MANUAL DE INSTRUÇÕES ETILÔMETRO DIGITAL MODELO: BFD-100 INSTRUTHERM BJLKJLKJHLKJHLK - PDF Free Download
Download "MANUAL DE INSTRUÇÕES ETILÔMETRO DIGITAL MODELO: BFD-100 INSTRUTHERM BJLKJLKJHLKJHLK"
Milton Castel-Branco Alencar
1 BJLKJLKJHLKJHLK MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUTHERM VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. Rua Jorge de Freitas, 264 Freguesia do Ó São Paulo SP CEP: Fone: (11) Fax: (11) Site: 13/07/18 ETILÔMETRO DIGITAL MODELO: BFD-100
2 1. Introdução BFD-100 é um etilômetro portátil avançado, seu componente central adota um novo sensor eletroquímico de alta tecnologia o qual pode obter um valor mais exato de concentração de álcool no sangue. Além disso, o bocal descartável assegura a saúde e segurança dos usuários. Com apenas 3 botões, possui operação simples. 2. Especificações Técnicas Microcontrolador avançado de 16 bits de baixo consumo Sensor eletroquímico de alta exatidão Função de nível de alarme ajustável e unidade de medição Função de visualização de testes armazenados Display LCD de 1.8 polegadas Escala: 0.00 ~ 2.00mg/L (0.40% B.A.C.,- 4.0G-L) Resolução: 0.01mg/L Temperatura de operação: 0 C ~ 40 C Umidade relativa de operação: <95% Temperatura de armazenamento: -25 C ~ 70 C Alimentação: 3 Pilhas AAA Seletor de Unidade: (mg/l, g/l, % B.A.C.) Dimensão: 114 x 66 x 26mm Peso aproximado: 100g incluindo a bateria Vida do sensor: 1 ano (aproximado) 1 Limite de concentração de álcool C / (mg/l) C < Tolerância ± 0.050mg/L C < ± 20% C ± 30% Anotações:
3 Termos de Garantia 3. Descrições do Equipamento O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento. Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 06 meses a partir da data da compra. A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc. Excluem-se de garantia os seguintes casos: a) Uso incorreto, contrariando as instruções; b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; c) Queda e exposição a ambientes inadequados. Observações: Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm. Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito. No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração. Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento. Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador. O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso. 1 Bocal 4 Display 2 - Entrada de ar 5 - Botão Liga/desliga 3 Etiqueta 6 Compartimento de pilhas 4. Descrições do Display 1. Indicador para esperar 2. Contagem 3. Resultado 4. Unidades 5. Indicador de nível de carga das pilhas 6. Indicador para soprar Nota: o indicador de nível de carga das pilhas piscará se as pilhas estiverem fracas, realize a troca por pilhas novas. Se a carga das pilhas estiver muito baixa, o etilômetro não ligará. 2
4 5. Operação 7. Acessórios Como efetuar testes: 1. Abra o compartimento de pilhas insira as mesmas de acordo com a indicação (- +). 2. Instale o bocal de acordo com a direção mostrada na Figura Pressione o botão para ligar, uma breve campainha tocará e a luz de fundo do LCD ligará, enquanto isso o display mostrará uma contagem regressiva de 30 segundos para aquecimento. Não assopre durante o aquecimento, caso contrário haverá erro na exatidão. Acessórios fornecidos: - 4 bocais - Estojo Acessórios opcionais: - Bocais sobressalentes (pacote com 50 peças) - Certificado de Calibração 4. Quando o display de LCD mostrar o ícone, respire profundamente e então assopre no bocal continuamente até ouvir um som de bip do testador. Depois de poucos segundos, o display mostrará o resultado do teste. Durante o processo de teste, se o fluxo do sopro for muito baixo ou se houver interrupção, o display exibirá um alarme de erro. Nestas condições, aguarde alguns segundos antes de fazer novo teste, pressionando 5. Se o resultado do teste for mais baixo que o nível de alarme préselecionado, a indicação no LED será verde. Se o resultado do teste alcançou ou excedeu o nível pré-selecionado, a indicação no LED será vermelha, enquanto isso será indicado um rápido alarme. 6. Na interface de indicação do resultado de teste, pressione o botão para obter um novo teste. 3 8
