Análise de água. NANOCOLOR Verificação automática de turbidez para testes em tubo. Maior segurança para seus resultado MACHEREY-NAGEL. - PDF
Análise de água. NANOCOLOR Verificação automática de turbidez para testes em tubo. Maior segurança para seus resultado MACHEREY-NAGEL.
Download "Análise de água. NANOCOLOR Verificação automática de turbidez para testes em tubo. Maior segurança para seus resultado MACHEREY-NAGEL. www.mn-net."
Maria Eduarda Pedroso Lameira
1 Análise de água NANOCOLOR Verificação automática de turbidez para testes em tubo Maior segurança para seus resultado MACHEREY-NAGEL
2 Medidas de turbidez de acordo com a ISO 7027 O que é turbidez? A turbidez é causada por partículas pequenas não dissolvidas. Essas partículas absorvem, espalham e refletem a luz. ü û O caminho que a luz percorre através de uma amostra translúcida e turva A turbidez é determinada por medida de absorção (ângulo de 180 ) ou pela medida de espalhamento da luz (ângulo de 90 ). Medidas de turbidez de acordo com a ISO 7027 A medida de turbidez nefelométrica, globalmente aprovada, é baseada na detecção da luz espalhada a 860 nm em ângulo de 90. Esta medida é também o princípio dos turbidímetros disponíveis no mercado. A unidade internacional para esta medida é o NTU (nephelometric turbidity unit). Nefelometria: medida a 90 da luz espalhada Verificação integrada de turbidez Para facilitar o dia a dia dos analistas e evitar a necessidade de aquisição de um equipamento extra para determinação de turbidez, a MACHEREY-NAGEL integrou ambos sistemas de medição turbidimétrica em apenas um espectrofotômetro NANOCOLOR. NANOCOLOR VIS NANOCOLOR UV /VIS
3 Verificação automática de turbidez Turbidez - uma fonte de erro em fotometria A turbidez é comumente subestimada como uma fonte de erro em fotometria. Esta influencia o resultado e não é facilmente identificada visualmente. Mesmo em pequenas quantidades, inperceptíveis pelo olho humano, podem interferir significativamente nos resultados analíticos. A mudança causada no resultado devido a níveis muito altos ou muito baixos de turbidez dependem da metodologia de análise. A influência do desvio do resultado alvo é entretanto baseada em diversos fatores, tais como comprimento de onda, fatores de calibração, etc. A B A B 2 tubos (A/B) com a mesma concentração de DQO A: Amostra sem turbidez B: Amostra com turbidez leve (25 NTU) Determinação de DQO com teste 1500 Resultado amostra A: 330 mg/l Resultado amostra B: 365 mg/l Diferença entre resultados: 35 mg/l (10 %) Desvios de até 30 % são possíveis Verificação automática de turbidez - máxima segurança Turbidez exibida diretamente em NTU, de acordo com a ISO 7027 Alerta no caso de potenciais interferências Solução inovadora para problemas com turbidez Máxima segurança dos resultados Documentação completa, resultados e turbidez são salvos juntos ao mesmo tempo Esc Métodos Opçãoes Info 0051 AMONIO nm 9 / % 80% Abs= 0.148A mg / L NH 4 -N 117 NTU Zero Medir 0001 Local de a Usuário :15
4 Verificação automática de turbidez Verificação NTU - reconheça resultados falsos A inovadora medida de turbidez integrada nos espectrofotômetros NANOCOLOR, suporta o analista durante o trabalho do dia a dia com uma ferramenta adicional no controle de qualidade, incrementando a segurança dos resultados sem nenhum esforço extra. Uma vez ativada a checagem NTU, a medida de turbidez nefelométrica é feita automaticamente sempre que um tubo é lido. De acordo com a ISO 7027, o resultado é exibido e documentado em NTU imediatamente. No caso de altos resultados de turbidez, o instrumento alerta o usuário de que o resultado pode ser um falso positivo. Então com isso mais segurança é embutida em todas as medidas realizadas com o sistema analítico NANOCOLOR. Se a verificação de NTU identifica um resultado significativo de turbidez (> 10 NTU), é necessário validar o resultado da medição. Matematicamente a influência da turbidez não pode ser compensada. Se os valores de turbidez forem < 10 NTU, a experiência mostra que não há influência significativa no resultado expresso. No caso de identificação positiva de turbidez, o analista tem várias opções de gerar resultados corretos, dependendo do tubo teste NANOCOLOR utilizado. O que fazer para trabalhar com amostras turvas Métodos Diluições são uma ferramenta apropriada para qualquer tipo de amostra de água e para reduzir o nível de interferentes e turbidez da amostra no kit teste. Filtração é uma opção ao se analisar parâmetros individuais dissolvidos. No caso de parâmetros compostos (p.ex. DQO, N total e P total), a filtração geralmente não é um método aceito. Valor de correção é válido quando a turbidez é causada na adição de algum reagente durante o processo de análise, ou se as amostras não podem ser pré-tratadas. Valor de correção Filtração Filuição
