CERTIFICADO DE CONFORMIDADE. N : 11-IEx-0008X - PDF
Download "CERTIFICADO DE CONFORMIDADE. N : 11-IEx-0008X"
Edson Guimarães Pedroso
1 Pagina 1/7 Solicitante / Endereço: Applicant / Address Solicitante / Dirección WIKA do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Av Úrsula Wiegand, 03, Iperó SP Brasil - CEP CNPJ: / Produto / Modelo / Marca / Código de barras: Product / Model / Trademark / Bar Code Producto / Modelo / Marca / Codigo de barras Família de Produto: Product s Family Familia de productos Número de Série / Lote: Serial number / Batch number Número de serie / Número de lote Marcação: Marking Marcación Normas Aplicáveis: Aplicable Standards Normas aplicables Modelo de Certificação: Certification Model Modelo de certificacíon Portaria Inmetro N / Escopo: Inmetro Decree n / Scope Ordenanza Inmetro / Alcance Concessão para: Concession for Concesión Termorresistências e Termopares Modelo TR... e TC... WIKA N/A N/A Ex ia IIC T6 Ga; Ex ia IIC T5 Ga; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIC T3 Ga; Ex ib IIC T6 Ga/Gb; Ex ib IIC T5 Ga/Gb; Ex ib IIC T4 Ga/Gb; Ex ib IIC T3 Ga/Gb; Ex ia IIIC T65 C Da; Ex ia IIIC T95 C Da; Ex ia IIIC T125 C Da; Ex ib IIIC T65 C Da/Db; Ex ia IIIC T95 C Da/Db; Ex ia IIIC T125 C Da/Db. NBR IEC : 2013, NBR IEC :2013 e NBR IEC :2008 Modelo 5, segundo ISO/IEC 17067: :2010 / Equipamentos Elétricos e Eletrônicos para Atmosferas Explosivas Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado A Associação IEx Certificações, que é um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação Cgcre, sob o registro N OCP-0064, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria acima descritas. Revisão: 15/05/2015 Revision / Revisión Validade: 14/05/2018 Validity / Validad Marco A. Bucciarelli Roque Signatário autorizado Authorized signatory Persona autorizada
2 Pagina 2/7 Fabricante / Endereço: Manufacturer / Address Fabricante / Dirección WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand Strasse Klingenberg Alemanha Unidade(s) Fabril(is) / Endereço: Production Site / Address Unidad de Fabricación / Dirección WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand Strasse Klingenberg Alemanha WIKA do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Av. Úrsula Wiegand, Iperó SP - Brasil Representante Legal / Endereço: Legal Representative / Address Representante Legal / Dirección Os mesmos do Solicitante. Descrição do Produto: As termoressistências do tipo TR... (sensor resistivo) e os termopares do tipo TC... (elemento termopar) são constituídos por um tubo soldado ou por um cabo mineral-revestido ou fios térmicos isolados por cerâmica, com o sensor de temperatura em seu interior envolvido com um pó cerâmico, isolado por um composto resistente ou cimento ou por uma pasta com condutividade térmica. Para efeito de ligação, os produtos podem ser equipados com um plugue ou com um cabo de ligação. Outros componentes, como um invólucro utilizado como uma caixa de ligação ou um poço podem ser usados. Um transmissor de temperatura certificado e um indicador de corrente certificado podem ser colocados no interior do invólucro. A conformidade com a classe de temperatura e a segurança intrínseca do circuito é assegurada pelo uso de uma fonte de alimentação intrinsecamente segura (equipamento associado). A temperatura máxima da superfície da ponta da sonda no interior do poço é calculada, dependendo da potência aplicada, da temperatura ambiente, da temperatura do meio e da resistência térmica. Os valores necessários (R th ) são fornecidos como uma matriz, dependendo do diâmetro da sonda e da configuração da sonda (ver tabela 3). A temperatura ambiente admissível depende da classe de temperatura, do invólucro utilizado e da instalação de um transmissor opcionalmente utilizado e/ou um mostrador digital. Neste caso, as condições especiais para o uso seguro devem ser consideradas. O limite inferior de temperatura é de -40 C. Para modelos especiais, o limite inferior de temperatura é de -50 C. O produto deve ser adequado para os esforços térmicos e mecânicos no processo. Conforme o caso, pode ser usado um poço com uma espessura mínima de parede adequada.
