TESTO 570-2 - Manifold Digital com 2 Sondas de Temperatura - highmed
TESTO 570-2 - Manifold Digital com 2 Sondas de Temperatura
50.070.004
Possui 999 horas de memória interna: claramente estruturada, fácil de seguir o registro de medições
Medição de dados em tempo real e edição gráfica
Software "EasyKool" apresenta os dados em formato fácil de entender, isso permite que as falhas sejam detectadas muito mais rapidamente quando ocorrerem
Permite reproduzir as medições mais facilmente, bem como imprimir os dados com a impressora rápida testo disponível opcionalmente
Possui 40 agentes de refrigerantes do tipo mais comum, armazenados no aparelho
Atualizações para outros refrigerantes podem ser realizadas de forma gratuita utilizando o software "EasyKool"
Dois sensores de pressão com compensação de temperatura que medem a pressão alta e baixa de maneira rápida e confiável
Calcula as temperaturas automaticamente
Três pontos de conexão de sensores de temperatura
Calcula o superaquecimento e sub-resfriamento simultaneamente, medindo paralelamente a temperatura ambiente, por exemplo, em uma sala de armazenamento refrigerada
Medições de vácuo integradas
Medições confiáveis durante a evacuação de sistemas de refrigeração e bombas de calor
Modo automático de aquecimento de bomba, não tendo há necessidade de substituir as mangueiras de refrigerante
Função de verificação de estanqueidade com compensação de temperatura
Compensação automática de pressão circundante
Dois sensores braçadeira de temperatura que podem ser fixados diretamente na tubulação a fim de garantir que a temperatura de superfície possa ser medida com segurança
Ampla seleção de sensores opcionalmente disponíveis para realizar medições de temperatura, eletricidade e pressão do óleo
Resistente, compacto, fácil de usar com 4 pontos de conexão e 4 suportes de mangueira
Caixa resistente protege contra impactos
Fixador que o suspende garantindo que o medidor esteja posicionado de forma segura durante a medição
Durabilidade com aprox. 40 h (sem iluminação)
Alimentação: Bateria interna (com adaptador de alimentação)
Dimensões: 288 mm x 135 mm x 75 mm
O manifold digital com 2 sondas de temperatura TESTO 570-2 pode substituir toda uma série de diferentes ferramentas e instrumentos de medição que você teria necessidade de transportar quando trabalha em sistemas de refrigeração e bombas de aquecimento. O TESTO 570-2 pode medir analisar e registrar as medidas de pressão, temperatura, da eletricidade e do vácuo e guardar todos os dados de medição. A partir do momento em que a unidade foi usada pela primeira vez para assistência e manutenção para a análise de falhas de um sistema.
Esse equipamento é resistente e compacto, fácil de usar com 4 pontos de conexão, 4 suportes de mangueira e display que permite que você realize o seu trabalho e serviço e manutenção com rapidez, segurança e eficiência. A caixa resistente protege o instrumento contra impactos enquanto um fixador que o suspende garante que o medidor está posicionado de forma segura durante a medição. O display grande e iluminado garante que você possa ler as medições, mesmo no escuro ou em má iluminação.
Exatidão: ±0,5 °C (±1 Digit)
Conexão de sonda: 3 x Plug-in (NTC)
Faixa de medição: 50 bar
Exatidão: ±0,5 % Fs (±1 Digit)
Resolução: 0,01 bar / 0,1 psi
Rel. sobrecarga (baixa pressão): 52 bar
Rel. sobrecarga (alta pressão): 52 bar
Rel. baixa pressão: 50 bar
Rel. Alta pressão: 50 bar
Exatidão: 1 % Fs
Meios de pressão: CFC; HFC; N; H2O; CO2
Refrigerantes no instrumento: R12; R22; R123; R134a; R227; R290; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R406A; R407A; R407C; R408A; R409A; R410A; Ra11A; R413A; R414B; R416A; R417A; R420A; R421A; R421B; R422A; R422B; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R502; R503; R507; R600; R600a; R718 (H2O); R744 (apenas na medição permitido variar até 50 bar); R1234yf (display: T8 para o testo 557) atualização refrigerante possível por cliente (via software "EasyKool")