A família de certificadores LanTEK® III composta pelo modelo de 500MHz - Itcomtech Brasil
Certificador de Redes de Dados Metálicas e Ópticas 500MHz Até 6A. Com Adaptadores de Link Permanente - LanTEK III
Catálogo Lantek Traduzido
Flyer Lantek
SKU: R161003
EAN: 783250776009
Modelo: R161003
LanTEK® III - Certificador de Redes Metálicas e Ópticas
Ambos são compatíveis com os módulos FiberTEK III para certificação Tier-1 de fibras multimodo e monomodo, além de diversas opções de testes metálicos - coaxial, Industrial Ethernet e direct-attached(conexões fim-a-fim).
Com a mesma capacidade de armazenamento interno do LanTEK II (até 1.700 testes com gráficos) e a consagrada bateria para 18 horas ininterruptas de trabalho, agora apresenta uma nova forma - e com ainda melhor custo/benefício - de realizar os teste de link permanente: os novos adaptadores PLA centralizados com pontas substituíveis.
Apresentação do LanTEK III (inglês)
Apresentação do LanTEK III (espanhol)
Clique aqui para visualizar o certificado ETL.
Clique aqui para visualizar o certificado de compatibilidade eletromagnética.
Certifica fibras multimodo e monomodo (através de kits opcionais)
Cartas de Reconhecimento e Aprovação
BTR METZ Connect
R&M (Reichle & DeMassari AG)
LanTEK III-500MHz - Certificador de Redes (até Categoria 6A) - Acompanha adaptadores de Link Permanente
LanTEK III-1000MHz - Certificador de Redes (até Categoria 7A) - Acompanha adaptadores de Link Permanente
Kit de Adaptadores de Teste Direct Attach (fim-a-fim)
* requer o uso de adaptadores de canal (não fornecidos)
Pontas de Reposição para Adaptador de Link Permanente (par)
Adaptador de Link Permanente (unitário)
Adaptador de Canal Cat 5e/6 (unitário)
Adaptador de Canal Cat 6A (unitário)
Adaptador Universal Cat 7/7A TERA (unitário)
Adaptador Universal Cat 7/7A EC7 (unitário)
Adaptador Universal Cat 7/7A GG45 (unitário)
Adaptador Coaxial (unitário)
* não acompanha o cabo de calibração R161063
Bateria Li-Íon (unitário)
* compatível com LanTEK II
Adaptador de Energia (unitário)
Cabo de Calibração de Campo Coaxial (unidade)
Resultados dos testes quando você quiser, onde você quiser
Com o app gratuito IDEAL AnyWARE, os técnicos de campo podem compartilhar os dados dos testes com colegas ou clientes sem sair do local de trabalho, resultando em mais colaboração, mais pontualidade na finalização das obras e menores custos.
Novas ferramentas para resolução de problemas que economizam tempo e dinheiro
No caso de um cabo se mostrar defeituoso, a resolução do problema será fácil com a introdução das medições de TDRL (Time Domain Return Loss) e TDNEXT (Time Domain Near End Cross Talk.
Para localizar falhas em cabos de fibra, todos os adaptadores FiberTEK III contam com uma fonte de luz visível incorporada para ajudar a identifica-las visualmente. Esses recursos adicionais ajudam a encontrar conexões escondidas, emendas e falhas no cabo e podem economizar muitas horas de trabalho.
Novo adaptador de link permanente (PLA)
Os novos adaptadores PLA para link permanente reduzem o tempo de parada e diminuem os custos de manutenção com pontas RJ45 substituíveis em campo, que eliminam a necessidade de trocar o adaptador completo. Contam com conectores centralizados para garantir compatibilidade com todas as marcas de soluções de cabeamentos Cat 6A/Classe EA, e utilizam um cabo ultra-flexível de alta performance que permite seu uso em locais com pouco espaço sem correr o risco de danificar o adaptador ou a tomada sendo testada.
Solução modular para reduzir o custo de capital
Para muitos instaladores, há uma grande pressão para reduzir o custo de capital com equipamentos. O LanTEK III e o FiberTEK III oferecem com exclusividade a possibilidade de escolher uma combinação de componentes para que você pague somente pelo que for efetivamente usar. Isso inclui uma ampla gama de módulos de teste, acessórios e planos de garantia extendida para satisfazer suas necessidades particulares.
Módulos para Teste de Link Permanente
Para testar e certificar um cabeamento UTP/STP entre o patch-panel e a tomada da área de trabalho. Os contatos RJ45 da ponta dos módulos PLA são substituíveis em campo para reduzir o custo de propriedade.
Módulos para Teste de Canal
Escolha numa ampla gama de módulos de Canal para atender a várias aplicações, incluidno RJ45, GG45, TERA e EC7.
Módulos para Teste de Fibra Óptica
Os módulos FiberTEK III permitem certificação Tier 1 simples e rápida de cabeamentos ópticos multimodo e monomodo de alta largura de banda, incluindo suporte ao teste encircled flux.
