Microsc. Estereo Trino c/ zoom, 8~200x, ilum.transm. e refletida c/sist. LED
R$ 341,46 à vista com desconto Boleto Bancário
Pinça Anatomica Dissecção Serrilhada - Bsz
R$ 16,53 R$ 11,99
R$ 11,27 à vista com desconto Boleto Bancário
Ref: TNE-10TN
Microscópio Estereoscópico Trinocular.
Possuindo excelente sistema óptico e um desenho ergonômico provido de iluminação fria de altíssima durabilidade e baixo consumo (LED) com óptica objetiva zoom em percurso 6.25:1 com dispositivo click permitindo imagens claras e aumentos de 8X ~200X com a utilização de sua configuração óptica e acessórios que acompanham o equipamento.
Equipamento robusto, construído em material anticorrosivo livre de vibrações.
Comando de foco macrométrico com curso de 105 mm e botões bilaterais com dispositivo de ajuste de tensão por movimento contrário e movimento por engrenagem e cremalheira.
Iluminação Diascópica formada por placa de LED´s de altíssimo brilho e durabilidade posicionada na base oferecendo luz direta sem reflexão por espelho . Episcopica em sistema anelar de LEDs de altíssimo brilho e durabilidade com fixação por chave Allen. Possibilidade de trabalho com iluminação Diascópica, Episcópica ou as duas ao mesmo tempo. Dispositivo de ajuste de brilho continuo por potenciômetro posicionado lateralmente na base. Alimentação automática 90VAC ~240VAC 60hz.
Grande distancia de trabalho 115mm sem uso de objetiva auxiliar e campo 27,5 ~ 1,3mm.
Oculares 10X focalizáveis de grande campo F.N. 22 (10X) com suporte para inserção de reticulo 26mm. Oculares 20X focalizáveis de campo F.N. 12 (20X) com suporte para inserção de reticulo 20mm.
Zoom de grande curso com variações de 0,8X ~ 5X ou 1,6X ~ 10X com uso de acessório que acompanha o equipamento, movimento bilateral e escalonado com dispositivo de parada (click-stop) nas respectivas escalas de aumento 0.8X, 1X, 2X, 3X, 4X e 5X ou 1.6X, 2X, 4X, 6X, 8X e 10X com uso de acessório que acompanha o equipamento . Objetiva auxiliar 2X WD45mm.
Tubo inclinado a 45º com abertura interpupilar 50~75mm saída binocular com transmissão de luz direta sem uso de chave, pino ou dispositivo para abertura. Controle de dioptria nas oculares de +/- 5.
Tensão de entrada: Automática 90-240VAC 60Hz com fonte na parte interna da base - cabo duplamente isolado com pug. de três pinos (terra, neutro –pino chato e fase – pino chato). Chave com dispositivo luminoso para indicar funcionamento