Aplica-se o mesmo para o caso da medição da potência refletida, na qual a a precisão da medição em escala completa é de + / -5%, mas este erro expande-se para um valor consideravelmente maior do que + / -5% quando a medição é feita numa fração da escala.
Para ilustrar o efeito que a precisão medidor de potência tem sobre medição de VSWR, considere o seguinte exemplo:
Considerando o nosso sistema transmissor de 1 kW, se desejamos medir um valor de VSWR de 1.1 com o sistema de medição acima descrito, isto significa que a potência refletida associado a este valor VSWR seria de 2.26 Watts para uma potência potência direta de 1 kW.
Se o nosso medidor de potência tem uma precisão especificada de + / -5% de fundo de escala , a leitura VSWR real irá variar de 1,09 até 1,19 baseada somente na precisão do instrumento .
Essa condição melhora consideravelmente com medidores de potência de ultima geração, onde a precisão do medidor de potência é especificado como uma porcentagem da leitura, ao invés de uma porcentagem da escala completa. Em grande parte, esta tem sido possível através da utilização de técnicas detecção de lei quadrática do diodo, de forma que que se comportam de forma linear com respeito à alimentação.