HCL Automação LTDA > Automação Industrial | Gefran > Instrumentação e Controle > Indicadores > Indicadores de força e deslocamento > 40B – FORÇA
40B – FORÇA
Formatos 48×48 mm – 96x48mm (1/16 DIN – 1/8 DIN) fabricados por meio de tecnologia de montagem sobre superfície (SMT).
Os instrumentos contam com uma placa frontal de membrana Lexan (proteção IP65) que conta com 3 teclas, display de 4 dígitos para 0 tamanho 48×48 e display de 5 dígitos para o tamanho 96×48 mm e 4 LEDs de indicação para status de saída.
Potenciômetro (mínimo de 100W)
Célula de carga com faixa de medida de sensibilidade entre 1,5 e 3,3mV/V
Sensor de pressão do extensômetro
A seleção é efetuada com o uso das teclas da placa frontal.
Uma entrada digital (24VCC/5mA) está disponível para reset, espera, flash, manuseio de pico e destravamento.
Os instrumento contam com um máximo de 4 saídas que podem ser relés mecânicos ou saídas lógicas.
Uma saída de 0/4 a 20mA (máx. 500W) está disponível para retransmissão do sinal de entrada medido.
A saída de retransmissão, a entrada digital e a terceira saída são opções disponíveis atualmente.
Finalmente, uma TRIAC pode ser adaptada para acionar as cargas resistivas até um máximo de 1A a 240V.
A programação do instrumento é facilitada pelo agrupamento dos parâmetros nos blocos de função (CFG para histerese de alarme, Inp para entradas, Out para saídas…) e por meio de um menu simplificado de entrada de dados.
A configuração pode ser simplificada ainda mais com o uso de um kit de programação de PC formado por um cabo de conexão e um programa orientado por menu que é executado no Windows (planilha de dados, cód. WINSTRUM).
É possível utilizar um código pessoal de proteção (proteção por senha) do software, configurável, para restringir os níveis de edição e exibição dos parâmetros de configuração.