Analisador de Mercúrio com Pirolisador
O analisador de mercúrio com pirolisador de grande comprimento óptico de célula analítica e janelas aquecidas da célula analítica foi desenvolvido para determinação direta de mercúrio (não são necessários procedimentos de pré-tratamento) em amostras orgânicas complexas no nível de poucos µg / kg.
O uso do espectrômetro com correção de fundo e um atomizador de catalisador de duas câmaras desenvolvido permite a análise direta de amostras de matriz complexa.
O atomizador consiste em duas câmaras. O primeiro é para evaporação de líquido e pirólise de amostras sólidas. A segunda câmara é continuamente aquecida a cerca de 800 °C. Lá, todos os compostos de mercúrio são dissociados e os compostos de fumaça e interferência são estourados.
A unidade de fonte de alimentação do acessório fornece velocidade de fluxo de ar estável e temperatura de câmaras e célula analítica.
Método - Espectrometria de absorção atômica.
Assunto Limite de detecção, µg / kg
Amostragem, mg
Petróleo e derivados de petróleo
Legumes (frutas)
Coloque a amostra (de 20 a 300 mg) na unidade de amostra. Ligue a integração da célula analítica e insira unidade de amostra no acessório PYRO-915 +. A integração será concluída em 60 a 120 segundos quando o sinal analítico voltar para a linha de base.
É baseado na atomização do mercúrio contido na amostra em um anexo de decomposição térmica PYRO-915 + e subsequente medição da absorção da radiação de ressonância de 254 nm por átomos de mercúrio usando correção de Zeeman para absorção de fundo.
Determinação direta de mercúrio (não são necessários procedimentos de pré-tratamento) em amostras líquidas e sólidas (incluindo amostras orgânicas complexas de matriz): águas residuais, sangue, alimentos, óleo e derivados de petróleo, sedimentos de fundo, rochas etc .;
Determinação rápida do mercúrio sem a sua acumulação preliminar numa armadilha de ouro;
Ampla faixa de medição dinâmica: 5 ordens de grandeza;
A temperatura variável da câmara de decomposição permite a seleção da atomização ótima. Modos predefinidos para vários tipos de amostras são incorporados no programa;
A célula analítica aquecida exclui interferências mesmo para uma amostra com alto teor de substâncias orgânicas e cloretos;
Aumentar a função aquecida (aquecimento gradual do atomizador) permite controlar a integridade da liberação de mercúrio da amostra;
Monitorar a absorção de fundo durante a medição permite a seleção efetiva do peso permissível das amostras de qualquer composição, evitando assim erros de análise;
Visualização da saída de mercúrio da amostra, interface de computador fácil de usar;
O coeficiente de calibração é definido usando uma amostra padrão contendo mercúrio de qualquer composição, alta estabilidade de calibração;
Controle automático da taxa de fluxo de ar, nenhum gás de portador é necessário.
O analisador de mercúrio com acessório pirolisador pode ser usado em indústrias de alimentos e refino de petróleo, medicina, para controle sanitário e ambiental.