是汽车,家电,科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工,电子及其他产品及材料进行高温,低温,湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能.
主要试验材料在高低温交变湿热环境下的贮存,运输,使用时的适应性试验;试验材料的耐寒,耐热,耐湿,耐干性能.
特别适用于光纤,lcd,晶体,电感,pcb,电池,电脑,手机,橡胶,塑胶等产品的耐高温,耐低温,耐潮湿循环试验;全新的造型设计,外观高质感水平,
温湿度控制精确,升降温速度快速,平稳,均匀,为使用者节约宝贵时间.
恒温恒温试验箱特点:
恒温恒温试验箱标准型恒温恒湿试验箱采用SUS304耐腐蚀不锈钢材料生产,经久耐用,是我司销量大的一款机型,设备性能好,价格经济,从标准型号的80L~2000L都可能这种规格生产,温度范围从-70~150度,湿度:10~98%.
高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理不锈钢或者是烤漆,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠.
材质结构:整体结构为体式,降温冷冻系统与箱体分开.
不同条件的功能. 升温,降温,加湿,除湿可完全独立控制 可提高效率省电20%以上,减低故障率, 增长寿命,降低测试成本. 触摸设定方式,由微电脑锁定,使温湿度 控制更为精确,具12组P.I.D.自动演算功能. 温湿度基准点偏差,可由程序中修正. 感温棒故障时,可主动检查出来.自动循环用水或RO水补给.
4,除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式.
5,电磁阀,油分离器,干燥过滤器,修理阀,冷媒流量视窗,贮液筒均采用进口原装件.
1. 高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠. "
2. 长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明.
3. 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏.
4. 具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用.
5. 压缩机循环系统采用法国"泰康"牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23,R404,R507).
6. 控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间.
7. 控制器具有多段程序编辑及温度,湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制.
8. 内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置.