Testador de dureza de frutas - PDF Download grátis
Download "Testador de dureza de frutas"
Leonor Viveiros Fagundes
1 Guia do Usuário Testador de dureza de frutas Modelo FHT200
2 Introdução Parabéns pela sua compra do Testador de Dureza de Frutas Modelo FHT200 da Extech. O testador é usado para medir a dureza (maturação) de frutas como maçãs, peras, morangos e uvas. Usuários incluem departamentos de pesquisa científica de frutas, produtores de frutas, fazendas de frutas e escolas e universidades agrícolas para melhorar a qualidade das frutas,as colheitas, armazenamento, e transportes dos produtos. O testador ajuda para avaliar o grau de maturidade das frutas. Este medidor profissional, com o devido cuidado, irá proporcionar anos de serviço confiável e seguro. Funcionalidades Capacidade máxima: 20,00 Kg / 44,10 lb / 196,10 Newton. Unidades: Kg/lb/Newton Inclui um sensor de célula de carga de alta precisão Display digital com função de manter Pico para medição fácil Tensão ou compressão Display positivo / reverso Grande display LCD com luz de fundo Interface RS-232/USB para computador Conjunto completo com estojo rígido e quatro pontas (3 mm, 6mm, 8 mm, 11 mm) Cabo USB opcional e software de aquisição de dados Manter Pico (carga máx.) pode ser mantido em exibição durante a medição O botão Zero pode operar em modo normal e em modo de "manter pico" Potencialidade de controle de zero (tara) em capacidade total Tempo de resposta Fast/Slow (Rápido/Lento) Baixo consumo de energia para longa duração da bateria Circuito de microprocessador & transdutor exclusivo de célula de carga Proteção contra sobrecarga Soquete de entrada para adaptador de energia CC 9 V 2
3 Descrição do Medidor 1. Parafuso de montagem da ponta de medição 2. Indicador de seleção rápida 3. Display LCD 1 4. Botão FAST/SLOW (Rápido/Lento) 2 5. Botão de exibição reversa no LCD 3 6. Chave selecionadora de unidades 4 Kg/Newton/LB 5 7. Botão OFF/ON/PEAK HOLD (Desligado/Ligado/Manter Pico) 8. Saída de terminal RS Botão de luz de fundo do LCD Botão Zero 11. Compartimento da bateria (traseira) 12. Soquete de entrada para adaptador de energia CC 9 V Ponta de 11 mm 14. Ponta de 8 mm 15. Ponta de 6 mm 16. Ponta de 3 mm FAST
4 Operação Preparação para Medição 1. Selecione e instale a ponta a mais adequada para a fruta a ser testada. 2. Deslize a chave de alimentação para a posição "I" para ligar o medidor. 3. Se o display do medidor continuar em branco ou o indicador de bateria fraca Lo aparecer no display, substitua as pilhas. 4. Os testes de dureza de frutas usam a função de compressão do medidor. A função de tensão (pull) é exibida com um símbolo "-" e não é normalmente utilizado para ensaios de dureza da fruta. 5. Para os resultados mais repetíveis, coloque a fruta contra uma superfície firme quando fizer medições. 6. Pressione a ponta de medição perpendicular contra a superfície das frutas. Não meça em um ângulo. Seleção da Ponta Existem quatro diâmetros de pontas: 3 mm, 6 mm, 8 mm e 11 mm. Qual a ponta que deve ser usada se baseia na experiência do usuário, no tipo de fruta ou vegetal, o local onde a fruta foi cultivada e a maturação da fruta. Sempre registre a ponta utilizada com resultados de medição para estabelecer ótimos resultados de testes e garantir a repetibilidade da medição. As recomendações gerais são: 3 mm Frutas pequenas, bagas 6 mm Frutas duras, uvas 8 mm Frutas firmes, peras 11 mm Maçãs Preparação das Frutas Para a maioria das medições, a remoção da pele é recomendada. 4
