Colilert - IDEXX Brasil
O teste Colilert detecta e quantifica simultaneamente coliformes totais e Escherichia coli, com resultados em 24 horas.
Aprovado pela EPA (Environmental Protection Agency [Agência de Proteção Ambiental]) dos Estados Unidos e incluído no Métodos padrão para exame de água e águas residuais.
Teste de 24 horas aprovado pela EPA dos EUA para águas potáveis, fontes e efluentes.
As aprovações internacionais incluem AOAC, IBWA e EBWA.
Milhões de testes realizados todos os anos em todo o mundo.
Não é necessária a repetição dos testes devido a filtros obstruídos ou de bacterias heterotróficas.
Menos de um minuto de manipulão
O teste Colilert também está disponível pré-dispensado em tubos de número mais provável (Most Probable Number, MPN) de 10 ml.
O teste Colilert usa a exclusiva Tecnologia do Substrato Definido - Defined Substrate Technology (DST) para detectar simultaneamente coliformes totais e E. coli. Dois indicadores nutrientes, ONPG e MUG, são as principais fontes de carbono no Colilert e podem ser metabolizados pela enzima dos coliformes β-galactosidase, e pela enzima da E. coli β-glucuronidase, respectivamente.
À medida que os coliformes crescem no teste Colilert, eles usam β-galactosidase para metabolizar ONPG e mudam sua cor de incolor para amarelo.
E. coli usa β-glucuronidase para metabolizar MUG e criar fluorescência. Tendo em conta que a maioria dos não coliformes não tem estas enzimas, eles são incapazes de crescer e interferir. Os poucos não coliformes que têm estas enzimas são seletivamente suprimidos pela matriz especificamente formulada do teste Colilert.
Aprenda como usar o teste Colilert
Adicione o reagente à amostra e incube a 35ºC ± 0,5°C durante 24 horas.
Verta no Sistema Quanti-Tray (contagens de 1–200) ou no Sistema Quanti-Tray/2000 (contagens de 1––2.419).
Vede na seladora Seladora Quanti-Tray e coloque na incubadora a 35ºC ± 0,5°C durante 24 horas ( ou de acordo com as normas locais vigentes).
Sistema Quanti-Tray—Leia os resultados:
Sistema Quanti-Tray/2000 - Leia os resultados
Armazene entre 2-30°C, protegido da luz.
O que é o comparador Colilert?
O comparador Colilert é uma referência líquida colorida e fluorescente. Sua finalidade é ajudar a distinguir um resultado positivo mínimo de um resultado negativo.
Qual deve ser a cor e a consistência do pó reagente Colilert?
O pó reagente Colilert deve ter a cor branca a levemente creme; deve ser seco e apresentar consistência solta/fluida. Qualquer dúvida a respeito da cor ou a integridade do pó reagente, contate o suporte técnico da IDEXX.
As amostras Colilert podem ser lidas após 24 horas?
Sim, se o resultado for negativo. Se uma amostra Colilert inoculada for inadvertidamente incubada durante mais de 28 horas, a falta de cor amarela constitui um resultado negativo válido; uma cor amarela após as 28 horas não é válida, sendo assim o teste deve ser repetido ou verificado.
As amostras Colilert podem ser lidas antes das 24 horas?
Sim, se o resultado for positivo. Uma amostra Colilert inoculada que seja positiva para coliformes e E. coli antes das 24 horas constitui um resultado positivo válido para coliformes e E. coli. Se a amostra for positiva antes das 24 horas apenas para coliformes, a amostra constitui um resultado positivo válido para coliformes. Contudo, a amostra deve ser incubada por um período mais longo (até 24 horas, mas não mais que 28 horas no total) para determinar se possui E. coli.
Por que o o teste é limitado a uma incubação de 24 a 28 horas?
O sistema de reagente foi concebido para suprimir bactérias não coliformes positivas para ONPG ou MUG por pelo menos 28 horas. Se a incubação ultrapassar as 28 horas, é possível que essas bactérias ultrapassem o sistema de supressão do teste Colilert e reajam com ONPG ou MUG. Quando a incubação excede as 28 horas, apenas são válidos os resultados negativos. Os resultados positivos devem ser confirmados usando métodos tradicionais.
Posso quantificar os resultados de meu teste Colilert?
Você pode quantificar o teste Colilert com Quanti-Tray, Quanti-Tray/2000 ou qualquer método de tubos múltiplos.​​
Quais são os requisitos para descarte de uma amostra Colilert?
O teste Colilert está aprovado pela EPA dos EUA?
Sim. O teste Colilert está aprovado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) como método para detecção de coliformes totais e E. coli em água potável e para detecção de E. coli nos seguintes tipos de águas: águas do meio ambiente, águas superficiais, águas subterrâneas e águas residuais.
Qual é o limite de detecção do teste Colilert?
O teste Colilert detecta coliformes totais e E. coli a 1 organismo/100 ml.
Qual é a vida útil do teste Colilert?
A vida útil do teste Colilert é de até 12 meses desde a data de fabricação no caso dos formatos em embalagens por pressão (100 ml) e de até 15 meses desde a data de fabricação no caso dos formatos em tubos de vidro (10 ml).