Leica ST5010-CV5030 - Perguntas frequentes: Leica Biosystems
Montagem de lâminas e coloração de rotina•
Leica ST5010-CV5030
Leica ST5010-CV5030 Routine Staining & Coverslipping
Leica ST5010-CV5030 Estação de trabalho integrada
ST5010-CV5030
O Autostainer e as estações de trabalho de multicolorador podem ser operados com o recipiente de carga profunda no aplicador de lamínulas?
Sim, desde agosto de 2006, ambas as estações de trabalho podem ser operadas com o recipiente de carga profunda. Assim, a cobertura nas lâminas será melhorada e problemas durante a preparação das lamínulas, como formação de bolhas, serão eliminados. Para garantir o funcionamento correto do recipiente de carga profunda nas combinações CV/ST, as estações de trabalho precisam ser modificadas antes de usar o recipiente. Uma placa receptora já está instalada e o espaçador tem que ser modificado para garantir o funcionamento correto. Entre em contato com seu representante local da Leica para detalhes adicionais. Sem retroajuste anterior dos instrumentos, o uso do recipiente de carga profunda irá levar a substanciais problemas funcionais.
A parte superior dos cortes das amostras nas lâminas está ressecada
A velocidade do meio de montagem pode precisar ser ajustada em direção à parte superior da lâmina.
O volume de meio de montagem pode precisar ser aumentado.
O nível de solvente na banheira de xilol pode não ser suficientemente alto para cobrir a parte superior das lâminas para ajudar com a distribuição uniforme do meio de montagem, e está, portanto, criando bolhas ou secando artefatos.
Se o nível máximo de preenchimento não é suficiente para cobrir o espécime inteiro nas lâminas, você pode precisar usar o recipiente de carga mais alto:
Recipiente de carga 14047839657 para estantes de lâminas (banheira de xileno), profunda
Lembre-se, porém, que por padrão, o recipiente mais alto é compatível somente com o Leica CV5030 único. Em operação como uma estação de trabalho (Leica ST5020/CV5030 ou ST5010 (Autostainer XL)/CV5030) o recipiente mais alto é compatível somente após modificações correspondentes. Neste caso, chame a assistência da Leica Microsystems.