Medidor de vazão Ultrassônico por tempo de transito portátil - Techmeter
O medidor de vazão ultrassônico portátil
O medidor de vazão ultrassônico portátil não intrusivo (Clamp-on) foi desenvolvido para medição de líquidos.
A instalação é simples e fácil de ser realizada, sem a necessidade de parar o fluxo, seccionar ou furar a tubulação para a sua instalação e pode ser aplicado em tubulações de DN15 a DN6000 (1/2? a 240?).
O princípio de tecnologia aplicado é o de tempo de trânsito onde dois transdutores que são acoplados na parede externa do tubo emitem e recebem pulsos de ultrassom. O tempo de trajeto destes pulsos são analisados por um circuito eletrônico microprocessado que efetuará o cálculo da vazão instantânea
Este medidor de vazão ultrassônico portátil é composto de uma maleta para transporte contendo: Medidor de vazão ultrassônico portátil alimentado por bateria recarregável de Lítio com duração de 12 horas de operação continua, transdutores de ultrassônicos, cintas para fixação dos transdutores, um par de cabo com 5 metros para interligação entre a unidade eletrônica e os transdutores, carregador de bateria, cabo serial, trena e gel para acoplamento.
– Fácil instalação e configuração.
– Precisão: ± 1%, linearidade: 0,5% e repetibilidade: 0,2%
– Range de medição: ± 30 m/s
– Diâmetros da tubulação de DN15 a DN6000 (1/2" a 240")
– Sem perda de carga.
– Temperatura de trabalho: -30°C a +90°C (opcional até +160°C).
– Aplicável em líquidos como: Água tratada, água gelada, água quente, água do mar, esgoto com pouco particulado solido, óleo combustível e lubrificante, produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos, etc.
– Materiais da tubulação como: Aço carbono, aço inox, ferro fundido, cobre, PVC, polipropileno, alumínio, fibra de vidro, tubos de cimento, etc.
– Display LCD para indicação de vazão instantânea, totalizador positivo e negativo, informações de trabalho e etc.