Os modelos com a letra F (ferroso): para medidas de espessuras de revestimento cujo substrato seja aço ou ferro. Nestes aparelhos são medidas espessuras de tinta, esmalte, plásticos, zinco, latão, cromo, entre outros tipos de revestimentos não magnéticos. Neste tipo de medida o aparelho usa como método de medida o método de indução magnética.
Os modelos com a letra N (não ferroso): para substratos não ferrosos como alumínio, latão, etc. Mede todo o tipo de revestimentos isolantes como tinta, plásticos, lacados, etc. Neste tipo de medida o aparelho usa como método de medida o método de corrente de Eddy.
Os modelos com as letras FN (misto): a sonda está preparada para medir sobre substratos ferrosos e substratos não ferrosos. O próprio aparelho reconhece automaticamente que tipo de substrato se encontra por baixo do revestimento.
MEDIDORES DE ESPESSURAS DE REVESTIMENTOS - VERSÕES SAUTER
As versões de medidores de espessuras de revestimentos da Sauter (grupo Ker estão disponíveis em 5 séries diferentes. Algumas versões possuem sonda destacada (ideal para aceder a pontos ou locais de difícil acesso) ou ainda de sonda integrada.
SÉRIE TB
Medidor de sonda destacável, com cabo de 1 metro, ideal para aceder a pontos de difícil acesso. É um equipamento muito simples de usar, com uma precisão de ±5% sem calibração e de 1% após calibração em 2 pontos e em toda a gama de medida. Disponível em 4 versões
SÉRIE TE (com possibilidade de ligação a PC)
Estas versões (disponível em 3 modelos diferentes) possuem igualmente sonda externa com cabo de 1 m. O medidor em si á mais compacto, muito leve (pesando apenas 81 g) possuindo ainda interface RS232 (porta série) para medidas em tempo real quando ligado a um computador (nota: o aparelho não regista dados). Estas versões possuem uma melhor precisão sem realização de calibração (±3%) sendo igualmente de 1% após calibração.
MODELO TG (modelo com memória)
Pontos-chave:
Modo SCAN: nestes modelos o utilizador pode fazer um scan com a sonda sobre a superfície em teste. Deste modo poderá realizar um perfil mais detalhado que fazendo medidas ponto a ponto;
Ferramentas estatísticas: permite mostrar a espessura média, máxima ou mínima da superfície em teste;
Memória interna para 99 medidas: as medidas memorizadas podem ser revistas no próprio aparelho ou então descarregadas para PC
SÉRIE TC
Os medidores de espessuras da série TC (disponíveis em 3 versões) são equipamentos de sonda embutida, ou seja, a sonda não tem cabo, sendo por isso uma peça única.
São ideais para medidas expeditas, bastando encostar a sonda á superfície em teste e obter de imediato a medida da espessura do revestimento. São equipamentos compactos, ergonómicas e robustos. Apesar de não terem memória de medidas, podem no entanto ser (opcionalmente) ligados a PC e ter medidas em tempo real a partir do computador.
MODELO TF (modelo com memória)
Medidor compacto, de sonda embutida, leve e fácil de usar para medidas sobre substratos ferrosos ou não:
Modo SCAN: ao contrário das versões anteriores, nestes modelos o utilizador pode fazer um scan com a sonda sobre a superfície em teste. Deste modo poderá realizar um perfil mais detalhado que fazendo medidas ponto a ponto;
Ferramentas estatísticas: a tecla de estatísticas permite ao utilizador saber a espessura média, máxima ou mínima da superfície em teste;
Memória interna para 99 medidas: as medidas memorizadas podem ser revistas no próprio aparelho ou então descarregadas para PC (software e cabo de ligação não incluídos);
​MEDIDORES DE ESPESSURAS DE REVESTIMENTOS DE SONDA INTEGRADA COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO SUBSTRATO - MODELOS EXTECH
MODELO CG104
Pontos-chave:
Visor LCD que pode rodar em 180º para facilitar a leitura;
Memória até 255 valores (que apenas podem ser revistos no próprio medidor. Não permite descarga de dados para PC);
Possibilidade de alarme de valor máximo ou valor mínimo definido pelo utilizador (com aviso sonoro),
Função zero e calibração em 2 pontos;
Função auto-hold que fixa o valor no visor;
MODELO CG204 (COM LIGAÇÃO USB)
Pontos-chave:
2 Modos de medida: contínuo ou simples. No modo simples mede 1 só valor de cada vez. No modo contínuo permite medir vários valores e obter depois valores estatísticos;
Memória até 400 valores que podem ser descarregados para PC via porta USB;
Possibilidade de alarme de valor máximo ou valor mínimo definido pelo utilizador (com aviso sonoro),
2 Modos de trabalho: modo direto ou modo “Grupo” que permite medir vários valores para a mesma peça em teste (ideal para estudos da homogeneidade da espessura da mesma peça);
MODELO CG304 (Bluetooth)
Pontos-chave:
Memória até 2500 valores que podem ser descarregados via Bluetooth
Possibilidade de alarme de valor máximo ou valor mínimo definido pelo utilizador (com aviso sonoro),
Função zero e calibração em 2 pontos;
Interface Bluetooth para ligação a PC (fornecido com software)
PARA MAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E PREÇOS (de todas as versões)
* Indica campo obrigatório
Nome *
Primeiro
Último
E-mail *
Comentário (Opcional) *
Deseja receber informações de novidades dos nossos produtos e serviços, dando conformidade ao Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD)? *
SIM NÃO
Enviar
VOLTAR PARA: Medidores de espessuras
subscreva a nossa newsletter
LOJA JROMA - EQUIPAMENTOS EM STOCK
TESTE E MEDIDA | EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS | ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS | INSTRUMENTAÇÃO PARA SHST
QUALIDADE DO AR INTERIOR | HACCP E FARMACÊUTICA | AMBIENTE E METEOROLOGIA | ​COMPONENTES INDUSTRIAIS
Politica de Privacidade
J. ROMA, Lda.
Rua Robalo Gouveia, nº 5B | 1900-392 Lisboa, Portugal
Telf. 00351 - 218810130 - geral@jroma.pt
Horário de funcionamento: 09.00 as 13.00 e das 14.00 ás 18.00 horas de segunda a sexta-feira.
“Copyright © 2016 | J. Roma, Lda. - Estão proibidas cópias do site ou parte do site sem autorização expressa da J. Roma, Lda.“