通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光,耐候性能.主要用于汽车,涂料,橡胶,塑胶,颜料,粘合剂,织物等.
"平板型"氙灯试验箱是近年来新型的静态样品安置的氙灯试验箱,在测试室顶部安装了一个或者多个风冷氙灯管.过滤器是平板型的,且被置于灯管下部,测试样品被安装在灯管下方的样品盘上.托盘略微倾斜小角度,以便使水流走,这种类型的试验箱被称为"平板型".适用于任何不规则形状的测试物品.如下图所示:
产品用途:采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研,产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验依据.通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光,耐候性能.主要用于汽车,涂料,橡胶,塑胶,颜料,粘合剂,织物等.
内形尺寸D×W×H 350×500×350 500×600×500 500×760×500
外形尺寸D×W×H 850×900×1500 750×950×1650 1050×1100×1650
温度范围 RT+10℃~70℃(40℃~70℃订货时说明)
灯管总数量 1支去(另赠送1支) 2支(另赠送1支) 3支(另赠送1支)
1,外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁,美观;
2,内胆为进口(SUS)304优质不锈钢板;
3,保温材质采用高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温;
4,搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮以达强度对流垂直扩散循环;
5,门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6,采用无反作用门把手,操作更容易;
7,机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
3,温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
1,外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;
2,具有水位自动补偿,缺水报警系统;
3,湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
1,温湿度控制仪表采用"韩国原装TEMI880"大屏幕-液晶显示可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;
3,触控式设定,数位及直接显示;
5,光照和冷凝,喷淋可独立控制也可以交替循环控制;
6,光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置;
7,在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号;
5,全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
8,翅片斜率式蒸发器(带自动除霜系统)
9,干燥过滤器,冷媒流量视窗,修理阀,油分离器,电磁阀,贮液筒均采用进口原装件;
10,除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
2,氙灯灯管:检测合格的风冷式灯管灯管寿命为1800-2000小时;
3,辐照度的控制:可通过辐射仪及手动调节功率得到所须辐照度面板直接显示当前灯管辐射强度;
4,喷水压力在0.12~0.15Mpa之间可调;
1,环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2,环境湿度:≤85%R.H
PS:操作环境需要在室温28度以下而且通风良好,机器放置前后左右各80公分不可放置任何东西;
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的基本操作培训,人数不限.