Bureta Digital SOLARUS - HIRSCHMANN - Alpax
Bureta Digital SOLARUS - HIRSCHMANN
Escolha uma opçãoBureta Digital SOLARUS - HIRSCHMANN - 10ml - cod. 9392010Bureta Digital SOLARUS - HIRSCHMANN - 20ml - cod. 9392020Bureta Digital SOLARUS - HIRSCHMANN - 50ml - cod. 9392050 Limpar
Bureta Digital SOLARUS - HIRSCHMANN quantity
Bureta Digital SOLARUS, capacidade 10, 20 ou 50 ml, Marca Hirschmann, procedência Alemanha.
A nova bureta digital da Hirschmann Laborgerate estabelece novos padrões na titulação manual. Revolucionária: os painéis solares integrados fornecem a energia para os componentes eletrônicos e o mostrador. Ou seja, não há mais carga nem troca de baterias;
Solar: Alimentação de energia através de painéis solares: sem baterias, sem necessidade de carga;
Intuitivo: Grande mostrador de cristal líquido de fácil leitura;
Quick-Cal: Calibração individual;
Testado: Certificado individual de qualidade, conformidade certificada;
Memória não volátil: Memorização permanente da calibração padrão;
Ergonomia perfeita: Trabalho eficiente e não cansativo;
Estabilidade: Unidade de descarga estável;
Facilidade de utilização: Todos as válvulas são facilmente intercambiáveis;
Versátil: Conexão Luer-Lock para filtro, tubo seco, etc;
Seguro: Sem perda de reagente devido ao sistema de recirculação de meios;
Layout prático: O dispositivo gira livremente;
Intervalos de titulação: 10ml;
Faixa de volume: 0,01 ml a 50,00 ml;
Precisão do volume: preciso e reprodutível com absoluta precisão (R) de 0,2% e desvio padrão (CV) de 0,1%;
Êmbolo: composto de Teflon ECTFE, PTEE;
Cilindro: predominantemente inerte e isentas de desgaste, a esfera e o assento são feitos de vidro de borossilicato, a mola das válvulas de Hastelloy;
Componentes de plástico: todos os componentes entram em contato com os meios são fabricados com plásticos fluorados altamente inertes: os blocos e as carcaças das válvulas são feitos de ECTFE, o tubo de aspiração e o tubo de dosagem são feitos de FEP;
Esterilização: todos os componentes que entram em contato com os meios incluindo a unidade de descarga são esterilizáveis com vapor (121°C);
Resistência à ruptura: um invólucro protetor completamente fechado, feito de plástico, com um visor de vidro transparente, protege contra a ruptura;
Documentação de teste: cada solarus é individualmente testado e certificado com um número de série individual;
Interface serial bidirecional (RS 232) para anotar as titulações realizadas, posterior processamento dos dados da titulação e introdução do fator de calibração específico do usuário.