Manômetro com tubo Bourdon, aço inoxidável - 232.30, 233.30 - WIKA Brasil
Modelos 232.30, 233.30
Manômetro com tubo Bourdon, aço inoxidável
Para a indústria de processo, versão de segurança, DN 63, 100 e 160
Folha de dados PM 02.04
Folha de dados SP 80.02
Altos requerimentos de segurança para proteção pessoal
Caixa com enchimento de fluido para aplicações com altas pressões dinâmicas e vibrações (modelo 233.30)
Indústria de óleo e gás, indústria química e petroquímica, geração de energia e também na tecnologia de saneamento básico
Versão de segurança com parede defletora sólida projetada em conformidade com os requisitos e condições de teste da EN 837-1
Excelente estabilidade de ciclo de carga e excelente resistência à choques
Construção completa em aço inoxidável
Faixa de medição até 0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar
Este manômetro de tubo Bourdon de alta qualidade foi projetado especialmente para aumentar os requisitos de segurança dentro da indústria de processo.
O uso de materiais de aço inoxidável de alta qualidade e o design robusto são voltados para aplicações nas indústrias químicas e de engenharia de processo. Assim, o instrumento é adequado para meios líquidos e gasosos, também em ambientes agressivos.
Os intervalos de escala de 0 ... 0,6 a 0 ... 1.600 bar garantem as faixas de medição necessárias para uma ampla variedade de aplicações.
A WIKA fabrica e qualifica o manômetro de acordo com os requisitos da norma européia EN 837-1 na versão de segurança "S3". A versão de segurança é composta por um visor que não gera estilhaços, uma parede defletora sólida entre o sistema de medição e o mostrador e uma tampa "blow-out" na parte traseira. Em caso de falha, o operador está protegido na parte da frente, pois o meio ou os componentes só podem ser ejetados através da parte traseira da caixa.
Para condições severas de operação (por exemplo, vibração), todos os instrumentos estão disponíveis com enchimento de líquido como opção.