Kit de Sensor / Medidor de pH com Ponta de Lança Analógica - DFROBOT - Jovitronica
Kit de Sensor / Medidor de pH com Ponta de Lança Analógica – DFROBOT
Sensor Analógico de Pressão de Água - DFROBOT €23.63
Quantidade de Kit de Sensor / Medidor de pH com Ponta de Lança Analógica - DFROBOT
REF: SEN0249 Categorias: Módulos de Sensor, Robótica e Prototipagem, Sensores Ambientais
Este kit de sensor / medidor de pH com ponta de lança pode penetrar diretamente em material semissólido para medir o valor de pH. Ele pode ser usado para medir o valor do pH de solo húmido e vários alimentos.
O valor do pH do solo é um fator importante que afeta o crescimento das plantas. Os valores de pH adequados para diferentes plantas diferem uns dos outros. O valor do pH de alimentos, como frutas, carnes e vegetais também são um importante indicador de sua qualidade. Por exemplo, medindo o valor do pH da carne, podemos determinar se a carne que compramos é fresca ou não.
A sonda de pH deste kit é fixada com um escudo de proteção semelhante a uma lança feito de aço inoxidável com uma ponta afiada. Ele pode ser perfurado diretamente no material semissólido macio para medir o valor do pH, como solo húmido ou alimentos. Mas isso não pode ser feito com uma sonda de pH comum, ou será danificado.
Este kit é compatível com Arduíno e fácil de usar. Ajuda a construir rapidamente um medidor de pH para medir o valor de pH do solo ou alimentos diretamente.
* É proibido medir amostras sólidas duras e amostras semissólidas contendo partículas afiadas.
* Por favor, mantenha o plugue da sonda, placa transmissora de sinal (especialmente o conector BNC) limpo e seco.
* Esta sonda de pH é um elétrodo de laboratório, que não é adequado para testes online prolongados. Portanto, não mergulhe o elétrodo no objeto medido por muito tempo.
* Depois de usar a sonda de pH, limpe-a com cuidado.
* Os componentes desta sonda que tocam os objetos medidos possuem um invólucro ABS preto, um componente de vidro e um material de borracha de silicone. Antes de testar o objeto, é necessário confirmar se os objetos medidos não são prejudiciais a esses materiais.
* Não adequado para medição: amostras oleosas, amostras com maior viscosidade, amostras com partículas mais finas.
* Não adequado para titulação não aquosa.
* A ponta da lança de aço inoxidável é afiada. Preste atenção à segurança ao usá-lo.
Sonda de pH Spear Tip
Faixa de medição: 0 ~ 10pH
Temperatura de operação: 5 ~ 60 ℃
Tempo de resposta: ≤2min (em solução tampão padrão)
Material da ponte de sal: Poli Tetra Fluoro Etileno (PTFE)
Material da casca: polioximetileno (POM)
Solução de enchimento: NÃO pode ser preenchido
Conector de fiação: BNC
Comprimento do fio: 850 mm (conector BNC incluído)
Potência de entrada: + 5,00V
Sinal de saída: 0 ~ 4,0 V
Precisão: <± 0,2pH (25 ℃)
Conector do módulo: Gravidade: PH2.0-3Pin
Dimensão: 43 mm × 32 mm (1,69 polegadas * 1,26 polegadas)
Seja o primeiro a avaliar "Kit de Sensor / Medidor de pH com Ponta de Lança Analógica – DFROBOT" Cancelar resposta