Medidor Energia Indireto Nansen KS 70 24 - Ligação Indireta 2,5 (20) A - DAP Soluções Elétricas
Medidor Energia Indireto Nansen KS 70 24 - Ligação Indireta 2,5 (20) A
Código: 000172 Marca: NANSEN
A plataforma KS 70 consiste em medidores multifunção desenvolvidos pela Nansen para faturamento de energia ativa, reativa e demanda com diferentes tarifas horárias em consumidores industriais e comerciais (Grupo A e B).
Possui recursos e funcionalidades voltadas para atender as mais rígidas exigências do mercado.
Desenvolvido com materiais de excelente qualidade, avançada tecnologia e com cuidados de ESD (Descarga Eletrostática), os medidores da família KS 70 possuem elevado desempenho e confiabilidade, proporcionando ao comprador estabilidade, robustez e durabilidade.
Componentes eletrônicos críticos, como o display de cristal líquido (LCD), suportam altas variações de temperatura (85°C) e umidade (87%UR) de acordo com as boas práticas e a mais nova norma da ABNT que trata do assunto, NBR16078.
Outro fator importante sobre confiabilidade dos medidores é que os capacitores eletrolíticos, componente crítico, foi praticamente eliminado.
A Nansen executa ensaios periódicos de envelhecimento a fim de monitorar constantemente a qualidade de seus produtos e garantir a vida útil de 15 anos.
A família de medidores KS 70 tem um design que permite, de forma simples, o manuseio, transporte e instalação nos consumidores finais.
Peso e dimensões reduzidas, classe C (0.5%) ou D (0,2%), baixo consumo do circuito de potencial e corrente.
KS 70 24 - ligação indireta 2,5 (20) A
Os medidores cumprem com os requisitos das seguintes normas nacionais e internacionais:
Modelos KS 70 24
- Portaria INMETRO RTM 586/2012, RTM 587/2012 e RTM 520/2014;
- ABNT NBR14519, NBR14520, NBR14521, NBR14522 e NBR16078;
- IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-31 e IEC62053-61.
O design mecânico do KS 70 foi inteiramente desenvolvido pela Nansen e utiliza materiais como o policarbonato com fibra de vidro, que proporciona alta performance em condições de elevada temperatura e umidade.
Seu design inovador torna este medidor muito competitivo em suas diversas aplicações.
Acesso externo à bateria do medidor, o que permite sua fácil manutenção.
Conectores de corrente tipo gaveta (mordente) que tem excelente resistência de contato.
A família KS 70 tem medição bidirecional que permite a implementação do registro em 4 quadrantes com a energia ativa e reativa importada ou exportada.
- Registro Unidirecional Trifásico
- Registro em 4 quadrantes com a energia ativa e reativa importada ou exportada
Tarifa Hora Sazonal
O medidor possui uma gama vasta de postos horários para atender as demandas dos consumidores, sempre visando o máximo de customização.
- Horário de Ponta (A)
- Horário de Fora Ponta (B)
- Horário Reservado (C)
- Horário D
- Tarifação dos reativos UFER e DMCR
- Indicação de funcionamento (padrão)
- Indicação de energia reversa (padrão)
- Pulso de Energia Ativa
- Pulso de Energia Reativa
- Sensor de abertura de tampa (opcional)
- Página Fiscal
- Solidarização por ultrassom (opcional)
- Medição de grandezas de diagnose: distorção harmônica total (até 15ª harmônica), tensões/corrente em cada fase; ângulo de tensão e corrente em cada fase; potência ativa/reativa trifásica instantânea; frequência da rede; sequência de fase, forma de ligação, inversões de TP e TC, número de faltas das fases de tensão e corrente, desequilíbrios das fases de tensão e corrente e fator de potência instantâneo por fase.