Software Eficiente para Gerenciamento de Dados
O IDEAL Data CENTER (IDC) é o software gratuito para gerenciamento de resultados de testes para o LanTEK III e o FiberTEK III. O IDC permite que os instaladores baixem, gerenciem, editem e imprimam relatórios PDF de forma fácil e com uma interface intuitiva que apresenta:
Barras de ferramentas no estilo "Microsoft ribbon"
Apenas 4 cliques para importar dados do testador
>10,000 resultados gerenciáveis em um único trabalho
Capacidade de agrupar e filtrar resultados em categorias, includindo:
Qualquer outro dado disponível no banco de dados
Gera automaticamente relatórios nos formatos PDF e CSV. A página de resumo de cada relatório pode ser personalizada para incluir seu logotipo e detalhes da sua empresa e usuário.
Escolha entre 3 relatórios diferentes:
Novos adaptadores PLA
Cabem nos espaços mais apertados
Os adaptadores PLA usam cabos ultra-flexíveis de alta performance que podem ser usados em espaços apertados sem risco de danos.
Compatíveis com todos os sistemas de cabeamento RJ45
Contam com conectores centralizados para garantir compatibilidade com todas as marcas de soluções de cabeamento Cat6A/ISO Classe EA.
Pontas substituíveis em campo
O tempo de parada é reduzido e o custo de manutenção diminui sensivelmente com as pontas RJ45 substituíveis em campo. A redução de custos é resultado da capacidade dessas pontas de suportarem até 3 vezes mais inserções que um patch-cord comum antes que necessitem substituição. Com nosso design inovador, a ponta completa - incluindo o mecanismo de travamento - é substituída.
P: O LanTEK III suporta o teste de link permanente através dos adaptadores de canal?
R: Não. Isso não faz sentido uma vez que testar links permanentes através do adaptador de canal usando patch-cords fica mais caro na CAT6A.
P: O LanTEKII suporta o teste de link permanente através dos novos adaptadores PL?
R: Não, o hardware do LanTEK II não pode suportar os novos adaptadores PL.
P: As medições de link permanente feitas com LanTEK III e LanTEK II apresentam os mesmos resultados?
R: Ambos apresentam níveis de precisão de acordo com as especificações, mas podem apresentar resultados diferentes. Ao testar links permanentes, o plugue de teste é parte do enlace e portanto terá influência nos resultados. Como os adaptadores PL do LanTEK III possuem características elétricas diferentes das de conectores de patch-cords comuns, pode haver resultados diferentes - mas, novamente, ambos apresentam níveis de precisão de acordo com as especificações. Os usuários podem notar resultados diferentes ao usar patch-cords, pois possuem tipos diferentes de conectores.
P: TDX e TDRL são especificados como testes obrigatórios pelas normas TIA568 ou ISO 11801?
R: Não, embora sejam métodos muito úteis para localizar falhas ao longo do cabo. Por isso, são testes opcionais no LanTEK III.
P: Posso testar links fim-a-fim ("macho/macho") e links de ligação de dispositivos com o LanTEK III?
R: Sim, tanto com o LanTEK III como com o LanTEK II.
P: Quantos testes posso realizar com um conjunto de pontas dos adaptadores PL?
R: De acordo com as normas, um plugue RJ-45 deve suportar 750 inserções, o que é possível atingir com um patch-cord de boa qualidade. As pontas dos adaptadores PL são projetadas para suportar ao menos 2000 inserções em condições normais de uso.
P: Com que freqüência eu preciso substituir os próprios adaptadores PL?
R: A IDEAL utiliza um cabo de alta qualidade e de extrema durabilidade, embora seja muito leve e flexível. Em condições normais de uso, eles não precisam ser substituídos durante a vida útil do certificador.
P: Eu preciso realizar uma calibração de campo para certificar com os adaptadores PL?
R: Não. Ao contrário dos LanTEKs I e II, não é necessário realizar calibração de campo para testar links permanentes com os adaptadores PL.
P: Quando eu adquiro um LanTEK III, ele já vem completo e pronto para uso?
R: A IDEAL fornece o LanTEK III somente com os adaptadores PL. Os adaptadores CH para teste de canal e outros adaptadores, incluindo os ópticos, são acessórios fornecidos separadamente.
P: Os adaptadores de canal são vendidos individualmente, mas as pontas PL são vendidas em pares. Por quê?
R: Quando você usa os adaptadores de canal, é possível que apenas um adaptador seja danificado por um patch-cord defeituoso. Portanto, faz sentido que seja fornecido individualmente. No caso das pontas PL, elas só sofrerão desgaste devido a um número alto de inserções - o que normalmente acontece com ambas. Assim, é mais sensato fornecer as pontas PL em pares, pois garante o desempenho das medições.
P: O LanTEK III testa CAT8?
R: Não - ainda não há uma norma de teste nem uma norma de cabeamento que defina o teste da categoria 8.
P: Quais as categorias de cabos posso testar com o LanTEK III ?
R: Qualquer categoria, desde CAT3 até a CAT6A com o LanTEK III-500 e da CAT3 até a CAT7A com o LanTEK III-1000.
