Instrumentação temperatura - INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA INDÚSTRIA PARA MEDIÇÃO E...
Temperatura: Grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico.
Energia Térmica: É a somatória das energias cinéticas dos seus átomos, e além de depender da temperatura, depende também da massa e do tipo de substância.
Calor: É a energia que é transferida entre um sistema e seu ambiente, devido a uma diferença de temperatura que existem entre eles.
Termometria: "Medição de Temperatura", é o termo mais abrangente que inclui tanto a pirometria como a criometria. Pirometria: Medição de altas temperaturas, na faixa que os efeitos de radiação térmica passam a se manifestar.
Criometria: Medição de baixas temperaturas, ou seja, aquelas próximas ao zero absoluto de temperatura.
Condução (sólidos): Transferência de calor por contato físico.
Convecção (líquidos e gases): Transmissão ou transferência de calor de um lugar para outro através de um deslocamento de material.
Radiação (sem contato físico): Emissão contínua de energia de uma corpo para outro, através do vácuo ou do ar.
A escala Celsius, que divide a medição de temperatura em 100 partes iguais, denominadas graus Celsius é de uso universal, e a Fahrenheit, que é dividida em 180 partes iguais denominados graus Fahrenheit, é usada em muitos paises de língua inglesa. Tanto Celsius como Fahrenheit, são escalas relativas.
O físico irlandês William Thomson (Lorde Kelvin) chegou à conclusão de que, se a temperatura mede a agitação das moléculas, então a menor temperatura possível aconteceria quando as moléculas estivessem em repouso absoluto. A esse estado de repouso térmico chamamos zero absoluto. Baseado no conceito de temperatura, ele criou a Escala Absoluta, conhecida como Escala Kelvin.
Escalas Relativas e Absolutas Temperatura
Escalas Relativas e Absolutas Temperatura Escalas Relativas e Absolutas Temperatura
Termômetro de Dilatação Volumétrica
Dilatação volumétrica de um líquido dentro de um recipiente fechado, com o aumento da temperatura.
Temperatura Termômetro de Dilatação Volumétrica
Termômetro de Vidro de Mercúrio – amplamente usado em laboratórios, oficinas e quando protegidos na área industrial.
Termômetro Metálico de Mercúrio – bastante usado em áreas industriais como indicador local.
Temperatura Termômetro de expansão
Temperatura Termômetro "Capela"
Proteção de alumínio anodizado e haste de latão de 25 a 1000 m, rosca opcional, capilar redondo branco ou amarelo, conforme norma DIN.
A alteração da temperatura varia a pressão do gás conforme a Lei dos gases perfeitos (Gay-Lussac), sendo o volume constante.
O elemento de medição pode ser do tipo Bourdon, Espiral ou Helicoidal.
Aplicação: Para processos químicos e petroquímicos, alimentícios, papel e celulose.
Termômetro de Expansão de Gás Temperatura
Tipos de Gás de Enchimento: -Hélio (He);
-Dióxido de Carbono (CO2). Material de Construção do bulbo e capilar:
-Aço, Aço inox, Cobre, Latão e Monel.
Material de Construção do Elemento de Medição: Cobre-Berílio, bronze fosforoso, aço e aço inox.
Termômetro Bimetálico Termômetro Bimetálico
Temperatura Termopares (thermocouples)
O fenômeno da termoeletricidade foi descoberto em 1821 por
T. J. Seebeck, quando ele notou que em um circuito fechado formado por dois condutores metálicos e distintos A e B, quando submetidos a um diferencial de temperatura entre as suas junções, ocorre uma circulação de corrente elétrica ( i ).
A existência de uma força eletro-motriz (F.E.M.)EAB no circuito é conhecida como Efeito Seebeck, e este se produz pelo fato de que a densidade de elétrons livres num metal, difere de um condutor para outro e depende da temperatura. Quando este circuito é interrompido, a tensão do circuito aberto (Tensão de Seebeck ) torna-se uma função das temperaturas das junções e da composição dos dois metais.
O elemento termopar consiste em dois fios de diferentes ligas metálicas, emendados juntos num ponto onde será medida a temperatura. Esta junção gera uma pequena tensão quando aquecida. Esta tensão é em função da temperatura da junção.
A relação entre a temperatura da junção e a tensão de saída varia para diferentes tipos de termopares.
No instrumento de medição, a tensão do termopar na junta de referência depende do material do fio do termopar a da diferença de temperatura entre a junção sensora e a junção de referência.
