Cromatografia Gasosa. Principles of Instrumental Analysis Skoog, West, Holler, Nieman. Thomson Learning; ISBN: Departamento de Química - PDF
Cromatografia Gasosa. Principles of Instrumental Analysis Skoog, West, Holler, Nieman. Thomson Learning; ISBN: Departamento de Química
Download "Cromatografia Gasosa. Principles of Instrumental Analysis Skoog, West, Holler, Nieman. Thomson Learning; ISBN: 0030020786. Departamento de Química"
Ruy Van Der Vinne Pinheiro
1 Capítulo X-5 Cromatografia Gasosa Principles of Instrumental Analysis Skoog, West, Holler, Nieman Thomson Learning; ISBN:
2 Na cromatografia de fase gasosa (GC) a amostra é volatizada e injectada numa coluna cromatográfica. A eluição é levada a cabo por um gás inerte (fase móvel). A fase móvel não interactua com a espécie que está a ser analisada, a sua função é única e exclusivamente de transporte. Existem dois tipos de cromatografia gasosa: cromatografia gás-sólido, GSC cromatografia gás-líquido, GLC Na cromatografia gás-sólido a fase estacionária é sólida e a espécie a analisar é adsorvida na fase estacionária. É uma cromatografia pouco utilizada. A cromatografia gás-líquido é baseada na partição da espécie a analisar entre a fase móvel gasosa e a fase líquida imobilizada na superfície de um sólido inerte. Muitas vezes esta cromatografia é designada incorrectamente por GC e tem um grande campo de aplicação. 2
3 p. e p. e A separação/quantificação de uma mistura de benzeno e ciclohexano é impossível por destilação fraccionada. Por Cromatografia de Fase Gasosa étrivial. 3
4 1940 CGS rudimentar CGL proposta (Martin e Synge) Separação de ácidos orgânicos por CGL: primeiro cromatógrafo (Martin e James) Primeiro equipamento comercial (Griffin & George) Detector por Densidade de Gás (Martin e James) Detector por Ionização em Chama (McWillian e Dewar) Detector por Captura de Eletrões (Lovelock e Lipsky) Colunas Capilares (Golay) 4
5 Cromatografia gás-líquido Instrumentação Hoje em dia existem cerca de 130 modelos diferentes de cromatógrafos gasosos, no entanto, podemos esquematizar os componentes básicos do seguinte modo: Garrafa de gás 2 - Injector (Vaporizador) de Amostra. 3 - Coluna Cromatográfica e Forno da Coluna. 4 - Detector. 5 Amplificação de Sinal. 6 - Registrador ou Computador Observação: em vermelho: temperatura controlada
6 Fase móvel gás arrastador O gás arrastador deve ser puro e quimicamente inerte, por exemplo hélio, azoto, hidrogénio. O tipo de detector usado determina qual o gás que se deve usar. Sistema de injecção da amostra A eficiência do processo cromatográfico depende do tamanho da amostra e da velocidade de injecção. A injecção lenta de grandes amostras causa alargamento das bandas, resultando numa má resolução. A amostra pode ser líquida ou gasosa mas depois tem que ser vaporizada antes de entrar na coluna. O método mais comum de injecção envolve o uso de uma micro seringa. A temperatura do injector deve ser suficientemente elevada para que a amostra se vaporize imediatamente, mas sem decomposição. Regra Geral: Tinj = 50 o C acima da temperatura de ebulição do componente menos volátil 6
7 Injector on-column Convencional Septo (silicone) 2 - Alimentação do gás arrastador 3 - Bloco metálico aquecido 4 - Ponta da coluna cromatográfica 7
8 Injeção on-column de líquidos Ponta da agulha da microseringa é introduzida no início da coluna. 2 - Amostra injectada e vaporizada instantâneamente no início da coluna. 3 - Plug de vapor de amostra forçado pelo gás arrastador a fluir pela coluna. 8
9 Colunas e fornos Existem dois tipos de colunas na cromatografia gasosa: colunas empacotadas colunas capilares As colunas empacotadas podem variar de comprimento desde de 120 a 150 cm, com diamêtros de 2 9 mm. O comprimento das colunas capilares pode ir de 30 a 300 metros, com diamêtros de 0.25 a 0.5 mm. De modo a que estas colunas caibam nos fornos, elas são enroladas com diamêtros de 10 a 30cm. 9
10 A temperatura da coluna é um parâmetro bastante importante e deve ser controlada com grande precisão. A temperatura óptima depende do ponto de ebulição da amostra e do grau de resolução requerido. De um modo geral, a resolução óptima está associada à temperatura mínima, no entanto ter em atenção que a diminuição de temperatura leva a um aumento do tempo de eluição. 10
11 Misturas complexas (constituintes com volatilidades muito diferentes) separadas isotermicamente: T coluna BAIXA: Componentes mais voláteis são separados. Componentes menos voláteis demoram a eluir, saindo como picos mal definidos. T coluna ALTA: Componentes mais voláteis não são separados. Componentes menos voláteis eluem mais rapidamente. 11
12 Efeito da temperatura na cromatografia gasosa a) isotérmica a 45ºC b) isotérmica a 145ºC c) programado para um gradiente de temperatura 30º - 180ºC. 12
13 O suporte sólido das colunas empacotadas imobiliza a fase líquida estacionária de modo a que esteja exposta à fase móvel. O suporte ideal deve ser constituído por partículas esféricas, pequenas, uniformes e inertes a elevadas temperaturas. O material de suporte mais usado é terra de diatomáceas. Fase estacionária fase líquida Propriedades da fase líquida imobilizada na coluna de cromatografia gáslíquida: baixa volatibilidade idealmente o ponto de ebulição do líquido deve se 100ºC acima da tempertura máxima de operação. estabilidade térmica inércia química valores de K apropriados. 13
14 Para que o tempo de retenção do soluto na coluna seja razoável, o soluto deve ter um certo grau de compatibilidade com a fase estacionária, ou seja o princípio igual dissolve igual, onde igual se refere à polaridade do soluto e da fase estacionária, deve verificar-se. As fases estacionárias polares contêm grupos funcionais tais como: -CN, -CO e OH, as não polares contêm hidrocarbonetos e dialquil siloxanos.os solutos polares incluem os alcoois, ácidos e aminas; os de polaridade média são os éteres, cetonas e aldeídos. Hidrocarbonetos saturados são solutos não polares. Quando a polaridade do soluto e da fase estacionária é semelhante, a ordem de eluição é determinada pelo ponto de ebulição dos eluentes. 14
15 Detectores Um detector ideal para cromatografia gasosa, tem que ter as seguintes caraterísticas: baixo limite de detecção resposta linear com a concentração resposta uniforme calibração simples resposta rápida nível de ruído baixo Quantidade mínima detectável Massa de uma substância que gera um pico com altura igual a três vezes o nível de ruído SINAL (S) S N = 3 RUÍDO (N) 15
16 Interface com Métodos Espectroscópicos A cromatografia gasosa é muitas vezes acoplada a técnicas selectivas espectroscópicas e electroquímicas, originando métodos extremamente úteis na identificação de componentes de misturas complexas. As interfaces mais utilizadas são: Cromatografia gasosa/espectrometria de massa GC/MS Cromatografia gasosa/espectroscopia de infra-vermelho com transformada de Fourier GC/FTIR. 16