Esta em Home | Produtos | Dekati | Dekati® DLPI +
O modelo DLPI+ Dekati® é um impactor em cascata de baixa pressão, baseado na classificação inercial e posterior análise gravimétrica das partículas de aerossol coletadas. O DLPI+ classifica as partículas de acordo com seu diâmetro aerodinâmico, no campo de 16 nm a 10 μm, distribuídas em 14 classes (estágios).
O DLPI+ possui o mesmo design do impactor da série ELPI+ (Electrical Low Pressure Impactor) em suas diferentes versões, de modo que pode ser atualizado para qualquer modelo desta série de maneira extremamente fácil.
Fluxo de ar nominal: 10 lpm
Faixa de tamanhos de partículas: 16 nm a 10 μm
Temperatura ambiente: 0 – 50 ºC; 0 – 180 ºC com a opção de alta temperatura
Temperatura da amostra: 0 – 50 ºC; 0 – 180 ºC com a opção de alta temperatura
Peso (impactor + unidade de controle: 10,90 kg
Entrada: Flange NW16
Saída: R ⅜ "(Flange NW16)
Material do impactor: aço inoxidável
Bomba de vácuo (opcional). Fluxo necessário a 40 mbar: 20 m3 / h
Fornece informações abundantes sobre a distribuição de tamanho; 14 etapas entre 16 nm e 10 μm
Superfície do tanque reduzida: um filtro de 25 mm, colocado em cada estágio
Possibilidade de atualizar o DLPI+ para um sistema ELPI+ completo em suas diferentes versões.
Excelentes informações sobre sua calibração. Curvas de calibração publicadas (Järvinen, A., Aitomaa, M., Rostedt, A., Keskinen, J. e Yli-Ojanperä, J. 2014. Calibração do novo pêndulo eléctrico de baixa pressão (ELPI+). 2014 J. Aerosol Sci 69, pp. 150-159).
Cada impactor é calibrado individualmente pelo método de pressão
Projetado para ser fácil de operar
Medição de vácuo incorporada, sem necessidade de controle de fluxo externo
Como o modelo ELPI+, tem a opção de alta temperatura para admitir a temperatura da amostra até 180 ºC
Devido à sua simplicidade e robustez, o modelo DLPI+ é um dispositivo que pode ser usado na maioria das tarefas relacionadas à classificação e análise gravimétrica e / ou química de aerossóis, particularmente: