PUPILOMETRO GR-4. w w w. m e l l o i n d u s t r i a l. c o m. b r - PDF Free Download
Download "PUPILOMETRO GR-4. w w w. m e l l o i n d u s t r i a l. c o m. b r"
Lívia Gil Tuschinski
1 PUPILOMETRO GR-4 *O Pupilometro é um instrumento digital de precisão óptica usado para medir a distancia pupilar. *Este equipamento foi desenvolvido cientificamente integrando tecnologia, mecanismos, eletricidade e microinformática. *Adota um design que elimina possíveis erros que podem ocorrer pelo optometrista, permitindo, assim, uma medida mais precisa. Design que elimina desperdício de energia e pode ser facilmente guardado em qualquer local. *O aparelho oferece +2.00D compensação para o grau de visão. *O brilho do LED pode ser ajustado. 2.1-INFORMAÇÕES TÉCNICAS Distancia Pupilar Binocular: 45~82mm Distancia Pupilar Direita ou Esquerda: 22.5~41.mm 2.2-Indicação Absoluta de Erro: <=0.5mm 2.3-Erro Absoluto assimétrico: <=0.5mm 2.4-Erro Absoluto de arredondamento: <=0.5mm 2.5-Distancia do Alvo: 30cm~ 2.6-Potencia: DC 3V 2.7-Tempo do desligamento automático: aproximadamente 1 minuto 2.8- Tamanho: 21,9cm 16,6cm 6,4cm 2.9-Peso: 0.6Kg
2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA Painel Frontal Figura 1 F8: Suporte de Nariz F4: Botão Função de Transição F3: Botão Medição Pupilar Esquerda F2: Botão de Distancia Óptica F1: Painel de Medida F6: Suporte para o nariz F7: Painel de Observação F5: Display F9: Botão Liga/Desliga F10: Botão de Medição Pupilar Direita F1 Painel de Medida: painel de trabalho. F2 Botão de Distancia Óptica: é usado para conduzir a conversão da medida de valor da distancia pupilar a distancias ópticas diferentes de 30cm~. F3 Botão de Medida Pupila Esquerda: É usado para medir a distância pupilar esquerda, pressione o botão nas extremidades e a distancia pupilar move-se para a direção oposta do suporte para o nariz. Neste momento, a distância pupilar do olho esquerdo e a distancia pupilar binocular aumenta em valor numérico. Pressionando o botão mais para a lateral fará com que o indicador da distância pupilar se mova na direção do suporte para o nariz. Agora o valor numérico da distancia pupilar diminui. F4 Display: chave de Função Transição Conversão da medida pupilar direita e esquerda esta disponível pressionando este botão. F5 Display: mostra o valor numérico medido da PD e outras informações relevantes.
3 Obs: Quando estiver lendo informações no display, o valor da Direita significa a distancia entre o centro do nariz e a distancia pupilar do olho direito e a o valor da Esquerda significa a distancia entre o centro do nariz e a distancia pupilar esquerda. A informação PD é a distancia entre o olho esquerdo e o direito, o valor é em mm. F6 Suporte para o Nariz: deve ser fixado corretamente para uma media correta. F7 Painel de Observação: duas pequenas janelas de observação para o cliente visualizar o target. F8 Apoiador para a testa: o cliente apóia a testa neste apoiador. F9 On/Off: pressione esta tecla uma vez para ligar e pressione novamente para desligar. F10 Chave de Medição Pupilar Direita: É usado para medir a distância pupilar direita, pressione o botão nas extremidades e a distancia pupilar move-se para a direção oposta do suporte para o nariz. Neste momento, a distância pupilar do olho direito e a distancia pupilar binocular aumenta em valor numérico. Pressionando o botão mais para a lateral fará com que o indicador da distância pupilar se mova na direção do suporte para o nariz. Agora o valor numérico da distancia pupilar diminui. 3.2 DESCRIÇÕES DO PAINEL TRASEIRO B1: Bateria: mova a tampa para trocar as baterias. B2: Marca do produto. B3: Botão monocular, utilizado para tapar um dos olhos, esquerdo ou direito. B4: Chave de compensação ocular: deslize a o botão para +2.00D compensação para dioptria da vista. 3.3 VISTA DA JANELA DE OBSERVAÇÃO C1- Quando o optometrista usa o aparelho, ele pode deslizar o botão e ajustar o nível do ponto de luz quando o cliente estiver usando o equipamento. C2- Janela de Medição: o cliente observa o target verde.
