Monitor Fetal Cardiotocografo Gemelar Fetalcare Fc1400 Bionet - Cirúrgica Ceron
Você está em: Home Equipamentos Monitor Fetal Cardiotocografo Gemelar Fetalcare Fc1400 Bionet
Monitor Fetal Cardiotocografo Gemelar Fetalcare Fc1400 Bionet
R$ 17.685,00
R$ 16.800,75 à vista com desconto Boleto - Yapay
ou 12x de R$ 1.825,68 com juros
O FC1400 mede a frequência cardíaca fetal, através do transdutor de ultrassom que irradia ondas de alta frequência para o abdômen da gestante e através do mesmo transdutor capta o sinal Doppler refletido a partir dos batimentos cardíacos do feto.
O sistema computadorizado interno do equipamento converte estas ondas sonoras de alta frequência em informações digitalizadas no visor LCD colorido do monitor e reproduz o som do batimento cardíaco fetal através de um alto-falante incorporado ao equipamento.
- Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos;
- FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal);
- Display de TFT LCD touchscreen colorido;
- Visor numérico e gráfico;
- Painel de controle interativo com 10 teclas de membrana com 16 funções dedicadas e atalhos, ícones indicativos de função e luzes indicadoras;
- Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um; formato predefinido em carta ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de impressão;
- Possui conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom e TOCO, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB Wi;
- Transdutor de ultrassom de alta sensibilidade de 1 MHz;
- Alça de transporte para fácil mobilidade;
- Memória de 72 horas de armazenamento;
- Armazenamento USB para exportar arquivo JPG para; prontuários médicos eletrônicos;
- Permite adicionar até 100 notas em uma lista de eventos clínicos;
- Alarmes sonoros e visuais para fácil reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou equipamento.
- Visor: 7" TFT Wide (800x480), Touch Screen;
- Dimensões/Peso: 296x305,5x97,5mm / aproximadamente 2.72Kg;
- Impressão Método: impressão térmica / Velocidade de impressão: 1, 2, 3 cm / minuto / Função de alimentação de papel;
- Adaptador de alimentação: Entrada: 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A / Saída: 18VDC, 2.5A;
- Interface: LAN, USB e Estimulador Vibro - Acústico;
- Faixa de temperatura: Temperatura de operação: 15ºC ~ 40ºC / Temperatura de armazenamento: -10ºC ~ 60ºC / Umidade relativa: 20% a 95% RH;