Compressor de Ar Dental Air DA2000-40VF - Airzap | Dental Cremer
Compressor De Ar |
Compressor de Ar Dental Air DA2000 40VF - AirZap |
Compressor de Ar Dental Air DA2000 40VF - AirZap
Cod. de Referência: 602760
Unidade. Voltagem 220V
O Compressor de Ar Dental Air DA2000 40VF da AirZap de 40 litros é indicado para profissionais que desejam qualidade e segurança em seu dia a dia!
O seu destaque está presente no baixo nível de ruído e na fabricação isenta de óleo, que elimina os riscos de contaminação do ar comprimido, proporciona maior economia e diminui os impactos ambientais.
O modelo atende a 3 consultórios com 1 sugador, ou 2 consultórios com 2 sugadores, considerando um consumo de ar de 80L/min por consultório.
Invista em qualidade e segurança superiores! Entre em contato pelo formulário.
- Isento de Óleo.
- Fácil mobilidade e manutenção.
- Termicamente protegido e de operação segura.
- Equipamento de uso intermitente, com vazão e pressão variável de acordo com a demanda da pressão de trabalho.
- Os compressores Airzap da linha DA são ISENTOS DE ÓLEO, portanto não exigem o uso de nenhum tipo de óleo lubrificante.
Esta característica, além de facilitar a utilização da máquina, faz com que as operações de manutenção de rotina sejam extremamente simples. Além de permitir posicionar o compressor até mesmo sobre planos inclinados, sem que isto prejudique o seu bom funcionamento como, ao contrário, acontece para as máquinas lubrificadas.
Este compressor foi projetado e realizado para uma utilização intermitente, apesar de estar protegido termicamente por um protetor térmico que entra automaticamente em ação, se os limites de segurança forem ultrapassados. Aconselha - se um serviço não superior a 50% com um tempo de funcionamento contínuo não superior a 15 minutos.
Os compressores da linha DA são fornecidos com regulador de pressão, e em casos onde se requer uma qualidade específica do ar comprimido, é necessário à instalação de filtros e ou secadores de ar. Para maiores informações consulte o nosso departamento técnico.
NOTA: Todos os compressores estão equipados com reservatórios que satisfazem os requisitos da NR13.
- Filtro de aspiração de ar.
- Pressostato com chave geral liga/desliga.
- Protetor térmico no motor elétrico.
- Ventoinhas de refrigeração no motor.
- Válvula solenoide de alívio de excesso de pressão.
- Manômetro de reservatório.
- Regulador de pressão de saída com ar com manômetro.
- Dreno manual com registro rápido.
- Reservatório de ar com pintura eletroestática interna e externa, fabricados de acordo com as normas vigentes e certificadas pelo INMETRO.
Os compressores deverão ser utilizados apenas para a compressão de ar atmosférico, até a pressão máxima indicada em sua etiqueta de identificação. O ar comprimido produzido é impróprio para o consumo humano, consulte a fábrica para maiores informações.
Potência (motor): 2 HP / 1,5 kW.
Número de Motores: 1 unidade (1.500W).
Tensão: 220V (monofásico).
Corrente nominal: 7A (220V).
Velocidade de rotação do motor: 1680 RPM.
Fluxo de ar (vazão teórica): 280 l/min / 9,85 pcm / 16,73m3³/h.
Pressão máxima de trabalho: 8 bar / 120 psi.
Nível de ruído: 74 (dB(A)/1m).
Capacidade do reservatório: 40 litros.
Dimensões do Produto: 57x50x78 cm.
Peso do produto: 38 kg.
Dimensões da embalagem (CxLxA): 75 x 57 x 93 cm.
Peso Bruto c/ Embalagem: 50 kg.
• Fabricado de acordo com as normas vigentes (NR12/NR13).
• Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório).
• Para aplicação na área da saúde, consulte as normas vigentes.
• Produto ISENTO de registro na ANVISA.
O fabricante garante os produtos contra qualquer defeito do projeto e fabricação por um período de 12 meses a contar da data de instalação desde que o equipamento não tenha ficado armazenado por mais de 6 meses a contar da data de emissão da nota fiscal de venda até a data da efetiva instalação.