Ezer ERK-9100 – Adapt Produtos Oftalmológicos
Características do ERK-9100
Refratômetro, Ceratômetro e Aberrômetro Automático.
-30D a +25D Amplo faixa de medida.
Mapa topográfico de Zernike com fácil interpretação.
Módulo de tomada automática.
Apoio de queixo de fácil ajuste.
Módulo de medida da DP.
Módulo retroiluminado para pacientes com opacidade de meio.
Aferições de curvatura da córnea central e periférica.
Display de 6.5" TFT LCD Colorido.
Aferição de diâmetro pupilar até Ø 2.0mm.
Trava de um toque (One-Touch Lock).
Integração simples em rede.
All-In-One para medidas de curvatura e poder refrativo da córnea.
Três em um Auto refrator / Ceratômetro / Aberrômetro
O design avançado do ERK-9100 combina refratometria, ceratometria e aberrometria em um único produto. Os usuários podem optar por realizar a medição separadamente ou simultaneamente, oferecendo aos oftalmologistas uma solução três em um conveniente e acessível.
Além disso, a incrível precisão e os recursos avançados do ERK-9100 permite que os oftalmologistas coletem dados avançados dos pacientes de forma rápida e prática, fornecendo qualidade de atendimento.
O design do ERK-9100 foi construído para o conforto do paciente e do usuário. Um apoio para o queixo confortável e totalmente ajustável proporciona conforto aos pacientes, mesmo durante sessões prolongadas, e um suporte de descartáveis para queixo de fácil troca, garantindo que o dispositivo permaneça limpo, mesmo após várias sessões.
Mapa topográfico de Zernike
A tecnologia de aberrometria do ERK-9100 mede com precisão e mapeia as imperfeições do olho. Essas imperfeições são divididas em aberrações de baixa ordem, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, e aberrações de ordem superior que afetam a visão noturna. O sensor Hartmann-Shack projeta ondas de luz no olho do paciente e mapeia as ondas que se movem de volta através da pupila, detectando aberrações de alta e baixa ordem. Os dados coletados são processados com precisão e depois projetados em um mapa de Zernike.
Para os usuários, o joystick ergonômico, a interface altamente personalizável e o uso intuitivo do ERK-9100 fornecem a ferramenta de diagnóstico completa e compacta que permite que decidam de maneira eficaz, mesmo durante as sessões de exame prolongadas.
O ERK-9100 também inclui uma impressora embutida, onde permite que informações do paciente sejam impressas sem a necessidade de uma conexão com um computador, impressora ou rede. Isso permite que os médicos obtenham dados do paciente de forma rápida e fácil para o atendimento, proporcionando melhor fluxo, atendimentos mais rápidos e reduzindo desconforto ao paciente.
Ampla faixa de aferição dióptrica
O ERK-9100 possui uma das mais amplas faixas de aferição, de qualquer produto no mercado e pode informar com precisão pacientes com medidas dióptricas que variam de -30D a + 25D.
A flexibilidade do ERK-9100 o torna uma ferramenta perfeita para qualquer clínica.
Módulo de tomada automática
O Ezer ERK-9100 também oferece funcionalidade de disparo automático, que permite a captura automática de imagens quando o olho está em correto posicionamento e estável. Isso possibilita que os operadores se concentrem em tomadas precisas ao invés de capturar imagens manualmente.
Módulo de exame Retroiluminado
Módulo de exame em pacientes com LIO
O Ezer ERK-9100 permite exames precisos mesmo nos casos em que a luz é refletida de volta aos sensores devido à presença de uma lente intraocular (LIO) ou implante secundário.
Cálculo de distancia pupilar
LCD colorido de 6.5″
Trava de um toque (One-Touch Lock)
Com a conveniente trava de um toque, a "cabeça" principal é facilmente fixado a base.
Facil integração com outros equipamentos
Ajustes simples e objetivos
O Ezer ERK-9100 é totalmente ajustável e oferece aos proprietários muitas opções de ajuste manual. Usando os mecanismos operacionais respectivos, a altura, a posição esquerda / direita, o foco e a posição do ERK-9100 podem ser ajustados de forma rápida e intuitiva.
Ceratometria Contínua & Refratometria (K/R Mode)
Refratometria (REF Mode), Ceratometria (KER Mode)
Ceratometria Periférica (KER-P Mode)
Base de Curvatura de Lentes de Contato (CLBC Mode)
Distância Vertex (VD) 0.0, 0.47, 0.53, 0.6 in (0.0, 12.0, 13.5, 15.0)
Esférico (SPH) -30.00 ~ +25.00 (Em casos de DV = 12mm)
(0.12 / 0.25D Unidades)
Eixo (AX) 0 ~ 180° (Unidades: 1°)
Forma do Cilindro -, +, Misto
Menor diâmetro de pupila Ø 0.08 in / 2.0 mm
Raio de curvatura 0.2 ~ 0.5 in (5.0 ~ 13.0 mm)
Poder da córnea 25.96D ~ 67.50D
(Caso o poder refrativo total da córnea seja 1.3375 Unidades de 0.05/0.12/0.25D)
Astigmatismo da córnea 0.00 ~ – 15.00D
(Unidades: 0.05/0.12/0.25D)
Eixo (AX) 0~180° (Unidade: 1°)
Diâmetro da Córnea 0.08 ~ 0.5 in (2.0 ~ 14.0mm) Unidades: 0.004 in / 0.1mm
Formato de dados Valor medido dez (10) vezes para cada olho esquerdo / direito
Impressora embutida Impressora embutida Impressora de linha do tipo de impressão térmica.
Função economia de energia Ao parar de examinar por cerca de 3 minutos, a energia principal é desligada. Ele retorna com o pressionar de botão.