Manual de Instruções CO-3. Medidor de monóxido de carbono - PDF Download grátis
Download "Manual de Instruções CO-3. Medidor de monóxido de carbono"
Luzia Lisboa Paranhos
1 Manual de Instruções CO-3 Medidor de monóxido de carbono
2 Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 5 4. Descrição do Display 6 5. Informações de Segurança 7 6. Funções do Monitor 8 7. Operação Manutenção Termo de Garantia 13 2
3 1. Introdução O CO-3 é um detector de monoxido de carbono digital, desenvolvido para monitoramento e controle dos níveis de monoxido de carbono e temperatura. Esse produto foi desenvolvido para ser simples e de fácil operação, no entanto, sua aplicação envolve riscos, e para evitá-los é importante a LEITURA COMPLETA DESTE MANUAL. Nosso suporte técnico especializado poderá ajudá-lo em caso de dúvidas. Este manual poderá sofrer alterações sem aviso prévio 3
4 3. Descrição do produto Sensor; 2. Display LCD; 3. Tecla SET; 4. Tecla Liga/Desliga; 5. Tecla SCAN; 6 6. Compartimento de pilhas; 5
5 2. Especificações do produto 2.1. Gerais Display: Cristal Líquido de 4 dígitos com iluminação Escala: 0 a 1000ppm Precisão: ± 5% da leitura Desligamento automático Leituras: Scan, Hold, Max e AVG Alimentação: 2 Pilhas AAA 1,5V Dimensões: 55 x 29 x 135mm Peso aproximado: 104g 4
6 4. Descrição do display Scan; 8. Leitura maxíma registrada; 9. Média de avaliação; 10. Congelamento da leitura; 11. Iluminação do display; 12. Nível de bateria 13. Concentração de CO 14. Unidade de medida; 15. Graus C /F ; 16. Temperatura ambiente; 16 6
7 5. Informações de Segurança Antes de utilizar o detector de monóxido de carbono digital CO-3, verifique se o gabinete do instrumento está em perfeitas condições, não utilize-o caso esteja danificado. Utilize somente pilhas AAA de 1,5V alcalinas, sendo recomendável a remoção após a utilização. Quando o sinal de bateria fraca (12) exibirá no display apenas um caractere, substitua as pilhas, ao trocá-las, preste atenção na sinalização de polaridade. Não utilize o instrumento em lugares próximos a gases explosivos, vapores e poeiras. Evite obstruir o sensor (1) ao manusear o detector. 7
8 6. Funções do monitor 6.1. Tecla Liga e desliga (3), para inciar o funcionamento do instrumento Tecla SET (4), permite configurar os alarmes alto e baixo. Pressionando SET (4) exibirá o valor de alarme crítico de 100ppm (padrão). A tecla Liga/Desliga (3) alternará os valores para definição do nível de alarme. Pressione novamente a tecla SET (4) para alternar o valor de alarme do nível de ação de 50ppm (padrão). A tecla Liga/Desliga (3) alternar os valores para definição do alarme. 6.3 Para sair do modo de configuração dos alarmes dos níveis de ação e crítico pressione a tecla SET (4) por dois segundos, exibindo a tela inicial com as concentrações de CO. 6.4 Tecla SCAN (5), pressionando a tecla será exibido o símbolo MAX no display (2), indicando o valor máximo registrado apartir do momento que o instrumento foi ligado. O registro máximo será zerado após reinicialização do instrumento. 8
9 6.5. Pressionando novamente a tecla SCAN (5), será exibido o símbolo AVG no display (2), indicando a média registrada apartir do momento que o instrumento foi ligado. A média será zerada após reinicialização do instrumento Pressionando novamente a tecla SCAN (5), será exibido o símbolo HOLD no display (2), congela o valor registrado no exato momento. Pressionando a tecla SCAN (5) o instrumento volta a medir novamente. 9
10 7. Operação Ao utilizar o detector de monóxido de carbono digital CO-3, siga os seguintes procedimentos: 7.1. Conecte as pilhas no compartimento de pilhas (6) atrás do instrumento; 7.2. Pressione a tecla Liga/Desliga (3) para para ligar ou desligar o instrumento; 7.3. Para realizar o monitoramento de monóxido de carbono pressione a tecla Liga/Desliga (3) o instrumento irá iniciar o aquecimento do sensor por 10 segundos. OBS: O instrumento deve ser ligado em ambiente livre de contaminantes, após a contagem de 10 segundos poderá ir ao local a ser monitorado. 10
11 7.4. Para ligar a luz do display (2) aperte a tecla Liga/Desliga (3) uma vez para ligar a luz de fundo do display (2) será exibido o simbolo da lampada (11). A luz de fundo se desligará automaticamente 10 segundos se nenhuma tecla for acionada Desligamento automático será ativado quando o instrumento não for operado dentro de 10 minutos. 11
12 8. Manutenção Periodicamente, limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro para remover óleo, graxa ou sujeira. Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes; Os reparos e serviços não cobertos neste manual devem ser executados apenas por técnicos autorizados pela Criffer; Caso as pilhas estiverem com carga baixa, o símbolo exibido realize a troca das pilhas; será exibido, assim que for 12
13 9. Termo de Garantia Esse produto possui 1 (um) ano de garantia, podendo ser prorrogada até 3 (três) anos, consulte o certificado de garantia estendida que acompanha o produto. 13
14 Atualizado em 16/06/2017
Manual de Instruções. Radalert-100. Detector de radiações ionizantes
Manual de Instruções Radalert-100 Detector de radiações ionizantes Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 5 4. Descrição do Display 6 5. Informações de Segurança
Manual de Instruções. Vibrate. Medidor de vibrações ocupacionais VCI e VMB
Manual de Instruções Vibrate Medidor de vibrações ocupacionais VCI e VMB Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 6 4. Descrição do Display 7 5. Informações de Segurança
Manual de Instruções. Sonus. Dosimetro de ruido sem fio
Manual de Instruções Sonus Dosimetro de ruido sem fio Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 6 4. Informações de Segurança 7 5. Operação 8 6. Manutenção 37 7. Termo
MODELO: 499528 ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA AS NORMAS DE SEGURANÇA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE INFORMATIVO TÉCNICO. Manual de Instruções Imagem meramente ilustrativa. 06/2018 TERMÔMETRO