O presente instrumento batizado de Izy-Scope (IZY do inglês easy, fácil) foi idealizado com o propósito de facilitar as medições de bancadas, através de multímetro digital de baixo custo, microprocessado, o qual incorpora as funções de voltímetro, ohmímetro, capacímetro, gerador de sinais PWM e a sua atração principal: um versátil osciloscópio digital, para baixas e médias freqüências, o qual aceita níveis DC e AC de até 33volts, além de um exclusivo registrador XY analógico. O projeto utiliza o microprocessador STM32F103C8T6 em sua configuração mínima e um display colorido TFT touch screen de 4 polegadas, com resolução de 480 x 320, montados em uma PCI de apenas 10 x 10 cm, tudo devidamente acondicionado em um pequeno gabinete medindo apenas x 14.5 x 11.5 x 2.6 cm.
Como acontece com todos os demais projetos da linha IZYINO, não foi utilizado no Izy-Scope nenhum componente SMD, o que possibilita a sua montagem sem a necessidade de qualquer ferramenta ou equipamento especial.
As principais características do Izy-Scope são as seguintes:
Utilização do microprocessador STM32F103C8T6 de 32 bits, a 72Mhz, com 20Kbytes de memória RAM e 128Kbytes de memória Flash, com interface USB incorporada
Display LCD TFT de 4" touch screen, cores RGB de 24bits, com resolução máxima de 480 x 320 pontos, com soquete para cartão SD e com controlador compatível com ST7796S
Utilização dos módulos "Blue Pill" compatível (microprocessador STM32F103C8T6) e MRB3951 (display TFT de 4"), de baixo custo
Atenuadores de ~ 1.0x, 0.5x e 0.1x (um, meio e um décimo do sinal de entrada)Auto calibração de suas medidas, através da leitura de sua própria tensão de referencia +3.3vcc e GND
Possibilidade de upload via USB, serial TX/RX ou ST-Link
Alimentação por fonte comum de 5Vcc, 600mA, com conector P4 macho
Software de controle extremamente inteligente, permitindo a alteração de uma infinidade de parâmetros comportamentais, como: espessura do traço, número de casas decimais, numero de amostras para cálculo das médias, etc