Analisador de Dispositivo de Infusão IDA-5/1
Para Bomba de Infusão
Cód. FK 4349617
Garanta que as bombas de infusão sejam testadas de maneira precisa e rápida com o analisador de dispositivo de infusão IDA-5. O IDA-5 é baseado em uma tecnologia sofisticada de medição que tem a confiança de profissionais da área biomédica em todo o mundo há mais de 20 anos. O IDA-5 é um dispositivo completo que mede o fluxo instantâneo, o fluxo médio, a pressão da oclusão e o fluxo duplo com base no IEC60601-2-24. A configuração é fácil e para operá-lo, é necessário pouco ou nenhum treinamento. O IDA-5 pode ser usado para testar uma ampla variedade de bombas de infusão, incluindo bombas volumétricas, bombas de seringa, bombas de ACP(anestesia), bombas de gotejamento e bombas ambulatoriais.
Com sua memória integrada, o IDA-5 registra os resultados dos testes internamente e fornece gráficos com fácil interpretação na tela do analisador. Além disso, o recurso de inicialização automática simplifica os testes de bomba de seringa e outros testes que exigem tempo prolongado de inicialização. A tela grande e em cores proporciona visibilidade à distância.
Snap Shots tempo real de fluxo e pressão para o reconhecimento de questões imediatas
On-board e stand-alone de automação para testes de dispositivo de infusão rápida
Capacidade de testar quatro bombas de infusão simultaneamente
Compatível com praticamente qualquer tipo de dispositivo de infusão
Built-in memória para armazenamento de dados fácil
fácil entrada de dados através de plug 'n play teclado ou scanner de código de barras
Padroniza testes com modelos predefinidos para assegurar testes são realizados da mesma maneira todas as vezes
Características testes dispositivo médico completamente integrado, incluindo a segurança elétrica, inspeção visual e outras formas de verificação de desempenho com o software de automação Ansur baseado em PC opcional
O IDA-5 é baseado em uma tecnologia sofisticada de medição que tem a confiança de profissionais da área biomédica em todo o mundo há mais de 20 anos
• Testa até quatro bombas de infusão ao mesmo tempo;
• Modelos de teste personalizáveis para testes rápidos e padronizados;
• Automação integrada e com base em PC;
• Compatível com praticamente qualquer tipo de dispositivo de infusão;
• Instantâneos fotográficos em tempo real do fluxo e da pressão para reconhecimento imediato do problema;
• Medição do fluxo instantâneo e médio de até 1500 ml/h;
• Medições de pressão da oclusão a 45 psi;
• Fluxo único, fluxo duplo (piggyback) e testes de ACP;
• O modo de inicialização automática permite que a unidade inicie os testes somente quando o fluido é detectado, para maximizar a precisão;
• Capacidade de finalizar a medição do fluxo automaticamente com base no tempo, volume, ou ambos, definidos pelo usuário;
• Inserção de dados fácil e conveniente com leitor de código de barras ou teclado compatível com USB e do tipo Plug and Play;
• Memória integrada para gravar os resultados dos testes para imprimi-los ou baixá-los em um computador;
• O software de automação Ansur opcional integra completamente os testes do dispositivo médico, incluindo a segurança elétrica, inspeção visual e outros parâmetros de execução para o gerenciamento total dos dados digitais;
• Rede global de suporte que fornece atendimento no mundo todo de forma rápida;
Fluxo é calculado pela medição do volume ao longo do tempo
0,1 ml / h a 1500 ml / h (2500 m / h é mostrado)
1% de leitura ± 1 LSD para os fluxos de 16 a 200 ml / h para volumes maiores de 20 ml, caso contrário 2% da leitura ± 1 LSD para volumes acima de 10 ml em condições de laboratório. água desgaseificada a 15 ° C a 30 ° C (59 ° F a 86 ° F) é recomendado para os testes de comprimento.
Duração do teste Max
Volume medido diretamente pelo módulo de medição em tamanhos mínimos de amostra de 60 microlitros
0,06 ml a 9999 ml
1% de leitura ± 1 LSD para taxas de fluxo de 16 ml / h a 200 mL / h para volumes superiores a 20 ml. Caso contrário 2% da leitura ± 1 LSD para volumes acima de 10 ml em condições de laboratório.
PCA bolus medição de vazão / dual
Veja medição de volume acima
Volume de bolus Min
incrementos de 60 ul
Durações de teste Max
Método (de volta pressão e teste de fluxo)
0 psi a 45 psi ou equivalente em mmHg e kPa
1% da escala completa ± 1 LSD sob condições de laboratório
sequências de teste pré-determinado. Capacidade típica 200.
Os resultados dos testes armazenados para posterior visualização, impressão ou transferência para PC. capacidade típica de 250 testes.