Qual pode ser a razão pela qual o osciloscópio está mostrando tensões 10 vezes mais que o esperado?
Eu verifico através de voltímetros e osciloscópio. mas o osciloscópio está mostrando os valores 10 vezes maiores. Por exemplo, o pulso de 5V deve ter uma média de 2,5 e os voltímetros mostram exatamente o mesmo, mas osc. mostra 25 V. Qual pode ser a razão?
Parece que o osciloscópio está esperando uma sonda 10x (que atenua o sinal 10x), mas você está usando uma sonda 1x, portanto o osciloscópio está multiplicando o sinal por 10 quando não deveria. Verifique suas configurações.
Procure as configurações de "Sonda" para o seu escopo. Deve haver uma opção para definir a sonda como "10x". A sério. É simples assim.
Eu não sabia que isso existia.
@DavidKessner Acho que você o tem ao contrário - acho que o escopo já está definido para 10x e ele está usando uma sonda 1x, então ele precisa definir a configuração 1x / 10 do escopo para 1x ou alternar para uma sonda 10x.