3 Pagina 3/7 Marcação: Para aplicações sem transmissor (display digital) que requeiram dispositivos do Grupo II, as seguintes classes de temperatura e temperaturas ambientes são aplicáveis: Tabela 1 Ex ia IIC T6 Ga Ex ib IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIC T5 Ga Ex ib IIC T5 Ga/Gb Ex ia IIC T4 Ga Ex ib IIC T4 Ga/Gb Ex ia IIC T3 Ga Ex ib IIC T3 Ga/Gb Classe de temperatura Faixa da temperatura ambiente (T a ) T6 (-50 C) 1-40 C até +80 C T5 (-50 C) 1-40 C até +95 C T4, T3 (-50 C) 1-40 C até +100 C Temperatura da superfície máxima (T max ) na ponta da sonda ou poço T M (temperatura do processo) + autoaquecimento. As condições especiais de uso seguro devem ser consideradas Para a instalação de um transmissor e/ou display digital, as condições especiais para uso seguro devem ser consideradas. Para aplicações que requeiram dispositivos do Grupo III (atmosferas de poeiras combustíveis), as seguintes temperaturas de superfície e temperaturas ambientes são aplicáveis: Tabela 2 Ex ia IIIC T65 C Da Ex ib IIIC T65 C Da/Db Ex ia IIIC T95 C Da Ex ib IIIC T95 C Da/Db Ex ia IIIC T125 C Da Ex ib IIIC T125 C Da/Db Potência (P i ) Faixa da temperatura ambiente (T a ) Temperatura da superfície máxima (T max ) na ponta da sonda ou poço 750 mw 650 mw (-50 C) 1-40 C até +40 C (-50 C) 1-40 C até +70 C T M (temperatura do processo) + autoaquecimento. 550 mw (-50 C) 1-40 C até +100 C As condições especiais de uso seguro devem ser consideradas Para a instalação de um transmissor e/ou display digital, as condições especiais para uso seguro devem ser consideradas. Nota 1: Os valores entre parêntesis são aplicáveis para modelos especiais. Estas sondas são fabricados com um composto de fundição especial. Além disso, eles estão equipados com caixas de aço inoxidável e buchas de cabo para baixas temperaturas.
4 Características Nominais: Pagina 4/7 Dados elétricos sem transmissor ou display digital embutido: Para dispositivos do Grupo II (atmosfera explosiva de gás): U i = 30 V cc I i = 550 ma P i (no sensor 2 ) = 1,5 W Para dispositivos do Grupo III (atmosfera de poeiras combustíveis): U i = 30 V cc I i = 550 ma P i (no sensor 3 ) = Valores da Tabela 2, coluna 2 A indutância (L i ) e a capacitância (C i ) são desprezíveis. Os valores para os cabos das sondas devem ser tirados a partir do catálogo e devem ser considerados para a ligação a uma fonte de alimentação de segurança intrínseca (o equipamento associado). Para o uso de múltiplos sensores em operação simultânea, a soma de cada dissipação não pode exceder a dissipação de potência máxima admissível. Isso deve ser considerado pelo usuário final na utilização do equipamento. Nota 2: Nota 3: A potência admissível para o sensor depende da temperatura do processo (T M), da classe de temperatura e da resistência térmica R th, mas no máximo sendo 1,5 W. A potência admissível para o sensor depende da temperatura do processo (T M), da temperatura da superfície máxima admissível e da resistência térmica R th, mas no máximo sendo os valores da Tabela 2, coluna 2. Dados elétricos com transmissor ou display digital embutido: Para o circuito do sensor, os valores anteriormente especificados são aplicáveis, tanto para o Grupo II como para o Grupo III. Para o circuito de sinal, os parâmetros de entrada (U i, I i, P i, L i e C i ), dependem do transmissor e/ou display empregado. Tais transmissores ou displays digitais devem ser fornecidos com seus próprios certificados de conformidade. Dados elétricos com transmissor ou display digital embutido atendendo ao modelo FISCO: O transmissor / display digital usado para condições de operação de acordo com o modelo FISCO são considerados como dispositivos de campo FISCO. Deve-se considerar os requisitos de acordo com o Anexo G da ABNT NBR IEC :2013 e as condições de ligação descritas no Certificado de Conformidade do transmissor e/ou display, aprovados para atender ao modelo FISCO.
5 Termorresistências multipontos: Pagina 5/7 Multipontos construídos a partir de vários elementos: Para o elemento isolado único, os valores acima indicados são válidos. Para os elementos que são considerados como aterrados devido à sua construção, os valores especificados aplicam-se para os sensores em soma. Para utilização em atmosferas de poeira os valores da Tabela 2, coluna 2 são aplicáveis. Coaxiais com vários pontos de termopares: Os circuitos do elemento coaxial devem ser considerados como estando ligados, devido à sua construção. Para a aplicação, uma avaliação em separado deve ser feita para a ligação de um cabo coaxial de termopares multiponto, prevendo-se a ligação de vários circuitos de diferentes transmissores, etc.). Tabela 3 - Referência a Resistência Térmica dos Elementos Sensores (R th em K/W): Diâmetro do Sensor 2 mm - < 3 mm - 6 mm 3 mm 4 0,5 mm - 1,5 mm 3 mm - 6 mm 3 mm < 6 mm 8 mm 6 mm 4 < 1,5 mm < 3 mm < 6 mm 12 mm Sensor RTD RTD RTD RTD TC TC TC TC Sem poço Com poço fabricado (reto e cônico) (i.e. TW22, TW35, TW40, TW45 etc..) / / / 11 2,5 Com poço - em barra (reto e cônico) (i.e. TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, / / / 4 1 TW50, TW55, TW60, etc..) Poço especialmente projetado EN / / 33 / / / / 2,5 Tx55 (tubo de suporte) / / / 20 5 Fixado em um buraco cego (espessura de parede mínima de 5 mm) Nota 4: Sensibilidade de superfície. Data da realização da auditoria: 09/03/2015 (Alemanha) e 07/05/2015 (Brasil) Documentos: Título Número Revisão Data Relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex A(79) Relatório de Ensaio DE/TUN/ExTR / Os documentos da Certificação estão listados no Relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex N o A(79) Revisão 1.
