Sistema de medição estacionário em linha do peso por área com tecnologia de raios X
Sistema de medição em linha do peso por área com tecnologia de raios X
O sistema de medição do peso por área BWQ 5000 da GreCon assegura uma elevada qualidade de produtos e, ao mesmo tempo, uma utilização ideal de material e energia. A exatidão de produtos de painéis de aglomerado, MDF e OSB depende essencialmente da distribuição exata do colchão. O objetivo principal da utilização do BWQ 5000 é a otimização do consumo de material. Se um painel demasiado pesado ainda for aceitável para o cliente, para o fabricante isso significa custos de material e produção demasiado elevados. Um painel demasiado leve, pelo contrário, muitas vezes tem propriedades de qualidade só insuficientes. Com o BWQ 5000 é controlada a distribuição de material de colchões de derivados da madeira livremente dispersos ou de colchões previamente prensados. Apresentações gráficas e numéricas exatas permitem ao operador ajustar a tempo o processo de formação, com o objetivo de alcançar uma qualidade consistente de painéis e, ao mesmo tempo, uma utilização ideal de material e energia.
Otimização da utilização de material
Controlo da distribuição de material
Atravessamento rápido - medição direta em estrias do perfil transversal, para se poder intervir diretamente no processo de produção
Medição do perfil longitudinal para a deteção de erros sistemáticos de distribuição longitudinal/transversal
Calibragem automática com amostras de teste homogéneas para a melhor qualidade de valores de medição
Operação local com TOUCH
O controlo permanente da distribuição de peso transversalmente ao sentido de produção, antes da prensa principal, assegura um fluxo de produção ideal; em especial é possível prevenir um eventual alinhamento devido a desequilíbrios no colchão.
Os dados de medição permitem rastrear muito facilmente e protocolar os processos de produção. Se estes dados forem combinados com outros dados de processos, com um sistema de controlo de nível superior podem ser revelados e aproveitados potenciais adicionais de otimização.
O sistema de medição do peso por área trabalha sem contacto. Para o registo dos dados de medição, por baixo do material está situada a fonte de raios X e acima do material está o sensor de alta precisão. Conforme a densidade específica e a quantidade do valor a medir, são medidos mais ou menos raios X pelo sensor. Esta é a medida do peso por área (kg/m²).
Para a transmissão de dados a sistemas de controlo de processos de nível superior estão disponíveis conexões diferentes através de redes, tais como OPC ou ODBC.
O elemento central do pacote de software é a visualização. Aqui são registados, protocolados e apresentados graficamente todos os dados. A estrutura de menu simples, concebida para este sistema de medição, e que tem o mesmo caráter para todos os sistemas de medição, permite uma operação intuitiva. Informações claras e gráficos fornecem ao utilizador uma visão geral rápida e efetiva para que possam ser tomadas as decisões certas no processo de produção em curso. A avaliação realizada dos dados de medição é apresentada como perfil. As medições podem ser realizadas em três modos de operação diferentes. Através do modo de operação é determinado como o perfil é medido e apresentado: como perfil transversal, longitudinal ou como uma combinação de ambos os perfis. Os limites fora da tolerância são assinalados nos respetivos diagramas e marcados com mudanças de cor do respetivo valor de medição. Ao mesmo tempo, os relés de tolerância são ativados com saídas sem potencial.
Aqui é usado um banco de dados de produtos no qual são memorizados os tipos de painéis e parâmetros de produção diferentes que estão relacionados com o sistema de medição. Estes dados estão sempre disponíveis para o processamento de uma tarefa de medição.
O banco de dados oferece a possibilidade de memorizar valores de medição registados e, se for necessário, exportar para outros formatos de ficheiros para processamento e avaliação posteriores. A estrutura de dados uniformizada permite um acesso mais fácil através de sistemas de controlo de processos.
O sistema de medição do peso por área BWQ 5000 da GreCon pode ser operado em três modos de operação diferentes. Para a medição da distribuição de material transversalmente ao sentido de produção é selecionada a operação transversal, que regista dados de medição em ambos os sentidos de deslocação. Para analisar mais detalhadamente uma determinada zona problemática ou para medir o perfil longitudinal, o transdutor de medição pode medir estacionariamente numa determinada posição. Se for necessário analisar sucessivamente várias posições, esta análise pode ser realizada automaticamente na operação passo a passo, com base num intervalo de tempo ou num comprimento do material a medir previamente definido.
Os sistemas de medição GreCon estão equipados com o apoio online GreCon SATELLITE para os utilizadores, que permite um apoio remoto seguro, simples e rápido no caso de uma eventual anomalia ou para o controlo do sistema. Cada apoio online é protocolado e documentado no historial do sistema.
A qualidade do resultado de medição depende essencialmente das condições constantes durante o processo de medição. Para alcançar uma elevada precisão de medição, o BWQ 5000 é calibrado em intervalos regulares. Na posição de calibragem, situada ao lado do trajeto de medição, é colocada uma amostra de calibragem adequada, que é abordada pelo transdutor de medição, sendo realizada uma calibragem automática.
Painéis HDF
Materiais de isolamento (lã mineral e placas de isolamento)
Peças moldadas para automóveis (placas de espuma rígida)
Os sistemas de tecnologia de medição GreCon estão concebidos para a utilização em ambientes industriais. Para que os sistemas proporcionem um benefício máximo e também ofereçam uma elevada disponibilidade a longo prazo, o serviço de apoio ao cliente da GreCon está à sua disposição para responder a questões e resolver problemas.
Em intervalos combinados, os nossos especialistas asseguram um funcionamento ideal e fiável dos seus sistemas de tecnologia de medição GreCon.
Para apoiar os utilizadores, os sistemas de medição GreCon estão equipados com o Remote Support GreCon SATELLITE, que permite um apoio remoto seguro, simples e rápido no caso de uma eventual anomalia, para o controlo do sistema ou para responder a perguntas.
Linha direta de telefone 24/7
Em 365 dias por ano estão à sua disposição técnicos qualificados com uma experiência prática abrangente, que respondem às suas perguntas e o apoiam na resolução de problemas.
Como empresa internacional, a GreCon tem uma rede mundial de subsidiárias, assim como parceiros de distribuição e serviço com técnicos de serviço próprios qualificados. Assim, em caso de necessidade tem muito depressa um parceiro competente ao seu dispor, muito perto de si.