A temperatura da junção de referência deve ser mantida constante. Se isto não for possível, a conexão do termopar ao instrumento de medição deve ser feita usando um cabo de compensação . Por este método, o sinal de saída do termopar pode ser transmitido, para temperatura acima de 200°C , sem perda significantes de precisão.
Temperatura NBR 12771- Tabela de referência de Termopares
Objetivo: Esta norma estabelece as tabelas de referência usadas na conversão de força eletromotriz térmica gerada pelo termopar em função da temperatura .
Termopar tipo R (0 a 1600°C): Composto de platina pura(-) e uma liga de platina(+) contendo um teor de ródio o mais próximo possível de 13% em peso.
Termopar tipo S (0 a 1600°C): : Compostos de platina pura(-) e uma liga de platina(+) contendo um teor de ródio o mais próximo possível de 10% em peso
Termopar tipo B (600 a 1700°C): : Feito de ligas cujas composições nominais em peso são platina - 30% ródio(+) e platina - 6% ródio(-).
Termopar tipo J (-40 a 750°C): : Compostos de ferro comercialmente puro(+) e uma liga de níquel(-) contendo 45% a 60% de cobre em peso, conhecida com constantan.
Termopar tipo T (-200 a 350°C): : Compostos de cobre comercialmente puro(+) e uma liga de níquel(- ) contendo 45% a 60% de cobre em peso.
Termopar tipo E (-200 a 900°C): : Compostos de ligas comerciais do tipo níquel-cromo(+) e níquelcobre(-).
Termopar tipo K (-200 a 1200°C): : Compostos de ligas comerciais do tipo níquel-cromo(+) e níquelmanganês-silício-alumínio(-).
Termopar tipo N (-200 a 1200°C): : Compostos de ligas níquel-cromo-silício(+) e níquel-silício(-).
Temperatura Curvas características de Termopares
Temperatura Fios e cabos de extensão e compensação
Fios e cabos de extensão e compensação (ou fios e cabos compensados), nada mais são que outros termopares, cuja função além de conduzir o sinal gerado pelo sensor, é a de compensar os gradientes de temperatura existentes entre a junção de referência (cabeçote) do sensor e os bornes do instrumento, gerando um sinal proporcional de milivoltagem a este gradiente.
Fios e Cabos de Extensão são condutores fabricados com as mesmas ligas dos termopares a que se destinam; portanto apresentam a mesma curva F.E.M. x temperatura. Os fios e cabos de extensão são usados com os termopares de base metálica ou básicos tipo T, J, E e K. Apesar de possuírem as mesmas ligas dos termopares, apresentam um custo menor devido a limitação de temperatura que podem ser submetido, pois sua composição química não é tão homogênea quanto a do termopar.
temperatura dos termopares
Fios e Cabos de Compensação são os condutores fabricados com ligas diferentes dos termopares a que se destinam, mas também apresentando a mesma curva F.E.M. x São usados principalmente com os termopares nobres (feitos a base de platina) tipos S e R, porém pode-se utilizá-lo em alguns termopares básicos e com os novos tipos que ainda não estão normalizados.
Temperatura Cores de Termopares
Temperatura Cabeçotes
interfiram no sinal gerado por ele
A função do cabeçote é a de proteger os contatos do bloco de ligação, facilitar a conexão do tubo de proteção e do conduíte, além de manter uma temperatura estável nos contatos do bloco de ligação, para que os contatos feitos de materiais diferentes do termopar não
- O Cabeçote a Prova de Tempo, é um cabeçote mais robusto, indicado ambientes onde é necessário a proteção contra os efeitos do meio ambiente como umidade, gases não inflamáveis, poeiras, vapores e vedação (gaxetas), que fazem a vedação contra o tempo, vapor, gases e pó. Seu corpo é feito de alumínio ou ferro fundido com sua tampa rosqueada para maior proteção.
Temperatura Poços Termométricos
O poço termométrico tem a função de proteger os termoelementos contra a ação do processo (ambientes agressivos, esforços mecânicos entre outros).
É fornecido com meio para ligação estanque do processo, ou seja, veda o processo contra vazamentos, perdas de pressão, contaminações e outros.
Genericamente usa-se o poço onde as condições do processo requisitam alta segurança e são críticas tais como altas temperaturas e pressões, fluidos muito corrosivos, vibrações e alta velocidade de fluxo.