6 Pagina 6/7 Observações: a) Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação; b) A letra X após o número do certificado indica as seguintes condições especiais de uso seguro do equipamento: 1. Para sensores com diâmetro Ø < 3 mm ou pontos de medição aterrados os circuitos de segurança intrínseca serão considerados galvanicamente conectados ao potencial da terra do ponto de vista de segurança. Equalização de potencial deve existir no curso completo da montagem dos circuitos intrinsecamente seguros. Além disso, para a conexão, os requisitos da NBR IEC devem ser considerados; 2. Para dispositivos que não estejam em conformidade com os requisitos de carga eletrostática da NBR IEC e da NBR IEC , devido à sua construção, as cargas eletrostáticas devem ser evitadas; 3. Os transmissores usados e os displays digitais, se utilizados, devem ser fornecidos com o seu próprio Certificado de Conformidade. As condições de instalação, os valores de conexão elétrica, a classe de temperatura, as temperaturas máximas de superfície dos dispositivos para o uso em atmosferas explosivas de poeiras e a temperatura ambiente admissível devem ser tomadas e consideradas a partir do correspondente Certificado de Conformidade; 4. Se o fluxo de calor reverso, oriundo do processo, fizer com que exceda a temperatura ambiente admissível do transmissor, ou do mostrador digital ou do invólucro externo, o mesmo não pode ser permitido. Tal efeito deve se evitado por um isolamento térmico adequado ou um comprimento adequado do pescoço do tubo; 5. No caso de uma espessura de parede inferior a 1 mm, o dispositivo pode ficar exposto a condições ambientais que podem afetar negativamente a parede divisória. Um poço com uma espessura mínima adequada de parede pode ser usado; 6. Usando um poço/tubo, o dispositivo deve ser construído de uma forma que permita uma instalação que resulte em uma junta estanque (IP67) ou uma junta à prova de explosão (NBR IEC ) na direção da área de menor risco; 7. Os circuitos de um termopar multiponto coaxial devem ser considerados como ligados devido à sua construção. Uma análise específica deve ser feita para o uso seguro. Uma avaliação adicional como um sistema intrinsecamente seguro deve ser feita (p.ex., ligação de vários circuitos de transmissores diferentes, etc.); 8. Para a utilização de invólucros, estes devem possuir seus próprios Certificados de Conformidade ou devem obedecer aos seguintes requisitos mínimos: pelo menos IP20 (IP65 para poeira). Caixas com ligas de metais leves devem atender às cláusulas correspondentes das normas aplicáveis. Invólucros não-metálicos ou pintados devem, ainda, atender aos requisitos eletrostáticos das normas aplicáveis ou ter uma advertência correspondente; 9. As faixas de pressão e de temperatura do lado da conexão devem estar entre 0,8 e 1,1 bar e -20 C e +60 C. Fora destes limites este Certificado serve apenas como uma referência. Ensaios adicionais para aplicações especiais são recomendados; c) Os produtos devem ser instalados em atendimento às normas pertinentes de instalações elétricas para atmosferas explosivas;
7 Pagina 7/7 d) As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante; e) A marcação deve ser feita de acordo com a ABNT NBR IEC :2013 e deve ser colocada na superfície externa do equipamento, em local facilmente visível, sendo a mesma legível, durável, indelével e resistente a possível corrosão química; f) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação; g) Esta certificação refere-se única e exclusivamente aos requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, não abrangendo outros regulamentos eventualmente aplicáveis ao produto; h) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante. É válido apenas para os equipamentos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da IEx, invalida este Certificado; i) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Associação IEx Certificações e previstas no RAC específico da portaria N 179:2010 / Equipamentos Elétricos e Eletrônicos para Atmosferas Explosivas. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Histórico de revisões: Revisão Data Descrição 0 04/04/2011 Emissão inicial 1 17/05/2012 Atualização para a Portaria Inmetro 179:2010; atualização do nome do Organismo de Certificação que passou a ser Associação IEx Certificações; atualização dos documentos de certificação e transferência dos mesmos para o relatório de Avaliação da Conformidade RACT-Ex No A(79); atualização da marcação, da descrição do produto e inclusão dos relatórios originais do TÜV NORD. 2 06/02/2014 Inclusão de nova unidade fabril e atualização da etiqueta de marcação. 3 15/05/2015 Recertificação. Proposta: /R3, e * * * * * *
Termorresistências e termopares Versões intrinsecamente seguras, Ex i
Instruções de operação Termorresistências e termopares Versões intrinsecamente seguras, Ex i TÜV 10 ATEX 555793 X IECEx TUN10.0002 X 11-IEx-0008X Exemplos Instruções de operação para modelos TR e TC, Ex