Página Inicial Informações ao Consumidor Produtos Analisados Escova de Dente (Infantil e Adulto)
.: Escova de Dente (Infantil e Adulto) :.
A análise em escovas dentais vai ao encontro de uma das diretrizes do PAQP, que prioriza a seleção de produtos que sejam consumidos intensiva e extensivamente e que estejam relacionados a questões ligadas à saúde da população.
A partir de levantamento epidemiológico feito entre os anos de 1986 e 1996, pela Coordenação de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, verificou-se que o índice de dentes atacados por cáries entre crianças de até 12 anos sofreu uma redução de 54% nesse período (de 07 para 03 dentes) devido, principalmente, à fatores como a implantação de programas de educação em saúde bucal e a fluoretação das águas para abastecimento público.
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ABIHPEC, a demanda do mercado brasileiro de escovas dentais tem aumentado continuamente ao longo dos anos, alcançando, em 1997, o volume de 114 milhões de escovas vendidas.
Em contrapartida, o faturamento das empresas sofreu redução. Em 1997, o mercado movimentou cerca de 85 milhões de dólares, uma redução de, aproximadamente, 12% se comparado ao faturamento do ano anterior, quando as vendas alcançaram 96,8 milhões de dólares. Isso significa que o preço das escovas dentais tem diminuído, tornando o produto economicamente mais acessível às camadas da sociedade menos privilegiadas.
Essa redução do preço do produto é reflexo do processo de abertura econômica que o mundo atravessa atualmente, tornando os mercados mais competitivos, principalmente com a entrada de produtos de origem estrangeira.
A análise realizada a partir dos resultados encontrados, visa buscar respostas e novas informações a respeito da tendência da qualidade das escovas de dente comercializadas no mercado nacional, com o objetivo de despertar no consumidor, uma maior consciência crítica a respeito da conformidade de um produto que está muito presente no seu cotidiano, além de indicar aonde os problemas se concentram e que medidas devem ser tomadas para solucioná-los.
Reunião com a Associação dos Fabricantes
Por entender que, para alcançar os objetivos do PAQP, é necessário uma maior articulação com o setor produtivo, o procedimento de análise do Programa inclui contatos prévios com a entidade representativa dos fabricantes, a fim de obter contribuições para o estabelecimento da metodologia de ensaios em produtos.
As reuniões foram realizadas na sede da ABIHPEC e contaram com a participação de representantes do Inmetro, da associação e do grupo de estudos composto por representantes das empresas produtoras e/ou importadoras de escovas de dente.
À convite da ABIHPEC, também participaram os professores das Faculdades de Odontologia e Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, como representantes do único laboratório, no Brasil, capacitado tecnicamente para realizar ensaios em escovas dentais, e o presidente da FOLA (Federacion Odontologica Latinoamericana), como representante da ABO – Associação Brasileira de Odontologia, que coordena um processo de certificação, conferindo o Selo de Qualidade "Aprovado ABO" para produtos de higiene bucal.
O grupo de trabalho criado pela ABIHPEC alertou que a Portaria do Ministério da Saúde determina que "todo material que compõe a escova dental deve ser atóxico e adequado para seu uso", entretanto, não define os contaminantes, nem seus respectivos limites. Além disso, não foi encontrada nenhuma referência, nacional ou internacional, sobre limites de contaminantes para escovas dentais e sobre riscos de contaminação de usuários por metais pesados.
Entendendo que esse item não poderia ser desconsiderado, por estar diretamente relacionado à saúde da população, o Inmetro decidiu realizar os ensaios toxicológicos com base na norma específica para brinquedos.
A partir das contribuições obtidas, o Inmetro estabeleceu a metodologia para a realização dos ensaios em escovas dentais, definindo:
as normas e regulamentos técnicos a serem utilizados como base para realização dos ensaios;
tipos e marcas a serem submetidos aos ensaios;
os ensaios;
Os ensaios foram realizados segundo a Portaria nº 89, de 12 de junho de 1996, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (especificação de requisitos).
Para a realização do ensaio que mede a rigidez das cerdas da escova, a Portaria cita a metodologia descrita na norma internacional ISO 8.627, de 01 de outubro de 1987 – Stiffness of the Tufted Area of Tooth-Brushes (Rigidez da Área Encerdada de Escovas de Dente).
