PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS CEATEC / FEAM / FEC DISCIPLINA HIDROLOGIA (parte 4) Professora Sueli Bettine - PDF
Download "PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS CEATEC / FEAM / FEC DISCIPLINA HIDROLOGIA (parte 4) Professora Sueli Bettine"
Nathan Coradelli Espírito Santo
1 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS CEATEC / FEAM / FEC DISCIPLINA HIDROLOGIA (parte 4) Professora Sueli Bettine MÉTODOS PARA MEDIR VAZÕES EM CURSOS D ÁGUA Denomina-se hidrometria (medição direta de vazão) todo processo de determinação de vazão de um curso de água independentemente do nível de água. Entre os métodos tecnicamente viáveis têm-se: 1. Método volumétrico 2.Método área x velocidade 3.Método químico 4.Método direto (através das equações da hidrodinâmica) 1. MÉTODO VOLUMÉTRICO Consiste em determinar a vazão, medindo-se o tempo necessário para encher um reservatório de volume conhecido. Esse reservatório pode ser um pequeno tanque ou um balde (no caso de pequenos riachos) ou o reservatório de uma usina hidrelétrica. O emprego deste método é limitado. 2. MÉTODO ÁREA X VELOCIDADE O método de integração do diagrama de velocidades, que se baseia na igualdade cinética dos fluidos (Q = V.dA). Para emprego desse método é necessária a determinação da velocidade em um número significativo de pontos da seção transversal (várias verticais e vários pontos em cada vertical). Número de verticais para tomadas de velocidade numa seção Largura do rio Espaçamento entre verticais < 3m 0,3 m 3-6 m 0,5 m 6-15 m 1,0 m m 2,0 m m 3,0 m m 4,0 m m 6,0 m m 8,0 m > 250 m 12,0 m SUELI DO CARMO BETTINE 1
2 Profundidade para tomada de velocidades em cada vertical (Método DNAEE ) Profundidade Posição rel. superf. Velocidade média da vertical Vertical (m) 0,15-0,60 0,6 h Vm =V0,6 0,60-1,20 0,2 e 0,8 Vm=(V0,2+V0,8).1/2 1,20-2,00 0,2 /0,6 /0,8 Vm=(V0,2+2V0,6+V0,8).1/4 2,00-4,00 0,2/0,4/0,6/0,8 Vm=(V0,2+2V0,4+2V0,6+V0,8)1/6 >4,00 (superf. 0,2 / 0,4 / Vm=(Vs + 2V0,2 + 2V0,4 + 0,6 / 0,8 / fundo) + 2V0,6 + 2V0,8 + Vf ).1/10 Velocidade na superfície (Vs) é medida com 10 cm de profundidade. Velocidade no fundo (Vf) é medida a 15 ou 25 cm do fundo. A medição das velocidades nos pontos é realizada por meio de aparelhos denominados molinetes hidrométricos.os molinetes são aparelhos constituídos de palhetas, hélices ou conchas imóveis, as quais impulsionadas pelo líquido, dão um número de rotações proporcional a velocidade da corrente. O molinete é suspenso por um cabo de aço com um lastro para manter o cabo de suspensão esticado e o mais próximo possível da vertical. Para realização da medição de velocidades usam-se passarelas (pontes) ou barcos guiados por cabos de aço ou ainda com barco ancorado quando a largura do rio torna impraticável a instalação do cabo de aço ( L > 300 m ). Levantamentos de campo que antecedem as medições: largura da seção para estabelecimento do no. de verticais e batimetria (levantamento da geometria da seção) para tomada de velocidades. 3. MÉTODO QUÍMICO Em rios de montanha de grande turbulência, com pouca profundidade, leito irregular com blocos de pedra o uso do molinete fica prejudicado.no método químico, injeta-se no rio SUELI DO CARMO BETTINE 2
3 uma certa quantidade de uma solução de produto químico (bicromato de sódio) ou de radioisótopo de concentração conhecida e determina-se a concentração do produto na água do rio a uma certa distância a jusante, o suficiente para que a turbulência do rio tenha tornado homogênea a mistura solução-água, a diferença de concentração à jusante fornece a Vazão. a) Injeção contínua Q = q Cs ( m3/s) q = vazão da sol.salina (l/s) Cr Cs = concentr. da sol. (g/l) Cr = concentr. de sal na água(mg/l) b) Integração (veter no rio volume conhecido da solução) Q = V. Cs ( m3/s) V = vol. Solução ( L) Cr. dt Cs = concentração da solução ( g/l ) Cr = f(t) concentr. do sal rio (mg/l) 4. MÉTODO DIRETO Emprego de dispositivos de geometria simples e bem definida, onde a relação cota x vazão é conhecida por via teórica : (para vazões pequenas 1 a 2 m3/s ) a) Vertedores Instalação de um vertedor retangular SUELI DO CARMO BETTINE 3