5 Medição de Pico O modo de pico é o modo mais usado para testes de dureza das frutas. 1. Instale uma ponta. 2. Deslize a chave de energia (POWER) para a posição Peak H. 3. Selecione as unidades de medida (gramas/quilogramas, onças/libras, ou newtons) usando a chave seletora de unidades. 4. Pressione o botão ZERO para zerar o display. 5. Selecione a resposta FAST(Rápido) ou SLOW(Lento). FAST é a velocidade preferida para testes de dureza das frutas. 6. Alinhe corretamente a ponta e a fruta e então lentamente aumente a pressão aplicada contra a fruta. 7. Quando a ponta atravessa a superfície, a força vai reduzir e o valor de pico, que é a leitura mais alta encontrada, será mantida no display. 8. Pressione o botão ZERO para limpar o display para a próxima medição. Modo de Medição Normal 1. Instale uma ponta. 2. Deslize a chave de energia (POWER) para a posição I. 3. Selecione as unidades de medida (gramas/quilogramas, onças/libras, ou newtons) usando a chave seletora de unidades. 4. Pressione o botão ZERO para zerar o display. 5. Selecione a resposta FAST (Rápido) ou SLOW (Lento). FAST (Rápido) é a velocidade preferida para testes de dureza das frutas. 6. Alinhe corretamente a ponta e a fruta e então lentamente aumente a pressão aplicada contra a fruta. 7. Observe o display para monitorar a força aplicada. Luz de fundo do LCD O recurso de luz de fundo fornece iluminação do display quando o medidor é usado à noite ou em áreas mal iluminadas. Pressione e segure ( > 2 segundos ) o botão até que a luz de findo do LCD fique ligado (ON). A luz de fundo se desliga automaticamente após cerca de 6 segundos. Display Reverso O recurso Display Reverso vira a tela de cabeça para baixo para permitir uma leitura fácil dos resultados, independentemente da direção em que o medidor é segurado durante a medição. Fast-Slow (Rápido/Lento) O recurso Fast-Slow (Rápido/Lento) seleciona o tempo de resposta do medidor. Resposta lenta calculará a média de leitura durante um maior período de tempo e resposta rápida irá exibir mudanças mais rápidas. FAST aparece no display quando é seleccionado, nenhuma indicação de exibição aparece para SLOW. Interface RS232 PC/USB Software opcional disponível para registros, criar gráficos e salvar os dados medidos. 5
6 Manutenção Substituição das Baterias A indicação de bateria fraca aparece no LCD como "Lo". Substitua as baterias quando este símbolo aparece. 1. Remova os dois parafusos que prendem a cobertura do compartimento da bateria. 2. Levante a cobertura da bateria. 3. Substitua por 6x baterias 1,5 V AA (UM-3). Respeite a polaridade. 4. Recoloque a cobertura do compartimento e os parafusos. Todos os utilizadores da UE são legalmente obrigados pela portaria das baterias a devolver todas as baterias utilizadas aos pontos de recolha em sua comunidade ou onde as pilhas / acumuladores são vendidos! A eliminação no lixo doméstico é proibida! Especificações Display LCD de 5 dígitos com luz de fundo. Transdutor Célula de carga. Unidades Kg/Newton/LB. Capacidade de Medição 20,00 Kg / 44,10 LB / 196,10 Newton. Resolução 0,01 Kg / 0,01 LB / 0,05 Newton. Exibição Min. 0,02 Kg / 0,07 LB / 0,3 Newton, Exatidão ± (0,5 % + 2 dígitos), dentro de uma tolerância de 23± 5 C, 10 Kg & 20 Kg. Tempo de atualização Fast(Rápido): Aprox. 0,2 segundos, Slow(Lento): Aprox. 0,6 segundos. Indicador de acima da faixa É exibido " " Saída de dados Interface serial de computador RS-232. Capacidade de sobrecarga Máx. 30 kg. Deflexão da escala completa Aprox. 0,4 mm máx. Saída de dados Interface serial de computador RS-232 Furos de montagem Localizados na parte traseira (tamanho da rosca: M5 x 0,8 mm ISO); parafusos de montagem incluídos Fonte de Alimentação 6 x baterias de 1,5 V AA (UM-3) ou adaptador 9 VCC (não incluído). Consumo de Energia Aprox. CC 28 ma Temperatura em Operação 0 C a 50 C (32 F a 122 F). Umidade em Operação Menor que 80% UR. Dimensões 215 x 90 x 45 mm ( 8,5 x 3,5 x 1,8 pol. ). Peso 650 g ( 1,43 LB )/com baterias. Direitos Autorais 2013 FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma. 6