4 3.4 VISTA DO PAINEL DE OBSERVAÇÃO O alvo deve ser observado, fixado. No centro do aparelho, onde observamos, um circulo redondo pode ser visto. Este é um target (alvo) verde e ao seu redor um circulo claro. O cliente deve olhar fixamente para o alvo com os dois olhos. Deve ser ajustado às necessidades de cada um ajustando a claridade como desejar. 4. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO Este é um aparelho de alta tecnologia e de fácil operação e deve ser utilizado por uma pessoa treinada e capacitada. 4.1 BATERIAS Antes de ligar o aparelho, coloque as 2 pilhas pequenas no compartimento. Se não utilizar por um logo período, retire as pilhas. Verifique a polaridade das pilhas e use sempre pilhas de boa qualidade para evitar vazamentos. O descarte das pilhas deve ser feito de acordo com as leis ambientais locais. 4.3 LIGANDO Pressione o ON/OFF para inicializar o aparelho. Logo em seguida, um microprocessador no aparelho programa os indicadores da distancia pupilar e então as informações são mostradas no display de LCD. Agora você pode começar a efetuar as medidas. 4.4 MEDINDO A DISTÂNCIA PUPILAR BINOCULAR As configurações inicias do aparelho são somente para a distancia pupilar binocular e medir a distancia óptica Coloque o suporte no local adequado, entre o nariz e mantenha na posição horizontal A pessoa que for fazer o teste deve olhar para o alvo (verde), dessa forma o resultado será preciso.
5 4.3.4 O cliente observa o ponto refletido através da janela de observação, pressione as teclas de medida da esquerda e direita, o indicador da distancia pupilar esquerda e direita coincidira com a pupila do paciente. A informação mostrada no display é a medida da distancia pupilar. b: os ponteiros esquerdo e direito coincidem com os pontos claros a fim de medir a distancia pupilar em diferentes distâncias ópticas, gire o botão da Distancia Óptica, a sua distancia óptica primeiro e depois faça a sua medida. Este aparelho programa algumas localizações de distancias tais como: 30cm, 35cm, 40cm, 65cm, 1m, 2m e. Importante: Para que tenha uma medição mais rápida e precisa, o cliente deve sempre ficar numa posição estável, ou seja, sem se mover e sempre olhar para o alvo (target). 4.4 MEDIDA DA DISTÂNCIA PUPILAR MONOCULAR Quando precisar medir a distância pupilar direita ou esquerda, gire o botão monocular este botão pode cobrir um olho completamente. Figura 8a e 8b O cliente observa o ponto claro através da janela de observação. Pressione os botões de medida da pupila Direita ou Esquerda, os ponteiros da medida pupilar esquerda e direita vão coincidir com os pontos claros da distancia pupilar esquerda ou direita do cliente. As informações mostradas no display são apenas as medidas da distancia pupilar.
6 4.5 LED E CONFIGURAÇÕES a. Coloque os botão esquerdo de medição da pupila para esquerda e o botão direito para a direita e matem nesta posição. Depois pressione F4 (Botão de Transição de Função) continuamente, 5 vezes até que a tela mostre a imagem Depois disso, mova o botão de medição direita para a esquerda e pressione o botão de transição de função novamente, agora entramos no modo de brilho LED e configuração de desligamento. b. Neste modo, movendo o botão de medida para a esquerda, ajusta automaticamente o desligamento automático, isso será mostrado na tela. c. Movendo o botão de medida direita, ajusta o brilho e outras funções correspondentes. d. Quando os dois estão bem ajustados, pressionando novamente o botão de transição de função irá salvar as funções escolhidas e estará pronto para tirar as medidas. MANUTENÇÃO 5.1 O equipamento foi ajustado corretamente antes do envio. Não desmonte o aparelho para não prejudicar suas funções. 5.2 Usar em local ventilado e armazenar adequadamente. 5.3 Evite impactos e vibrações. 5.4 Mantenha limpo e evite tocar o painel de observação. Manchas de dedo devem ser limpas com um pano limpo de algodão com em com álcool e éter. 5.5 Todo líquido corrosivo deve ser evitado. 5.6 Em caso de manutenção, consulte um técnico e não desmonte o equipamento. 5.7 Caso não houver informação no visor quando ligar o aparelho, verifique a polaridade das pilhas.