Máscara de Proteção Respiratória 3M 9320 + BR CA 30592 | Comprar Máscara de Proteção 9320 N95
5 Máscaras de Proteção Respiratória Aura 3M 9320 + BR CA 30592
Máscara de Proteção Respiratória 3M 9320 + BR CA 30592 Equivalente a N95 é para indicada para a proteção das vias respiratórias...
Fabricante: 3M do Brasil
De R$ 112,00 Por R$ 100,00
Máscara de Proteção Respiratória 3M 9320 N95 + BR CA 30592
As máscaras respiratórias com classificação PFF2 seguem a norma brasileira (ABNT/NBR 13698:1996) e a europeia e apresentam eficiência mínima de filtração de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, enquanto os respiradores com a classificação N95 seguem a norma americana e apresentam eficiência mínima de filtração de 95% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos. Portanto, respiradores PFF2 e N95 apresentam níveis de proteção equivalente. Todas as máscaras possuem EFB – Eficiência de Filtração Bacteriológica > 99%
O respirador é composto basicamente por três camadas: parte interna de sustentação, composta de não-tecido em fibras sintéticas, sobre esta é montado o meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletrostaticamente, e a parte externa do respirador composta por um não-tecido que protege o meio filtrante evitando que as fibras se soltem. Neste conjunto no formato dobrável três painéis, são incorporadas 2 bandas de elástico, uma tira de espuma, e um grampo de ajuste nasal necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário.
Máscara de Proteção Respiratória indicação de uso:
- Indicado para proteção das vias respiratórias dos trabalhadores da área da saúde contra exposição de agentes biológicos causadores de diversas doenças , e certos aerodispersóides em faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser entre outros instrumentos médicos elétricos.
- Proteção das vias respiratórias em procedimentos com risco de projeções de sangue entre outros fluidos corpóreos potencialmente contagiosos. Neste caso é recomendado o uso dos demais equipamentos de segurança.
- Este respirador oferece EFB – Eficiência de Filtração Bacteriológica > 99% e resistência a penetração de sangue e outros fluidos corpóreos.
DESEMPENHO RESPIRADOR PFF-2 (S) – 9320+BR
É indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas não oleosas, e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e, para tanto, deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 (Equipamentos de Proteção Respiratória – Peça Semifacial Filtrante para Partículas):
- Resistência máxima à respiração(2): o Inalação (a 95 litros/min): 240 Pa o Exalação (a 160 litros/min): 300 Pa