5 6. Cuidados e limpeza Aguardar o tempo de 5 minutos entre cada medição, caso contrário existe o risco do sensor ser danificado permanentemente. Leia o manual cuidadosamente e siga as instruções antes da operação. Para assegurar os resultados das medições, aguarde 15 minutos de estabilização.por favor, não sopre fumaça diretamente no testador, ou então este será danificado.evite utilizar o testador quando a temperatura ambiente exceder o limite específico. Caso o instrumento fique armazenado por um longo período sem manuseio efetue medições testes para verificação dos resultados obtidos. As primeiras medições podem apresentar erros de leitura, portanto realize alguns testes antes de levar o instrumento a campo, para que o sensor volte a trabalhar adequadamente. Espere no mínimo 5 minutos antes de cada teste para que o sensor se estabilize, ideal 15 minutos. Não insira algum tipo de líquido durante o teste.evite projetar saliva durante o teste.após ingerir bebida alcoólica ou fumar, aguarde 15 min. para o teste.não obstruir a saída de ar durante o teste.ao término do uso, preferencialmente retirar as baterias. Caso haja necessidade de testar vários indivíduos continuamente, recomenda-se adquirir mais de um etilômetro, desta forma sempre haverá o período de descanso de 5 minutos, recomendado para cada equipamento. Caso notar que os valores são incoerentes favor entrar em contato com o departamento de suporte técnico. Teste passivo: O teste passivo pode ser realizado quando o indivíduo estiver altamente alcoolizado para efetuar testes. Quando o display exibir, retire o bocal e coloque o instrumento com o sensor próximo a narina/boca do mesmo, em seguida, pressione o botão para iniciar o teste, aguarde até que o resultado seja exibido no display. Como checar o histórico de armazenamento: Pressione o botão para checar o histórico armazenado, pressione o botão para retornar ao status de contagem regressiva de aquecimento. O primeiro dado refere-se ao último resultado de teste. Ele pode armazenar até 10 dados. Alteração de escala: Ligue o instrumento pressionando o botão sensor e a contagem de 30 segundos., aguarde estabilização do Quando o display exibir, pressione e segure o botão em seguida o botão. Após este procedimento, será visualizado conforme abaixo: Altere os dígitos 0000 para 1111 como mostra a figura ao lado: 7 4
6 Pressione o botão para alterar e para confirmar, ao término a tela ao lado será exibida: Altere os dígitos 0000 para 1112 como mostra a figura ao lado: Para alterar para as escalas mg/l, g/l, % e mg/100ml, pressione o botão Para confirmar pressione o botão Alteração de nível alcoólico: Ligue o instrumento pressionando o botão, aguarde a estabilização do sensor e a contagem de 30 segundos. Quando o display exibir, pressione e segure o botão, em seguida o botão. Após este procedimento será visualizado conforme figura abaixo: Pressione o botão para alterar e para confirmar. Ao término será exibido no display: Altere os dígitos 0000 para 1111 como mostra a figura ao lado: O instrumento já possui uma configuração de fábrica de mg/l. Porém o mesmo poderá configurar de acordo com a escala de a mg/l. Para alterar pressione o botão e para confirmar pressione o botão. Para sair do modo de configuração pressione o botão, desta forma o instrumento será desligado. Ligue o Instrumento e aguarde enquanto a estabilização é feita de acordo com os ajustes efetuados. 5 6
MANUAL DE INSTRUÇÕES ETILÔMETRO DIGITAL MODELO: BFD-60
MANUAL DE INSTRUÇÕES ETILÔMETRO MODELO: BFD Descrição. 2. Características. 3. Especificações
MANUAL DE INSTRUÇÕES MEDIDOR DE MONOXIDO DE CARBONO MODELO: CO Anotações. 1. Introdução. 2. Informações de Segurança
MANUAL DE INSTRUÇÕES VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO Instrutherm Instrumento de Medição Ltda. Rua Jorge de Freitas, 274 - Freguesia do Ó São Paulo - SP - CEP: 02911-030 Vendas: (11) 2144-2800
MANUAL. de instruções. Códigos: MTK Ano de Garantia. Rugosímetro Digital Medidor de Perfil de Superfície 0 a 750 µm
MANUAL de instruções Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto Rugosímetro Digital Medidor de Perfil de Superfície 0 a 750 µm Códigos: MTK-1415 1Ano de Garantia Este equipamento possuiu