Monitor de Gases Portátil BM25 - LEL Ambiental
Início/Detector de Gás/Detector de Gás Portátil/Monitor de Gases Portátil BM25
Projetado para proteção de equipe e vigilância de área, a unidade é mais indicada para monitoramento de perímetro, reformas de plataformas e trabalho móvel ou de curto prazo em áreas em que os sistemas fixos de detecção não são adequados.
Existem 17 opções de sensor "inteligente" disponíveis para o BM25, tornando o sistema facilmente adaptável a uma variedade de aplicações e indústrias. Quando o BM25 detecta um nível perigoso de oxigênio, gás combustível ou tóxico, o farol montado no alto pisca um sinal brilhante em todas as direções, emitindo um potente alarme por sirene de 103 dB.
O BM25 pode ser usado como um monitor independente ou pode ser cabeado de modo que os sinais de alarme sejam transferidos de uma unidade a outra. Essa configuração pode criar um perímetro de segurança em torno do perigo atmosférico detectado ou transmitir um sinal de emergência iniciado manualmente por uma ampla área.
O BM25 vem, por padrão, com um pacote de bateria de níquel-hidreto metálico de alta capacidade que oferece até 170 horas de execução contínua. O monitoramento de área de longo prazo é possível em locais perigosos com um alimentador de carga lenta intrinsecamente seguro. Também padrão são as leituras STEL e TWA e quase quatro meses de capacidade de registro de dados para uma configuração de cinco gases.
% LEL / Metano (CH4)
Monóxido de Carbono/Sulfeto de Hidrogênio (CO/H2S)
6311085 Um Kit de Alimentação Intrinsecamente Seguro – 25 metros de cabo e organizadores de cabos
6311089 Um Kit de Alimentação Intrinsecamente Seguro – 50 metros de cabo e organizadores de cabos
6311093 Um Kit de Alimentação Intrinsecamente Seguro – 100 metros de cabo e organizadores de cabos
6311094 Kit de Alimentação Intrinsecamente Seguro Duplo – 25 metros de cabo e organizadores de cabos
6311095 Kit de Alimentação Intrinsecamente Seguro Duplo – 50 metros de cabo e organizadores de cabos
6311096 Kit de Alimentação Intrinsecamente Seguro Duplo – 100 metros de cabo e organizadores de cabos
Kit de Adaptador de Datalink BM25 (Software s/Cabo Adaptador USB)
Policarbonato resistente a impacto
Gás Combustível – Difusão Catalítica Metano, Propano, Butano, Isobutano, GLP, Etanol, Pentano – Infravermelho Oxigênio e gases tóxicos – Eletroquímico CO2 – Infravermelho Isobutileno – PID
Visor gráfico de cristal líquido com luz de fundo
103 dB a 1 metro
Farol de LED ultrabrilhante visível em 360 graus
típico de -20 ºC a 55 ºC (-4 ºF a 122 ºF)
15%-95% sem condensação (contínuo), típico
Fonte de Alimentação (Em Operação)
Níquel-Hidreto Metálico (100 horas, típico)
4,5 horas, típico
CSA – Classe 1, Grupos A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Exceto Configurações Aspiradas e PID) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; Grupo e Categoria de Equipamento IP66: II 2G / I M2