Os ensaios toxicológicos foram realizados com base na norma NBR 11.786, de maio de 1996: Segurança do Brinquedo, utilizada como base para a certificação compulsória de brinquedos no Sistema Brasileiro de Certificação.
Por não existir laboratório credenciado na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios – RBLE, para ensaios mecânicos em escovas dentais, estes ensaios foram realizados nos laboratórios das Faculdades de Ciências Farmacêuticas e de Odontologia da Universidade de São Paulo – USP, em Ribeirão Preto.
Os ensaios toxicológicos foram realizados pelo Centro Tecnológico de Controle da Qualidade L.A. Falcão Bauer Ltda, laboratório credenciado pela Coordenação Geral de Credenciamento do Inmetro e integrante da RBLE, para ensaios em brinquedos.
A análise foi precedida de pesquisa de mercado realizada em 10 (dez) Estados: Rondônia, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A partir dessa pesquisa e de dados sobre segmentação de mercado fornecidos pela ABIHPEC, a respeito do tipo de escova de dente mais consumido, foram selecionadas 24 (vinte e quatro) marcas, 12 (doze) para uso infantil, dureza macia, e 12 (doze) para uso adulto, dureza média, para que fossem submetidas aos ensaios de conformidade.
Para realização dos ensaios mecânicos, foram compradas 24 (vinte e quatro) amostras de cada marca, enquanto que para os ensaios toxicológicos foram compradas 10 (dez) amostras. Metade destas quantidades foi utilizada para a realização dos ensaios, enquanto a outra metade permaneceu lacrada em suas embalagens originais e foi guardada como contraprova.
Foram conduzidos os seguintes ensaios de conformidade:
a) Medida da Rigidez da Área Encerdada (Dureza das Cerdas)
Os ensaios para verificar a dureza das cerdas da escova de dente foram realizados com base na Norma ISO 8.627 – Stiffness of Tufted Area of Tooth-Brushes.
De acordo com a norma internacional, as escovas são classificadas, quanto ao Grau de Dureza (G) de suas cerdas, em:
Macia (G < 6);
Média (6 £ G £ 9);
Dura (9 < G)
Essa classificação permite que o consumidor escolha a escova com a dureza mais adequada às suas necessidades e às suas preferências.
Das 24 (vinte e quatro) marcas analisadas, 01 (uma) para uso infantil e 01 (uma) para uso adulto foram consideradas Não Conformes nesse ensaio por declararem, em suas embalagens, informações incorretas a respeito da dureza de suas cerdas.
A escova para uso infantil apresentou desvio, entre o Grau de Dureza máximo permitido e o determinado pelo ensaio de, aproximadamente, 5% (cinco por cento), ou seja, as cerdas dessa escova possuem propriedades que a caracterizam como de dureza média, e não macia, como informado na embalagem.
A escova para uso adulto apresentou desvio, para menos, de 19% (dezenove por cento). Neste caso, o fabricante declara que a escova possui características de média, entretanto, o resultado demonstra que as cerdas são de dureza macia.
Isso significa que o consumidor, principalmente aqueles que apresentam problemas odontológicos, como na gengiva e no esmalte dos dentes, por exemplo, ao comprar essas escovas, estão adquirindo produtos que não atenderão completamente às suas necessidades e, o que pode ser considerado mais grave, ao utilizar escovas com dureza inadequada, poderão estar acentuando seus problemas odontológicos.
b) Tensão para Remover o Tufo
Nesse ensaio, a cabeça da escova é presa e as cerdas são submetidas a uma tração, ou seja, são puxadas até que sejam arrancadas, a fim de verificar a sua ancoragem (meio pelo qual as cerdas são fixadas na cabeça da escova) e a sua durabilidade.
Esse ensaio simula a operação anormal de um usuário que tenta arrancar as cerdas da escova, mordendo-as e puxando-as. Segundo a Portaria do Ministério da Saúde, as cerdas devem suportar uma tração mínima de 1,5 kg.
c) Forma da Extremidade da Cerda
De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde, "as pontas das cerdas devem apresentar acabamento, podendo ser arredondadas, lisas, plumadas, planas e polidas."
