مقياس مكلويد للضغط
مقياس مكلويد للضغط هي أداة علمية تستخدم لقياس الضغوط المنخفضة جدًا والتي تصل حتى 6-10 تور(1.33) ميجا باسكال. اخترعها العالم هربرت مكلويد في عام 1874م.

إن من المتعارف عن مقاييس مكلويد أنها مرتبطة بالمعدات التي تعمل في الفراغ مثل المُجفِف بالتجميد، ومع ذلك، تم استبدال هذه المقاييس إلى حد كبير بمقاييس الضغط في الفراغ الإلكترونية.

يتشابه تصميم مقياس مكلويد إلى حد ما مع تصميم مقياس الضغط الزئبقي، فهو عادة ما يكون مليئًا بالزئبق و لذلك فإنه إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح، يمكن لهذا الزئبق أن يخرج ويلوث نظام التفريغ المرفق بالمقياس.

تَعمل مقاييس مكلويد عن طريق أخذ عينة من الغاز الموجود في حجرة مفرغة من الهواء ومن ثم تضغط هذه العينة عن طريق إمالتها وإحاطتها بالزئبق، بعد ذلك يتم قياس الضغط في هذا الحجم الأصغر باستخدام مقياس الضغط الزئبقي، ويمكن معرفة نسبة الضغط عن طريق نسبة الأحجام الأولية والنهائية، وبالتالي يمكن تحديد ضغط التفريغ الأصلي من خلال تطبيق قانون بويل.
إن هذه الطريقة دقيقة إلى حد ما بالنسبة للغازات غير القابلة للتكثيف، مثل الأكسجين والنيتروجين، ولكن في حالة الغازات القابلة للتكثيف فإنها قد تكون على شكل غاز عند تواجدها في الضغط المنخفض لغرفة التفريغ، ولكنها ستتكثف عند ضغطها بمقياس مكلويد، مما سيؤدي إلى قراءة خاطئة، حيث ستظهر ضغطًا أقل بكثير من الضغط الفعلي، ولحل هذه المشكلة يمكن استخدام المصيدة الباردة مع مقياس مكلويد لتكثيف هذه الأبخرة قبل دخولها إلى المقياس.

من الأمثلة على الغازات القابلة للتكثيف: بخار الماء، والأمونيا، وثاني أكسيد الكربون ، وأبخرة زيت المضخة.
يتمتع مقياس مكلويد بميزة وهي أنه يحتاج إلى نفس المعايرة تقريبًا لجميع الغازات غير القابلة للتكثيف. يمكن تشغيل الجهاز يدويًا وقراءة المقياس بالنظر، أو يمكن أتمتة العملية بطرق مختلفة، ومثالا على ذلك: يمكن لمحرك كهربائي صغير أن يدور بشكل منتظم لجمع عينة الغاز، وبالتالي فإن مقاومة السلك البلاتيني الموجود في الأنبوب الشعري سوف تشير إلى ارتفاع عمود الزئبق حوله.
إن من مميزات مقاييس الفراغ الإلكترونية الحديثة أنها أبسط في الاستخدام وأقل قابلية للكسر ولا تشكل خطرًا كما في مقاييس الزئبق ، لكن قراءتها تعتمد بشكل كبير على الطبيعة الكيميائية للغاز الذي يتم قياسه، ومعايرتها غير مستقرة، ولهذا السبب، يستمر استخدام مقاييس مكلويد كأداة لمعايرة المقاييس الإلكترونية.
Q39552
الضغوط
Concept
Q185648
تور
Concept
Q44395
باسكال
Concept
Q11475
الفراغ
Concept
Q723912
المُجفِف بالتجميد
Concept
Q11475
الفراغ
Concept
Q7424019
مقياس الضغط الزئبقي
Concept
Q925
بالزئبق
Concept
Q11475
التفريغ
Concept
Q925
بالزئبق
Concept
Q175974
قانون بويل
Concept
Q11432
للغازات
Concept
Q166583
للتكثيف
Concept
Q629
الأكسجين
Concept
Q627
والنيتروجين
Concept
Q11432
الغازات
Concept
Q166583
للتكثيف
Concept
Q902979
المصيدة الباردة
Concept
Q255722
الأبخرة
Concept
Q190120
بخار الماء
Concept
Q4087
الأمونيا
Concept
Q1997
ثاني أكسيد الكربون
Concept
Q736777
المعايرة
Concept
Q11432
الغازات
Concept
Q166583
للتكثيف
Concept
Q184199
أتمتة
Concept
Q880
البلاتيني
Concept
Q188603
الشعري
Concept
Q925
الزئبق
Concept
Q11475
الفراغ
Concept
Q925
الزئبق
Concept
Q736777
ومعايرتها
Concept
Q2426506
مقياس مكلويد للضغط
Concept
+6^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
6
NUMBER
-10^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
-10
NUMBER
+1.33^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
1.33
NUMBER
measured physical quantity
measured physical quantity
subclass of
subclass of