汽车电子瞬态发射传导测试系统
 由于电子产品内部大量使用开关电源,在提高电源效率的同时,由于非线性的电能转换,会向电网里注入大量谐波电流,它不仅会干扰同一电网中的其他设备,还会使电网的中线电流超载,影响输电能力.此外,对电源的相位控制还会引起电网有效值电流发生变化,导致负载侧的有效值电压产生波动,引起照明灯具的灯光闪烁.谐波电流,电压波动与闪烁测试系统基于IEC61000-3标准开发定制.
 LANGEREMV-TechnikLF近场探头组,专门为近场测试设计的探头,电磁兼容工程师必备的最基本工具,用于在产品开发期间探测PCB的电磁场情况
 对于电气照明设备等小型受试物,CISPR15标准规定,耦合/去耦网络(CDN)法是辐射发射测量方法的替代法,用CDN测量共模端子电压,能缩短测试时间并节省场地费用.CDN法的原理是对于小型EUT,引线上由共模电流引起的辐射发射,远远大于受试物表面向外的辐射.CDN辐射测试系统基于CISPR15/16-1-4标准定制开发.
 对于照明灯具等可能产生低频磁场的设备,需要采用CISPR16-1-4标准规定的环形天线系统测量其低频的磁场辐射干扰.被测物(EUT)放置在三环天线的中间,三环天线将X方向,Y方向,Z方向低频磁场分量转换为RF信号,并通过同轴开关切换三个通道,输送到EMI接收机进行测量.测试需在屏蔽室内进行.三环辐射(磁感应电流辐射)测试系统基于CISPR15/16-1-4标准开发定制.
 对于仅连接一根电源引线的小型受试物,例如家用电器和电动工具,吸收钳测量法(ACMM)是辐射发射测量方法的替代法.ACMM用吸收钳确定干扰功率.ACMM进行辐射发射测量的优点是缩短了测试时间和节省场地费用干扰功率(RFP)测试系统是基于CISPR11/13/14-1标准而开发定制.
 家用电器,电动工具,使用半导体装置的调节器,电动医疗设备,诊断用X射线发生装置,电动玩具,自动配给机及电影和幻影放映机等,有定时或程序控制的设备,在开关切换瞬间会产生比正常工作状态大得多的断续干扰,断续干扰(喀呖声,CLICK)测试系统是依据CISPR14-1和CISPR11等标准要求,集成配套测量断续干扰(又称喀呖声)
 辐射发射(RE)测试系统是根据CISPR11,CISPR32等标准规定,工科医(ISM)设备和信息技术(ITE)设备,需要在开阔场地或电波暗室进行30MHz以上的辐射发射测试.频率范围:标准规定,要求测量30MHz-6GHz.
 HZ-15近场探头组都为确保易用性而设计,可用于测量印刷电路板以及组件上的高频磁场(最低30MHz).磁场探头包含特殊的电屏蔽探头端.罗德与施瓦茨针对近场测量任务设计了多个不同的探头形状
 传导干扰(CE)测试系统,用来测量被试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线,信号/控制线对周围环境所产生的传导干扰是否符合要求.如果干扰信号过大,就会影响整个电网的用电质量,从而干扰到其他电器的正常运行.
 ENV4200四线人工电源网络能够分别测量每个导体对地电压的人工电源网络.注:V形网络可设计成用于任意导体数的网络.
 EMI低频测试天线小巧便携,易于安装,是为EMI测试而设计.天线低端频率可以到20MHz,与何频谱仪或者EMI接收机结合使用,可构成EMI预测,满足无线,民用,军用,汽车电子等EMI测试.
 EZ-17示波器高频电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器.使用电流探头能够测量流经导线的电流大小.电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头.前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小.