P: O LanTEK III possui alguma função para solução de problemas?
R: Sim. Primeiramente, o LanTEK III conta com um teste de mapa de fios com distância até as falhas para localizar problemas graves. Em segundo lugar, o LanTEK III oferece os testes TDX e TDRL para localizar falhas de NEXT e Perda de Retorno ao longo do enlace. Isso permite a identificação de falhas ainda menores.
P: Vocês suportam soluções baseadas em núvem?
R: Sim, nosso sistema é aberto e funciona com muitas soluções baseadas em núvem. O LanTEK III se conecta por Wi-Fi com nosso app IDEAL AnyWARE (disponível para IOS e Android), e os resultados podem ser enviados por um smartphone ou tablet para qualquer serviço de núvem ou e-mail que estiver instalado no dispositivo do usuário. Nós não restringimos o usuário a usar uma solução proprietária de núvem.
P: Os acessórios do LanTEK II e do LanTEK III são compatíveis?
R: Todos os acessórios para teste de cabos metálicos são compatíveis, com duas exceções:
1) Os novos adaptadores PL só podem ser usados no LanTEK III
2) O LanTEK III não suporta o teste de link permanente com os adaptadores CH
As baterias, adaptadores de energia e comunicadores são os mesmos.
Os próximos itens só podem ser usados no LanTEK III: adaptador Wi-Fi e app IDEAL AnyWARE.
P: O IDC suporta o LanTEK III?
R: Sim, a partir da versão 2.5. Os usuários que estiverem usando as versões 1.x ou 2.0x precisam atualizá-lo para trabalhar com o LanTEK III.
P: As ferramentas de resolução de problemas do LanTEK III são capazes de localizar curtos entre um condutor e a malha em cabos blindados?
R: Sim. Em primeiro lugar, o mapa de fios indica a distância aproximada. Além disso, um curto entre um condutor e a malha causa uma enorme perda de retorno. A localização exata dessa falha pode ser mostrada com precisão pela ferramenta TDRL.
P: Em links de pontos de consolidação (CP), o LanTEK III é capaz de distinguir se um erro de NEXT é causado pelo final do link ou pelo ponto de consolidação?
R: Sim. Com a ferrametna TDX, o usuário pode ver onde está localizado o problema de NEXT ao longo do cabo. Se o ponto de consolidação apresentar muito NEXT, isso será visível no TDX. O usuário pode então desconectar a extensão do ponto de consolidação e testar novamente para verificar se o link atende ou não às especificações.
P: Se o próprio cabo for danificado durante a instalação (ex: força excessiva de puxamento), o LanTEK III será capaz de localizar essa falha?
R: Se for um dano grave, como por exemplo um condutor rasgado ou o famoso prego atravessado no cabo, então sim - tanto o mapa de fios quanto o TDRL localizarão essa falha. Se for um dano menor, e todos os condutores ainda estiverem conectados, infelizmente essa pergunta não pode ser respondida com um simples "sim" ou "não". Via de regra, se um link é reprovado no autoteste, o usuário deve ser capaz de localizar a falha com TDRL ou TDX. Mas, se o link for aprovado, o dano pode ser tão pequeno eletricamente que não afeta o desempenho do cabo, embora possa parecer visualmente danificado. Por exemplo, alguém poderia achar que um nó apertado em um cabo deveria fazer o autoteste reprová-lo. No entanto, a maioria dos cabos atuais são tão estáveis que mesmo um nó não reduz significativamente o desempenho do enlace. Nesses casos, vai depender de quanto o dano mecânico vai influenciar o desempenho de NEXT e Perda de Retorno. Portanto, TDRL e TDX podem não conseguir detectar o dano.
P: Quais adaptadores Wi-Fi são suportados pelo LanTEK III?
R: O LanTEK III é fornecido com um adaptador EDIMAX EW-7811Un USB Wi-Fi. Outros adaptadores podem funcionar, mas não são suportados pela IDEAL.
Testa o desempenho de transmissão Gigabit em cabeamentos passivos e redes ativas
Gera relatórios de acordo com a norma IEEE 802.3ab
Simula tráfego de rede para VoIP/CFTV_IP/Web
Testa a velocidade da conexão, ID da porta, realiza testes de ping e traceroute, é compatível com IPv4/IPv6
Executa testes PoE/PoE+ avançados
1 - Testador de Transmissão de Dados em Cabos e Redes Ativas SignalTEK NT
Certificador de Redes de Dados Metálicas e Ópticas 1000MHz Até 7A. Com Adaptadores de Link Permanente R161004 - LanTEK III
Certificador de Redes de Dados Metálicas e Ópticas 1000MHz Até 7A. Com Adaptadores de Link Permanente - LanTEK III
Módulo Adaptador Óptico para Certificação de Fibras SM R164009 FiberTEK lV - Ideal Network
Kit de Módulo Adaptador Óptico FiberTEK lV SM R164009 para uso exclusivo com Adaptadores de Link Permanente - Ideal Industries