CHEMPRO 100i | Clean
Detector para Risco CBRN
Marca: ENVIRONICS
Monitores de gases para aplicação em vários segmentos
A Clean é distribuidor autorizado no Brasil da EnvironicsUSA, um dos maiores e mais reconhecidos fabricantes de detectores para risco CBRN do mercado mundial. Com sede na Finlândia e forte operação nos EUA, a Environics se destaca pelo completo portfólio de produtos e soluções voltados ao mercado CBRN.
A linha Environics é composta por monitores de gases tóxicos com aplicações industriais e para detecção antecipada de riscos CBRN (químicos, biológicos, radiológicos e nucleares), com grande aplicação em instituições como governo, forças armadas, polícia federal, proteção infra-estruturas críticas como portos, aeroportos, edifícios públicos e privados com grande movimentação, fronteiras e grandes eventos.
O ChemPro100i é o destaque da linha Environics. Trata-se de um detector portátil para detecção e identificação à campo de agentes químicos de guerra (CWAs – Chemical Warfare Agents) e gases tóxicos industriais (TIC – Toxic Industrial Chemicals). O ChemPro100i possui a máxima sensibilidade e a menor taxa de falsos alarmes em produtos similares no mercado.
O ChemPro100i possui ainda uma interface com o usuário bastante simples e amigável e o menor custo de manutenção para o usuário de sua categoria.
DETECÇÃO MULTI-SENSORES
O ChemPro100i utiliza distintas tecnologias para detecção, identificação e medição de agentes químicos, possibilitando a detecção simultânea de uma extensa gama de substâncias. O ChemPro100i é um verdadeiro detector ortogonal, tendo como "coração", o exclusivo sensor Environics de "loop" aberto chamado "Ion Mobility Spectrometry (IMS)". A performance é melhorada com sensores adicionais que permitem a detecção de diversos gases tóxicos industriais (TICs) com mínimo incidência de falsos alarmes.
MAIS BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Ao contrário dos sensores IMS de "loop" fechado, o ChemPro100i não precisa que a amostra seja purificada ou modificada quimicamente através de kits consumíveis compostos por filtros e dopantes. Isso reduz substancialmente o custo de operação para o usuário quando comparado a outros detectores químicos. O transporte, manuseio à campo, e operação do ChemPro100i são extremamente simples e não há necessidade do uso de consumíveis. Uma manutenção preventiva é requerida apenas a cada 3000 horas de uso. (acompanhada automaticamente através do relógio interno do detector). Mesmo após 3000 horas o usuário pode continuar utilizando seu ChemPro100i se o mesmo passar por um simples teste de campo. Como o ChemPro100i você não terá problemas operacionais ao se deparar com um incidente envolvendo a detecção de CWA/TIC.
VOCÊ PRECISA SE EXERCITAR REGULARMENTE, SEU DETECTOR NÃO
Alguns detectores CWA/TIC do mercado necessitam ser "exercitados" ou serem ligados com alguma frequência (diária/semanal/mensal), do contrário correrão o risco de não funcionar no momento que mais necessita, durante uma ocorrência emergencial. O ChemPro100i pode ser armazenado por anos, sem uso, e certamente irá funcionar no momento que for acionado.
Extenso range de químicos detectáveis
Versatilidade (CWA/TIC)
Mínimo índice de falsos alarmes
Detecção (módulos opcionais) de riscos radiológicos e biológicos Design não ameaçador, para uso em área com aglomeração de pessoas
230x101x57mm (9"L x 4"W x 2"H)
880g (31oz.) (w/Li-Lion Bateria instalada)
Detecção ortogonal com "circuito aberto" (aspirado) Célula IMS:Open Toop (aspirado) IMS CellTemperatura, umidade, pressão e sensores de fluxo de massa6 sensores semi-condutores
Biblioteca de detecção
Agente químico de Guerra/ CWA (std)Resposta imediata (opcional)Gases químicos industriais/ (TIC) (opcional)CWA precursor (opcional)Compostos orgânicos voláteis/ VOC (opcional)
Li -lon e facilmente alterável, para pilhas alcalinas recarregaveis com pacotes incluídos de 6 x AA.
8 horas de uso contínuo até recarregar de novo a bateria Li-lon5 horas de uso contínuo, usando pilhas alcalinas AA12 horas de uso contínuo usando a bateria Li-lon
5 horas utilizando as fontes de recarregamento padrão. A unidade pode ser utilizada no mesmo momento que e está a ser recarregada
110-250 VAC, 50 – 60HZ ChemPro100 corrente eletrica padrão9.5 – 32 VDC ChemPro100 recarrega através do veiculo (opcional)
Gráfico LCD, exibição com luz de fundo azul e 3 teclas de operação
1,3 LPM bomba interna com fluxo de ar contínuo
Não é necessário calibrar, mas antes de utilizar é preciso fazer uma verificação simples
Alarme auditivo e visual (ajustável ate 85 db)Alarme com fone de ouvido (opcional)
-30? ate 55?C (-22?F – 131?F). Acima de 80?C (175?F) temporariamente
Temperatura (Armazenamento)
-40°C ate 71°C ( -40°F – 160°F)
0-95% não condensado
Resistência a poeiras e a água
IP67: à prova de poeira (resistea tempestade de areia MILTD – 810F) é protegido contra a imersão em água quando a entrada está fechada
Choque e resistência à vibração
Composto por uma capa que protege contra vibração, grandes impactos e queda (MIL – STD – 810E)
EMI/RFI Interferência
Altamente resistente à interferência de rádio e não gera interferências eletromagnéticas
Uso em ambientes potencialmente inflamáveis
N-Hexano não é inflamável a atmosfera (MIL – STD-810F)
RS – 232/USB porta de comunicaçãoRegistro de dados do usuário ajustável. Programa de interface opcional necessário para baixar os dados para o computadorClip de cinto e bolsa de ombro padrão