MEDIDOR DIGITAL DE FLUXO
Monitora o consumo e o desperdício de ar comprimido.
O que é o Medidor Digital de Fluxo?
O novo Medidor Digital de Fluxo da EXAIR é o modo mais fácil para monitorar o consumo e o desperdício de ar comprimido! O display digital mostra a quantia exata de ar comprimido que está sendo usada à jusante. Isto possibilita economizar milhões de dólares por ano com desperdício de ar comprimido – ajudando a identificar o custo de vazamentos ou a ineficiência de produtos de ar. Muitas empresas instalam o Medidor Digital de Fluxo em cada suporte principal de seus sistemas de distribuição de ar para um monitoramento constante e redução do uso de ar comprimido.
Por quê o Medidor Digital de Fluxo?
O Medidor Digital de Fluxo tem um display de cristal líquido que indica diretamente o SCFM de fluxo de ar através do tubo (outros medidores de fluxo requerem que a leitura seja multiplicada pelo fator de conversão específica para ser exata). Dois modelos estão disponíveis para serem usados em um tubo Schedule 40 de ferro – um projetado para tubo de 1" Schedule 40 de ferro e outro para 2". Cada Medidor Digital de Fluxo é calibrado para o tamanho específico do tubo no qual será instalado.
O Medidor Digital de Fluxo está projetado para uma instalação permanente em um tubo. Requer uma furadeira para fazer dois furos com diâmetro de 3/16" através da tubulação usando a broca inclusa e determinando o local para a fixação. Os dois sensores de fluxo do medidor de fluxo são introduzidos nestes furos. A unidade estará presa a tubulação uma vez que as duas braçadeiras sejam parafusadas. Não é necessário cortes, soldas, ajustes ou calibração.
Cada Medidor Digital de Fluxo vem
completo com fonte de alta tensão
18 VDC, broca 3/16" e fixadores
Sensível a baixos fluxos
Não são necessárias calibração ou ligações
Estão incluídos os componentes necessários para a instalação
02 (dois) Modelos para uso com tubos Schedule 40 de ferro de 1" e 2"
Modelo Tamanho do Tubo Range
9092 1" (Schedule 40 de ferro) 1 - 80 SCFM
9095 2" (Schedule 40 de ferro) 2 - 350 SCFM
"5% de leitura. Adicione 1% da escala total para temperaturas do ar entre 40º a 120ºF (4º a 49ºC). A precisão será reduzida quando o fluxo estiver fora do limite especificado.