MARH-28 - PRODIST 8 - REVISÃO 10 - Analisador de Qualidade de Energia - Proteção IP65 - Comunicação USB - GPRS opcional - Quarto canal de corrente (Soma e Medida) - HOMOLOGADO pela UFU, padrão ANEEL/ONS.
Analisador de Qualidade de Energia - Prodist Módulo 8 / 2018 / Revisão 10 da ANEEL
PA_REGMH28402MB REGISTRADOR DE GRANDEZAS MARH-28
PA_REGMH2842MGP REGISTRADOR DE GRANDEZAS MARH-28 COM GPRS
PA_REGMH28402MX REGISTRADOR DE GRANDEZAS MARH-28 COM ALICATES FLEX DE 1KA
PA_REGMH2842MGX REGISTRADOR DE GRANDEZAS MARH-28 C/ GPRS E ALIC FLEX DE 1KA
Registrador digital portátil e robusto, trifásico, programável, destinado ao registro das tensões (incluindo geração de gráficos e relatórios de acordo com PRODIST/MODULO 8, REVISÃO 10 - 2018 da ANEEL), correntes, potências e energia em sistemas elétricos de geração, consumo e distribuição assim como circuitos de alimentação de máquinas elétricas em geral. Possui 3 canais de entrada para tensões (neutro comum) e 3 canais para correntes, através de sensores de corrente (opcional). Mostrador e teclado possibilitam efetuar a programação diretamente no equipamento. Dotado de memória interna estática tipo "RAM" e porta USB para leitura dos dados registrados e programação através do PC local ou via GPRS (opcional). O programa ANAWIN (para Windows), fornecido juntamente com o registrador e sem custo adicional, possibilita a análise dos dados de forma prática e direta através de gráficos e relatórios.
-Gráficos e relatórios segundo PRODIST/MODULO 8, REVISÃO 10 - 2018 da ANEEL.
-Estudos da demanda e otimização do uso de energia.
-Simulações para análise de correção do fator de potência (deslocamento).
-Detecção de fraude em sistemas de distribuição de energia elétrica.
-Análises comparativas de custos nos diversos pontos de consumo de energia.
-Obtenção de curvas de partida (tensões, correntes, potências, etc.) de motores.
-Análise da qualidade de tensão.
-Correntes, fases A, B e C (quarto canal opcional);
-Frequência da Tensão;
-Registro das Componentes Harmônicas de Tensão até ordem 40 (considerando Interharmônicas - grupos segundo IEC 61000-4-7);
(**): Valores somente disponíveis via programa ANAWIN, não indicados diretamente no mostrador do MARH-28.
-Relatório de Função Distribuição de Tensão (FDT), incluindo gráfico respectivo (PRODIST/MODULO 8, REVISÃO 2017 da ANEEL).
-Datas e horários das alterações de parâmetros efetuadas no MARH-28.
-Leitura dos dados registrados na memória de massa do MARH-28.
-Leitura dos parâmetros programados e programação do MARH-28.
-GPRS (opcional).
-4 fios para 3 canais de tensões e neutro comum: 0 a 300 Vrms (520 Vrms de Linha) direto e 0 a 999.9 kVrms, via TP's (opcional 6 fios com 3 neutros independentes).