As termoresistências ou bulbos de resistência ou termômetros de resistência ou RTD, são sensores que se baseiam no princípio da variação da resistência ôhmica em função da temperatura. Elas aumentam a resistência com o aumento da temperatura. Seu elemento sensor consiste de uma resistência em forma de fio de platina de alta pureza, de níquel ou de cobre (menos usado) encapsulado num bulbo de cerâmica ou vidro.
Termoresistência de Platina Pt100 Temperatura
A mais utilizada é a platina pois apresenta uma ampla escala de temperatura, uma alta resistividade permitindo assim uma maior sensibilidade, um alto coeficiente de variação de resistência com a temperatura, uma boa linearidade resistência por temperatura e também ter rigidez e ductibilidade para ser transformada em fios finos, além de ser obtida em forma puríssima. Faixa de trabalho de -200 a 600ºC. Aplicações típicas:
-Processos industriais -Aquecedores d'água (Boilers)
-Sistemas de aquecimento
-Sistemas de ventilação
-Fogões
Ponte de Wheatstone A ponte de Wheatstone, quando apresenta uma relação de resistência R1 . R3 = R2 . R4 , esta se encontra balanceada ou em equilíbrio e desta forma não circula corrente pelo galvanômetro pois os potenciais nos pontos A e B são idênticos.
Pt100 Ligação a dois fios Temperatura
Pt100 Ligação a três fios Temperatura
Vantagens e Desvantagens de Termoresistência x Termopar
a) Possuem maior exatidão dentro da faixa de utilização do que os outros tipos de sensores.
e) Se adequadamente protegido ( poços e tubos de proteção ), permite a utilização em qualquer ambiente.
f) Curva de Resistência x Temperatura mais linear. g) Menos influenciada por ruídos elétricos.
Desvantagens: a) São mais caras do que os sensores utilizados nesta mesma faixa. b) Range de temperatura menor do que os termopares. c) Deterioram-se com mais facilidade, caso se ultrapasse a temperatura máxima de utilização. d) É necessário que todo o corpo do bulbo esteja com a temperatura estabilizada para a correta indicação. e) Possui um tempo de resposta mais alto que os termopares. f) Mais frágil mecanicamente g) Autoaquecimento, exigindo instrumentação sofisticada.
Temperatura Vantagens e Desvantagens de Termoresistência x Termopar
Sensor de entrada programável: termopares tipos J,K,T,N,E,R,S e RTD Pt100. Saída 4-20mA a 2 fios. Alimentação: 12 até 30 V. Saída de corrente linearizada e com compensação de junta-fria para termopares. Pt100 a 2 ou 3 fios, com linearização. Exatidão: ±0.2% do fundo de escala para Pt100 e 0.3% do fundo de escala para os termopares. Temperatura de trabalho:-40 to +85ºC. Proteção para quebra de sensor programável para início ou fim da escala.
Temperatura Transmissor
Termômetros Portáteis Temperatura
Temperatura Medição por Infravermelho
A tecnologia infravermelha não é um fenômeno novo, ela tem sido utilizada com sucesso em setores industriais e de pesquisa durante décadas, mas inovações tem reduzidos custos, ampliado a confiabilidade, e resultou em sensores infravermelhos para medição de temperatura sem contato.
Quais as vantagens da medição de temperatura sem contato ? É rápida (na faixa de ms), permitindo mais medições e acumulação de dados
Medições podem ser feitas em objetos perigosos ou fisicamente inacessíveis (partes com altavoltagem, medições a grande distância)
Facilidade de medição quando o alvo está em movimento
Medições de altas temperaturas(maiores que 1300°C) não apresentam problemas. Em casos similares, termômetros comuns não podem ser utilizados ou tem a sua vida útil reduzida
Em casos de maus condutores de calor como plástico e madeira, medições são extremamente precisas sem distorções dos valores, se comparado com medições com termômetros de contato
Não há risco de contaminação e efeito mecânico na superfície dos objetos
Em suma, as principais vantagens da medição de temperatura por infra-vermelho são a velocidade, ausência de interferência e possibilidade de medição de altas temperaturas até 3000°C. Lembrando que apenas temperaturas na superfície dos materiais podem ser medidas.
Os termômetros de infra-vermelhos podem ser comparados ao olho humano. As lentes do olho representa a parte ótica que faz com que a radiação(fluxo de fótons) vindos dos objetos pela atmosfera, alcancem a camada fotossensível (retina). Isto é convertido em um sinal que é enviado ao cérebro.