Perguntas e Respostas - Monitoramento de Umidade do Solo com Sensores FDR de 14/03/2017
14 March 2017 by Fabio Sakaguchi
No dia 14 de Março de 2017 foi realizado um seminário virtual em português voltado para a linha Agro da Decagon Devices LatAm. Como tema apresentamos Monitoramento de Umidade do Solo com Sensores FDR. Devido a limitação de tempo não foi possível responder todas as questões no ar, assim utilizamos este espaço para tal finalidade.
Questão: Para o meu TCC tentei utilizar os dados em FDR, mas não consegui os transformar para m3/m3. Qual seria a sugestão de vocês para transformá-los? Ressalto que meus dados estão em milivolt somente.
Resposta: Além do método mencionado na apresentação, usando dados de massa da água e volume total da amostra, lembrei-me de que a equação da fabricante poderia ser utilizada para transformar em volume de água.
Questão: Em regiões com predominância de solos com textura arenosa, média-arenosa e média argilosa, em quais desses solos seria mais recomendável a calibração específica para um sensor EC-5?
Resposta: A textura do solo somente não torna necessária uma calibração específica do EC-5, a menos que a pessoa busque uma precisão ainda maior que 3% ou alguma outra característica mais diferente, como salinidade.
Questão: Quais são as principais fontes de erro no processo de calibração do sensor?
Resposta: Os maiores erros que podem ocorrer ao tentar calibrar um sensor seriam de ordem prática, principalmente no preparo da amostra, homogeneização da umidade da amostra e secagem. Uma balança bem calibrada também diminui os erros.
Questão: Não explicou direito o que é capacidade de campo e ponto de murcha.
Resposta: Pois sim, acabei utilizando estes conceitos, mas sem explicar a fundo e sinto por isso. A capacidade de campo é o nível máximo de água disponível para a planta, no solo. Seria como se tivéssemos um solo no qual choveu em grandes quantidades e todo o excesso desta água percolou em seu perfil, podendo levar um ou dois dias para isso ocorrer. A água que restou é a quantidade na capacidade de campo. O ponto de murcha permanente é o oposto, o limite inferior. É o ponto no qual a planta não consegue mais retirar água do solo, ainda que presente, pois o potencial hídrico do solo é muito baixo. Os danos sofridos pela planta exposta a esta condição são irreversíveis, daí o nome. No entanto sintomas de falta de água podem ser visualizados muito antes do solo atingir este nível.
Estamos abertos a críticas, sugestões relativas ao método de apresentação ou ainda de temas futuros. Nosso contato é agro@decagon.com.br.