4 b) Calha Parshall POSTO FLUVIOMÉTRICO Qualquer seção de um curso de água convenientemente instalada de modo a permitir a obtenção sistemática e contínua dos níveis de água ao longo do tempo. Alguns fatores devem ser considerados para a escolha do local tais como: * seção onde a relação nível de água x vazão seja bem definida e não se altere ao longo do tempo (corredeiras, estrangulamentos, vãos de pontes, orifícios, vertedores,etc). * trecho retilíneo do rio, * margens íngremes, * seção simétrica, * margens estáveis, * facilidade de acesso, * disponibilidade de observador, * distante de foz e de trechos de remansos. POSTO COM RÉGUAS LIMNIMÉTRICAS (madeira dentada, ferro esmaltado ou escala pintada em pilar de concreto). As leituras de régua são feitas às 7 e 17 horas; com o leitura do N.A. entra-se na curva chave e obtém-se a vazão instantânea. SUELI DO CARMO BETTINE 4
5 Vazão média diária = ( Q7 + Q 17 ). 1/2 Lances de réguas em uma seção de medição POSTO COM LIMNÍGRAFOS (de bóia ou de pressão) registra continuamente a variação do nível d água, importante para bacias com usinas hidrelétricas e bacias pequenas, pois variação do N.A. é bastante rápida. Limnígrafo de bóia : escavação de poço e construção de condutos de ligação; troca de papel de registro é semanal. Limnígrafo de pressão : tubulação de 10 mm ligada diretamente ao rio; instrumentação complexa e cara. SUELI DO CARMO BETTINE 5
6 Posto fluviométrico Entre Rios Bacia do Rio Sorocaba LIMNÍGRAFO DE BÓIA LIMNÍGRAFO DE PRESSÃO BIBLIOGRAFIA TUCCI, Carlos E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação, Porto Alegre: Ed. da Universidade: ABRH: EDUSP, p. SUELI DO CARMO BETTINE 6
CALIBRAÇÃO DE CALHAS PARSHALL
UNIVERSIAE FEERAL O CEARÁ EPARTAMENTO E ENGENARIA AGRÍCOLA IRÁULICA APLICAA A 0195 Prof.: Raimundo Nonato Távora Costa CALIBRAÇÃO E CALAS PARSALL O medidor de Parshall foi idealizado por R. L. Parshall,
CAPÍTULO 19. QUANTIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS
CAPÍTULO 19. QUANTIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS Eduardo Sávio P. R. Martins FUNCEME João Batista Dias de Paiva UFSM José Teixeira Filho - UNICAMP 19.1. Apresentação Medidas hidrológicas tais como precipitação,
PRINCÍPIOS DA HIDROMETRIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL HIDROLOGIA I Capítulo 13 PRINCÍPIOS DA HIDROMETRIA Régis
MEDIÇÃO DE VELOCIDADE E VAZÃO EM CURSOS D ÁGUA: MOLINETE HIDROMÉTRICO VERSUS MÉTODO DO FLUTUADOR
MEDIÇÃO DE VELOCIDADE E VAZÃO EM CURSOS D ÁGUA: MOLINETE HIDROMÉTRICO VERSUS MÉTODO DO FLUTUADOR A.J.C.D ALMEIDA JUNIOR 1 ; F.B.T. HERNANDEZ 2 ; R.A.M. FRANCO 3 ; J.L ZOCOLER 2 RESUMO: O objetivo deste
CURVA CHAVE ESTUDO DE CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA ESCOLA URBANA, SANTA MARIA RS 1
CURVA CHAVE ESTUDO DE CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA ESCOLA URBANA, SANTA MARIA RS 1 Marcos Ugalde de Araújo Goes 2, Felipe Bertoldo 3, Galileo Adeli Buriol 4, Afranio Almir Righes 4, Geraldo Lopes da Silveira
AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE HIDROMETRIA NA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA SÃO LUDGERO, SC
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE UNESC CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL BRUNO ZANONI COELHO AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE HIDROMETRIA NA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA SÃO LUDGERO, SC CRICIÚMA, JUNHO DE
1 Introdução. 1.1 Histórico
1 Introdução 1.1 Histórico O parque Gerador da LIGHT é composto de cinco Usinas Hidrelétricas, duas Usinas Elevatórias e cinco reservatórios e está instalado, quase que em sua totalidade, ao longo do rio
Este tipo de medidor de caudal foi construído por Henri de Pitot ( ).
O tubo de Pitot é um instrumento que mede o caudal. A medida do caudal é tão importante quanto a do consumo de energia eléctrica, para fins contáveis e para a verificação do rendimento do processo. A medição
1 - Motivações Produção de petróleo em poços brasileiros: ocorrência de escoamento trifásico; Possibilidade de elevação do petróleo assistida por água
Medição Não-intrusiva de Fração Volumétrica, Perda de Pressão Multifásica e Caracterização de Padrões em Escoamento Vertical Ascendente Óleo-Água e Óleo-Água-Ar Aluno Bernardo Bergantini Botamede Nº USP:
A.L.1.3. SALTO PARA A PISCINA
A.L..3. SALTO PARA A PISCINA FÍSICA.ºANO QUESTÃO-PROBLEMA Projectar um escorrega, para um aquaparque, de modo que os utentes possam cair em segurança numa determinada zona da piscina. A rampa termina num
BATIMETRIA QUALITATIVA COM ADCP: LEVANTAMENTO DO CANAL DE ADUÇÃO DA UHE SALTO SANTIAGO
BATIMETRIA QUALITATIVA COM ADCP: LEVANTAMENTO DO CANAL DE ADUÇÃO DA UHE SALTO SANTIAGO Homero Buba 1, Irani dos Santos 2, José Vicente Miranda Regina 3 Resumo O presente trabalho mostra um levantamento