O manómetro oferece uma frequência de amostragem de 5 kHz e uma resolução de conversor analógico / digital de 16 bits. No modo de medição padrão com monitorização de limite preciso, a pressão é medida e exibida duas vezes por segundo com um conversor analógico / digital de 20 bits. O menor intervalo de medição configurável é de um segundo. No total, a memória do manómetro da KELLER tem espaço para mais de 50᾽000 valores de pico de pressão, completos com temperaturas e registo de tempo. O dispositivo pode ser conectado a um computador através da interface USB e configurado e lido com o software gratuito «Logger 5». Os dados registados podem ser exibidos na forma de um gráfico, analisados ​​e processados.