Herman de Sequeira Teixeira
1 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO Portaria INMETRO/DIMEL/nº 092 de 17 de julho de O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea " g ", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve: Aprovar, para venda direta ao público, o modelo LIBRA de balança automática, eletrônica, digital, computadora de preços, marca MORETTI, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas. 1 CARACTERÍSTICOS DO MODELO: 1.1 Fabricante: Andrés Moretti e Hijos (A.M) S.A. Endereço: Administração e Vendas - Carlos Calvo, 2740/42 (1230) Buenos Aires / Argentina - Tel: : Fax Representante: Obras Comércio e Serviços Ltda. Endereço: Rua Flausino Gomes, 85 - Conj Brooklin - São Paulo SP CEP: Descrição: Balança automática, eletrônica, digital, computadora de preços, constituída basicamente por dispositivo receptor de carga (prato em aço inox) dispositivo medidor de carga (célula de carga) e dispositivo indicador contendo dois visores. 1.4 Marca: MORETTI 1.5 Modelo, carga máxima, menor divisão, carga mínima, dimensões do dispositivo receptor de carga: Constantes do quadro abaixo. Modelo Carga Máxima kg Menor Divisão g Carga Mínima g Dimensões do Prato (cm) LIBRA ,5 x 23,5 1.6 Dispositivo indicador: Eletrônico digital do tipo fluorescente, com dígitos de sete segmentos cada, que fornecem as seguintes informações: Massa medida: Indicada por meio de até 05(cinco) dígitos do tipo fluorescentes, de 13mm de altura e 7mm de largura Preço por kg: Indicado por meio de até 05 (cinco) dígitos do fluorescentes, com indicações de preços entre R$ 0,01 a R$ 999, Total a pagar: Indicado por meio de até 06 (seis) dígitos do tipo fluorescentes, com indicações de preços entre R$ 0,01 a R$ 9999, Subcarga: Indicada através da visualização do sinal negativo, acompanhado do ponto decimal de cada dígito, permanecendo aceso somente o mostrador do Preço/kg, significando alívio no dispositivo medidor de carga.
2 1.6.5 Sobrecarga: Indicada através da desativação dos mostradores, mantendo aceso o ponto decimal de cada dígito, bem como os dígitos do mostrador do preço/kg, significando que a carga aplicada é superior a carga máxima do instrumento Outra indicação: a) Sinal sonoro - acionado quando pressionadas as teclas Legendas: a) ZERO - localizada no visor da massa medida, quando indicada através de led luminoso, significa que o dispositivo de retorno a zero automático e semi-automático deve estar dentro do limite de ± 1/4 do valor da menor divisão; b) TARA - localizada no visor da massa medida, quando indicada através de led luminoso, significa que o dispositivo de tara está em operação e que o resultado da medição indicada está subtraído o valor da tara; c) TOTAL A PAGAR (R$) - localizada no visor do total a pagar, quando mostrada por led luminoso, significa que o valor indicado é referente ao total a pagar; d) TROCO - localizada no visor do total a pagar, quando mostrada por led luminoso, significa que o valor indicado em reais é referente ao TROCO; e e) R$ - localizada no visor do preço por kg, quando mostrada por led luminoso, significa que a unidade monetária utilizada para o cálculo po preço por kg, total a pagar e troco, é o real; f) PACOTES (PA) - localizada no visor do preço por kg, quando mostrada simultaneamente com a mensagem PA, por led luminoso, intermitentemente, seguida do número de pacotes memorizados até o momento, significa que está sendo realizada uma adição ou uma totalização (tecla "+" ou da "TL"); h) Peso kg - gravada na mascara do mostrador da massa medida, para indicar que o valor da massa está sendo indicado em quilograma. 1.7 Dispositivos complementares: Teclas: a) "0 a 9" - para digitar valores de preço por kg e outras informações para configuração de operação do instrumento; b) "C" - para cancelar valores digitados erroneamente; c) "AD" - SEM FUNÇÃO; d) "T" - para acionar o dispositivo de tara até 9,995kg; e desativar a função tara com o dispositivo receptor de carga descarregado; e) "+" - para adicionar valores de preço por kg ao módulo totalizador de preços e somar o número de operações de compra ao módulo memória; f) " TL " - para acionar o módulo totalizador de preços, pacotes e calcular o troco (mantendo o módulo pesador inoperante), devendo, após ter sido acionado, cancelar todos os dados anteriormente memorizados; e g) "Z" - para acionar o dispositivo semi-automático de retorno a zero Dispositivo de tara semi-automático, do tipo subtrativo, quando acionado indica, após retirada a carga, o valor da tara com o sinal negativo Dispositivo de retorno a zero do tipo automático e semi-automático, limitado em até ± 4% do valor da carga máxima Dispositivo de alimentação elétrica de 220V (corrente alternada), de 50/60 Hz de freqüência, com. 2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADES DOS MATERIAIS: 2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do processo nº /94.
3 3 RESTRIÇÃO: 3.1 A entrada em operação das funções e/ou chaves de programação, e tecla sem função, citada no item 1.7.1, esta condicionada a prévia autorização do INMETRO. 4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS: 4.1 O modelo a que se refere a presente Portaria deverá trazer, em local de fácil visibilidade, as seguintes inscrições: a) marca ou nome do fabricante; b) nome do representante; c) endereço do representante; d) designação do modelo; e) nº de série e ano de fabricação; f) nº da Portaria de Aprovação de Modelo; g) carga máxima; h) carga mínima; e, i) menor divisão; 4.2 As inscrições relativas as alíneas "g", "h" e "i", do item 4.1, deverá o constar no dispositivo indicador, próximo ao resultado da pesagem. 5 CONTROLE METROLÓGICO: 5.1 Verificações e tolerâncias: Conforme Portaria MTIC nº 63/44 e normas de procedimentos pertinentes. 5.2 Marca de verificação: Identificadora do Órgão Metrológico e do ano da execução do exame, será aposta na parte frontal da balança. 5.3 Marca de selagem: Nas verificações será selados os pontos indicados no desenho anexo à presente Portaria. 6 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA: 6.1 Vista do dispositivo indicador em coluna da balança modelo LIBRA. 6.2 Vista das travas que impossibilitam a retirada do teclado da balança modelo LIBRA. 6.3 Vista superior do plano de selagem e teclado da balança modelo LIBRA. 7 ENTRADA EM VIGOR: 7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Roberto Luiz de Lima Guimarães Diretor de Metrologia Legal
4 DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 092 DE 17 DE julho DE 1995 FABRICANTE: ANDRES MORETTI E HIJOS S.A. VISTAS SUPERIOR DO PLANO DE SELAGEM E TECLADO DA BALANÇA MODELO LIBRA COTAS EM: ESCALA: ANEXO: 01
5 DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 092 DE 17 DE julho DE 1995 FABRICANTE: ANDRES MORETTI E HIJOS S.A. VISTA DO DISPOSITIVO INDICADOR EM COLUNA DA BALANÇA MODELO LIBRA COTAS EM: ESCALA: ANEXO: 02
6 DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 092 DE 17 DE julho DE 1995 FABRICANTE: ANDRES MORETTI E HIJOS S.A. VISTA DAS TRAVAS QUE IMPOSSIBILITAM A RETIRADA DO TECLADO DA BALANÇA MODELO LIBRA COTAS EM: ESCALA: ANEXO: 03