5 O que fazer com amostras turvas 1. Diluição A princípio a diluição deve sempre ser considerada como uma opção. Para diluir a amostra para análise de turbidez, água destilada é a escolha. Determinações de DQO são uma exceção, neste caso as diluições devem ser conduzidas em água livre de DQO. Diluições sempre diminuem a concentração de substâncias possivelmente interferentes, assim como turbidez, então o valor da medição alvo não será mais influenciado. É necessário atentar para que se respeita a faixa de análise do kit utilizado ao se diluir uma amostra. Como ferramenta de trabalho, todos os equipamentos NANOCOLOR possuem função de diluição para recalcular o resultado final da análise. Princípio da diluição 2. Filtração e apenas substâncias que já estão em solução precisam ser determinadas, uma pré-filtração pode ser um método eficiente para remoção da turbidez. Nestes casos é necessário diferenciar entre a turvidez e o tamanho das partículas. Turbidez finamente dispersa: Use o kit de membrana filtrante 0,45 μm Use o kit de membrana filtrante GF/PET 0,45 μm Turbidez mediamente dispersa: Use microfiltro de fibra de vidro, p.ex. 85/90 BF Use o kit de membrana filtrante GF/PET 0,45 μm Turbidez grosseiramente dispersa: Papel de filtro qualitativo, p.ex Valor de correção No caso de amostras que não podem ser pré-filtradas (p.ex. soma de parâmetros) ou em que a turbidez é causada durante a analise, após a adição dos reagentes, é necessária a determinação de um fator de correção. A determinação deste fator é integrada nos espectrofotômetros NANOCOLOR. As respectivas instruções podem ser encontradas no manual do equipamento (NANOCOLOR UV /VIS & VIS: Capítulo 7). Atenção: Alguns parâmetros como DQO (demanda química de oxigênio) ou AOX (halogenios adsorviveis ligados organicamente), incluem reagente de criação de cor já nos tubos de análise. Então para estes testes não é possível criar um fator de correção. Entretanto, quase todas as colorações e turbidez são destruídas ao se analisar parâmetros digeridos. Colorações ou turbidez residual podem ser contornadas com diluição.
6 Informações para aquisição Fotômetro Espectrofotômetro NANOCOLOR VIS REF Inclui software para PC, guia de início rápido, manual, capa protetora, principais adaptadores elétricos, cabo USB, pendrive USB, cubeta de calibração e certificadot Spektralphotometer NANOCOLOR UV /VIS REF !nclui software para PC, guia de início rápido, manual, capa protetora, principais adaptadores elétricos, cabo USB, cabo serial, pendrive USB, cubeta de calibração e certificado Acessórios NANOCONTROL NANOTURB REF Padrões rastreados NIST para calibração turbidimétrica Água destilada REF Água livre de DQO REF Papel filtro qualitativo 615 (diâmetro de 55 mm) REF Microfiltro de fibra de vidro 85/90 BF REF (diâmetro de 55 mm) Kit para filtração em seringa GF/PET 0,45 μm REF seringas de 20 ml, 25 filtros de seringa CHROMAFIL com membrana combinada 0,45 μm Kit para filtração em seringa 0,45 μm REF seringas de 20 ml, 25 filtros de seringa CHROMAFIL com membrana de 0,45 μm Suporte técnico pessoal Fale diretamente com o suporte técnico Suporte técnico para filtração, testes rápidos e análise de água: Your local distributor: Carvalhaes Produtos para Laboratório Ltda. Av. Presidente Getúlio Vargas, 8806 Distrito Industrial Cep Alvorada - RS Tel: Fax: Para mais informalções sobre turbidez e fotometria, visite nosso site em: KATPT100132/NANOTruebung de2/2/5/ DD Printed in Germany
Análise de Água. Mais que um espectrofotômetro NANOCOLOR UV /VIS. Controle integrado de turbidez em análises de DQO
Análise de Água Controle integrado de turbidez em análises de DQO Mais que um espectrofotômetro Análise segura de água e efluentes Tecnologia de código de barras para medidas rápidas Tela intuitiva, colorida,
Análise de Água. Espectrofotômetro fascinante NANOCOLOR VIS. Controle integrado de turbidez em análises de DQO
Análise de Água Controle integrado de turbidez em análises de DQO Espectrofotômetro fascinante Análise segura de água e efluentes Tecnologia de código de barras para medidas rápidas Tela intuitiva, colorida,
Manual. NANOCOLOR Espectrofotômetros. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6 8 52355 Düren Alemania Alemania e internacional:
MACHEREY-NAGEL EN ISO 9001: 2008 CERTIFIED Manual NANOCOLOR Espectrofotômetros MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6 8 52355 Düren Alemania Alemania e internacional: Suiza: MACHEREY-NAGEL
Máxima flexibilidade. Fotômetro compacto PF-12. Mais de 100 métodos pré-programados
Mais de 100 métodos pré-programados Máxima flexibilidade Ajuste automático do comprimento de onda Display iluminado com uma fácil orientação ao usuário Armazenamento de dados de acordo com a GLP Saída
Relatório de Teste. Monitoramento em tempo real da COR DA ÁGUA FINAL
Aplicação: Monitoramento em tempo real da COR DA ÁGUA FINAL Empresa SABESP - Baixada Santista Local Cubatão - SP Início do teste: 15 de Fevereiro de 2010 Término do teste: 18 de Março de 2010 Participantes
Controle externo (Testes interlaboratoriais ) (Ring Test) Soluções A e B (de conc. desconhecida) Duas vezes/ano por cada teste em cubetas
5.2 Controle da qualidade Dr. Lange oferece as soluções ADDISTA, que compõem o sistema de controle da qualidade analítica, com o qual são conferidas a precisão e exatidão dos resultados das análises de