O primeiro analisador portátil do mundo a fornecer conteúdo de carbono acaba de ficar melhor. O carbono SciAps Z-902 é a chave para análises sólidas em campo para ligas. Confirme o tipo de liga e inoxidável da série 300 nas séries L, H e S da grade. Determine os equivalentes de carbono para soldagem. Realize a verificação do material antes e depois da fabricação.
O Z-902 “C” é um analisador NDT / PMI dedicado para o conteúdo de carbono e uma ampla gama de ligas e bases de ligas. Possui 2 espectrómetros (em vez de um no 901) para estender a faixa espectral até 190 nm com alta resolução, especificamente para medir o teor de carbono em aços, aço inoxidável e outras ligas. Calibrado de fábrica para um conjunto de 15-20 elementos em 7 bases de liga comuns: bases de alumínio, aço, inoxidável, níquel, cobalto, titânio e cobre. Bases ou calibrações adicionais podem ser adicionadas pela fábrica ou pelo usuário.
Identificação de aços inoxidáveis ​​e aços de baixa liga, incluindo análise de carbono até 70 ppm e cálculos instantâneos de CE (equivalentes de carbono).
PMI e NDT
Confirmam o tipo de liga e aços inoxidáveis ​​da série 300 nas séries L, H e S. Carbono equivalente para soldagem. Verificação do material pré e pós-fabricação. Validando relatórios de teste da fábrica. Verificação de materiais em fábricas de produtos químicos e refinarias. Reavaliação de embarcações.
Classificação do gerenciamento da integridade do duto. Determinando os equivalentes de carbono. Validando MTRs.
Produção de aço
Peneirar material de sucata de entrada. Controle de qualidade em processo. Resolvendo confusões de materiais. Triagem rápida do material no EAF para conformidade com o calor.
Especificações
Modelo
Z-902
Exibição Tela sensível ao toque colorida de alto brilho de 2,7 polegadas, legível em todas as condições. Visor traseiro para fácil visualização dos resultados
Faixa espectral 190-440 nm
Elementos Mensuráveis Elementos comuns para a maioria das aplicações, incluindo elementos leves Be, B. Exclui C, Li, Na, mais carbono.
Melhor Aplicação Ideal para análise de carbono em aço e ligas de níquel e inoxidável L, H-grade. Também mede elementos gerais de liga e equivalentes de carbono, resíduos. NÃO mede Li.