O bom acabamento das cerdas, independente da forma de suas extremidades, é fundamental para que se tenha uma limpeza mais completa e eficaz dos dentes, além de proteger o esmalte e massagear as gengivas, estimulando a irrigação sangüínea.
d) Marcações
A norma ISO, além de especificar o método de ensaio e classificar os graus de dureza da área encerdada, também verifica as marcações do cabo e da embalagem da escova. Segundo a norma, o cabo deve ser marcado com o nome do fabricante ou da marca e a embalagem deve trazer a categoria de dureza das cerdas (macia, média ou dura).
O consumidor deve ter acesso à informação sobre o grau de dureza das cerdas, pois diz respeito à uma característica inerente ao produto, e sua indicação deve estar presente na embalagem, a fim de que possa escolher a escova mais adequada às suas necessidades.
Nesse ensaio, que verifica as marcações das escovas, a amostra de uma marca de escova para uso infantil foi considerada Não Conforme por não indicar, na embalagem do produto, a dureza de suas cerdas.
De acordo com o ensaio que determina a dureza da área encerdada, essa marca apresentou Grau de Dureza acima de 8 (oito), ou seja, o fabricante deveria declarar que seu produto é de dureza média.
e) Materiais da Escova
Esse ensaio verifica, através da pesquisa da presença de Metais Pesados (Antimônio, Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cromo, Mercúrio e Selênio), se os materiais utilizados na fabricação das escovas dentais são de natureza atóxica, ou seja, se durante a utilização do produto, ou até mesmo quando da ingestão de suas partes, não liberam substâncias que causariam danos à saúde do usuário.
Os seres humanos desenvolvem dois conjuntos de dentes ao longo de sua vida. A primeira dentição, conhecida, popularmente, como "dentes-de-leite", é composta por vinte dentes que começam a surgir entre os cinco e nove meses de idade até os dois anos e meio. Os trinta e dois dentes da segunda dentição, ou permanente, formam-se dentro das gengivas entre a infância e a puberdade e começam a nascer por volta dos cinco anos de idade, deslocando os "dentes-de-leite".
Há quatro tipos de dentes permanentes, cada um deles possuindo funções específicas e distribuídos igualmente na arcada dentária (maxilar superior e inferior):
Incisivos: são oito dentes afiados cuja função é cortar os alimentos;
Caninos: são quatro dentes que possuem a função de segurar e rasgar os alimentos;
Pré-Molares: são oito dentes localizados atrás dos caninos que têm como função esmagar e rasgar os alimentos;
Molares: são doze dentes, localizados no fundo da boca e que, graças às suas amplas coroas e fortes raízes são ideais para a importante função de triturar e mastigar os alimentos, preparando-os para a ingestão.
Os resultados obtidos nos ensaios podem ser considerados satisfatórios, evidenciando-se que a tendência da qualidade das Escovas de Dente disponíveis para o consumidor no mercado nacional é de estarem em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde.
Das 24 (vinte e quatro) marcas de escovas de dente analisadas, duas foram consideradas Não Conformes devido à discordância existente entre o grau de dureza das cerdas obtido no ensaio e o declarado pelos fabricantes na embalagem de seus produtos.
No ensaio que verifica as marcações no cabo e na embalagem das escovas, apenas uma marca foi considerada Não Conforme por não informar, na embalagem do produto, o grau de dureza das cerdas.
Nos demais ensaios, todas as marcas foram consideradas Conformes.
O Inmetro se articulará com a ABIHPEC para que o grupo formado por representantes do setor, inclusive com a participação da ABO, envie, ao Ministério da Saúde, proposta de revisão da Portaria vigente, dando-se maior ênfase ao desenvolvimento de metodologia que verifique a toxicidade dos materiais que compõem a escova, seja a partir de uma norma ou regulamento técnico pré-existente ou da criação de uma metodologia específica para Escovas Dentais.
Reunião realizada entre representantes da Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Higiene, Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC e do INMETRO com o objetivo de definir metodologia para determinação da toxicidade do material utilizado na fabricação das escovas dentais.