Gabinete de Saída Auxiliar Série AOE - Nivetec
Gabinete de Saída Auxiliar Série AOE
Catálogo Série AOE	Manual Série AOE
Nosso gabinete de saída auxiliar da série AOE foi desenvolvido para atender a aplicações que requerem saídas analógicas, saídas de relé ou ambas, quando o sistema de medição global é controlado pelo console de controle HMI2 do monitor ou pela interface de operação baseada em PC SiloTrackTM. Uma única rede de comunicação RS-485, suportando até 16 sensores também pode suportar até quatro AOEs. Há dois compartimentos de cartão e quatro compartimentos de cartão. Qualquer tamanho de compartimento pode acomodar qualquer combinação de cartões analógicos ou de relé até o número de compartimentos máximo de cartões.
O AOE fornecerá saídas com base na distância real até a medição de material feita pelo sensor e os parâmetros de configuração programados na interface do operador. No caso de um sensor SiloPatrol ® SMU, as saídas serão atualizadas apenas tão frequentemente conforme um sensor faz uma nova medição. Quando um sensor Flexar ® é utilizado, uma vez que é sua saída é em tempo real em natureza, atualizações de medição ocorrerão aproximadamente a cada 3 segundos e as saídas AOE serão ajustadas cada vez que uma medição de distância diferir da medição anterior.
Fornece saída analógica e/ou relé auxiliar conforme controlado por um controlador HMI2 de suporte de parede ou pelo software de monitoramento de inventário SiloTrackTM.
O AOE pode residir em qualquer lugar na linha de comunicação RS-485 permitindo que o invólucro seja montado em estreita proximidade com o dispositivo aceitando tanto as saídas analógicas ou quanto as saídas de relé, o que significa que as distâncias de fiação de interconexão podem ser bastante pequenas e que as potenciais economias de custos de instalação usando um AOE em comparação com a fiação ponto-a-ponto entre os sensores e as cargas podem ser potencialmente bastante amplas.
Quatro saídas não-isoladas individuais de 4 a 20 miliamperes estão em cada cartão de saída analógica. Com qualquer interface do operador disponível (HMI2 ou SiloTrackTM), apenas uma saída analógica pode ser atribuída a um único sensor.
Oito saídas SPST 5A @ 250 VCA estão em cada cartão de relé e cada saída possui um LED vermelho que se acende quando a bobina é energizada. Quando a interface de operador é uma HMI2, um ou dois contatos de relé podem ser atribuídos a cada sensor. Quando a interface do operador é SiloTrackTM, até quatro contatos de relé podem ser atribuídos a cada sensor individual.
Para uso em aplicações onde as saídas analógicas e/ou de relé de contato são desejadas para saídas adicionais quando o controle geral do sistema de medição é desejado ser independente de outros dispositivos de controle tais como PLCs ou DCSs.
Usar em caso de lógica do relé, tais como controle de bomba, limiar On/Off, janela On/Off ou indicação de falha, forem desejados.