门玻璃贴2/3高度的半透明磨砂玻璃纸.
警示灯具:三分体警灯:在车顶前额安装1套三分体嵌入式爆闪警灯,警灯外罩采用高分子材料吸塑一体成型,喇叭功率100W,线控式控制器;
爆闪灯:在车身上部左右两侧各安装2盏椭圆形蓝色爆闪灯,在车顶尾部左右两侧各安装1盏嵌入式LED角闪灯.
医疗舱救护设施:
救护系统: 自动上车担架:主体采用优质铝合金材料制作,具有轻便牢固,操作简便的特点,通过操作,可迅速平稳地将载有病员的担架推入或拉出救护车,靠背采用调节结构支撑,可在60度范围内调节,配备病员捆绑安全带,便于病员与担架之间的固定.
担架平台:采用优质铝合金材料制作,辅助担架上下车.
铲式担架:担架两端中部设铰链式离合装置,可使担架分离成左右两部分,在不移动病人的情况下,迅速将病人置于担架内,运送至病床或手术台,
担架长度可以根据病人体长随意调节(4档),并可以折叠便于运输和携带.
输液架:在医疗舱顶部安装2个折叠式输液架,承重2.5kg.
供氧系统: 1个10L铝质氧气瓶,公称压力15MPA;1个德式氧气终端;1个医用氧气吸入器;1个XCF型双表调压阀.
医疗供电系统:
逆变器: 600W正弦波逆变器,频率稳定,电压稳定,输出功率稳定;2组220V/12V多功能插座(可接二/三孔,交/直流两用)
舱内照明: 在医疗舱顶部左右两侧各安装2盏嵌入式LED照明灯(其中2盏采用门控控制),在医疗舱顶部中间安装1盏输液射灯.
消毒系统:
紫外线消毒灯: 在医疗舱侧拉门上方安装1盏紫外线消毒灯,消毒灯具备定时延时开启功能.
空气循环系统: 空调/暖风
1套可以独立控制的后空调和后暖风,冷暖独立控制,根据需要合理调控医疗舱内温度.
换气扇: 在车顶安装1套DC12V带吸气,排气的多功能换气扇,能有效保障医疗舱内空气高效循环,带小夜灯功能.
医疗舱橱柜内饰配置:
中隔墙总成: 在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙,中隔墙上设置1个860mm*430mm的观察窗,便于前后舱观察,沟通.
橱柜总成: 在中隔墙后安装1套新型环保材料制作的组合柜,组合柜呈L型布置,左侧柜体可放置1个10L氧气瓶,中隔墙后含抽屉柜(3个抽屉),急救箱柜 (可容纳2个常规急救箱),柜体上安装1套折叠护理座椅,蓝色仿皮面料.
医疗舱内饰: 医疗舱内饰:采用阻燃性复合材料制作,防水,防霉,抗菌,易清洗;
医疗舱地板:采用新型轻体地面装饰材料制作,防滑,防水,防霉,抗菌,易清洗.
辅助设施: 座椅: 在医疗舱右侧朝前安装3个单人座椅,榉木色针织面料,配三点式安全带;在医疗舱中隔墙后的组合柜上朝后安装1个折叠护理座椅,蓝色仿皮面料,配两点式安全带.
对讲机:在驾驶舱和医疗舱各安装1个免提式话麦,方便前后舱人员沟通,交流.
灭火器:医疗舱和驾驶舱各配备1套2kg干粉式灭火器.
污物桶:医疗舱配备1个带盖脚踏式污物桶.
安全扶手:在医疗舱顶部左右两侧各安装1根长条形扶手.
紧急锤:在医疗舱右侧安装
1把紧急锤.
交货地点:永平县
.