Data Logger de Condutividade e Salinidade Hobo U24-002–C - Sigma Se...
Ao monitorar a salinidade em águas com uma variação superior a +/- 5.000 uS/cm, consulte a precisão mostrada no plot C, nas especificações do produto para determinar se a precisão é aceitável para suas necessidades. As leituras mensais de calibração de campo normalmente são necessárias para obter a melhor precisão.
O sensor sem contato proporciona vida longa;
Duas faixas selecionáveis ​​pelo usuário fornecem medições de 100 a 55.000 uS/cm;
A caixa Delrin não corroerá em água salgada;
O software HOBOware Pro permite a calibração de ponto inicial/final para compensar qualquer incrustação e fornece conversão fácil para condutância e salinidade específicas usando a Escala de Salinidade Prática 1978 (PSS-78);
A interface óptica USB fornece alta velocidade e descarga confiável de dados de salinidade em ambientes úmidos;
O registrador de dados de condutividade / salinidade HOBO U24 possui um sensor sem contato com um revestimento de pentóxido de titânio. Esse revestimento evita que o sensor entre em contato com a água, o que, por sua vez, evita manchas ou corrosão associadas aos sensores de eletrodo tradicionais. Esse revestimento do sensor também é inerte, permitindo que a incrustação seja facilmente removida do sensor.
Este registrador de dados opera em ambientes externos e subaquáticos.
O registrador de dados U24-002-C suporta as seguintes medições: condutividade / salinidade e temperatura.
(FAIXA CALIBRADA)
Faixa alta: 5000 a 55.000 uS/cm;
Faixa baixa: 100 a 10.000 uS/cm.
Faixa alta: 5% da leitura, em águas dentro de uma faixa de ± 3.000 µS/cm (águas com maior variação podem ter um erro substancialmente maior);