Extensômetro multiXtens
Zwick > Produtos > Extensômetros > Sistemas de Medição com Contato > multiXtens
Níveis de medição de alta precisão combinados com um campo de medição muito amplo tornam o multiXtens uma ferramenta ideal para a realização de testes cíclicos à resistência, compressão e flexão em plásticos, elastômeros, metais, compósitos, espumas rígidas e muitos outros materiais.
Vantagens do multiXtens
Pode ser usado até ao ponto de ruptura, mesmo sujeito a elevados esforços e com materiais de amostra quebradiços.
Classe de precisão 0,5 de acordo com EN ISO 9513
Erro máximo +/- 1µm em medições de movimento diferencial entre dois pontos de medição em uma escala de 20 µm até 200 µm. Em correspondência total com a especificação suplementar da norma ISO 527-1 (2011)
O multiXtens é calibrado a partir de 20 µm de deslocamento de medição em classe 0,5
A realização de testes de compressão e flexão é feita simplesmente ao trocar os sensores.
Através de uma terceira corrediça de medição, os extensômetros lineares e transversais podem ser adaptados de forma completamente automática ao multiXtens
É possível a operação com câmaras térmicas com o uso de sensores apropriados
Extensômetro multiXtens e sensores opcionais
Extensômetro transversal(de contato, medição total): Rotações de 15° com medições em 2 planos de corte transversal, ou rotações de 90° com medições em 1, 2 ou 4 planos de corte transversal
Extensômetro linear(de contato): extensômetro indutivo de deformação longitudinal com medição fina da deformação, somada ou através de dois sinais separados
Extensômetro transversal videoXtens(ótico): combinado com o multiXtens é o sistema ideal para a medição da deformação por contato e ótica