MARH-VIP - Analisador de Grandezas para Painel - baseado no MARH-VI. Três canais de tensão e três canais de corrente (/5A).
Registrador digital trifásico, programável, para instalação em painel, padrão DIN 144x144 com 3 canais de entrada para tensões e 3 canais para correntes. Destinado ao registro das tensões, correntes, potências e energia em sistemas elétricos de geração, consumo e distribuição assim como circuitos de alimentação de máquinas elétricas em geral. Dotado de memória interna estática tipo "RAM" e porta serial para leitura dos dados registrados e programação através do PC. O programa ANAWIN (para Windows), fornecido juntamente com o registrador e sem custo adicional, possibilita a análise dos dados de forma prática e direta através de gráficos e relatórios. O ANAWIN possibilita a formação de banco de dados dos registradores quando estes compõe uma rede.
Tensões de Fase (Fase-Neutro), fases A, B e C; Tensões de Linha (Fase-Fase), AB, BC e CA (valores obtidos por cálculo fasorial); Correntes, fases A, B e C; Fatores de Potência, fases A, B e C; Fator de Potência Total; Potências Ativas, fases A, B e C; Potência Ativa Total; Potências Reativas, fases A, B e C (Indutivas e capacitivas separadamente ou não); Potência Reativa Total; Potências Aparentes, fases A, B e C; Potência Aparente Total; Energia Ativa Total (consumida ou fornecida); Energia Reativa Capacitiva Total; Energia Reativa Indutiva Total; Distorção Harmônica Total de Tensão, fases A, B e C; Distorção Harmônica Total de Corrente, fases A, B e C; Potência Reativa Total necessária para alteração do Fator de Potência; Grandezas Auxiliares, canais 1, 2 e 3; Máximos e Mínimos de Tensão com indicação da fase; Máximos de Corrente; Grau de desequilíbrio de tensão (IEC); Grau de desequilíbrio de tensão (NEMA); Demandas, fases A, B e C, Ponta e Fora Ponta; Demandas, valores totais, Ponta e Fora Ponta.
Valores médios das variáveis registradas para cada período de integração (0,1 seg a 1 hora) programado (ver lista acima). Períodos com maiores e menores tensões médias e maiores correntes médias. Máximo e mínimo valor de tensão atingido em cada período de integração programado. Máximo valor de corrente atingido em cada período de integração programado. Resumido das maiores demandas ativas e reativas de ponta, fora ponta e reservado. Simulação de correção de FP e potência reativa necessária para correção. Faltas de energia ocorridas e os respectivos horários e durações. Datas e horários das alterações de parâmetros efetuadas no MARH.