Com o controle preciso do sistema de cloração tem-se a conversão de todo o cloro livre em monocloramina, resultando em apenas um leve excesso de amoníaco. Ainda que haja uma pequena alteração nos níveis da chamada “amônia livre”, ela deve ser mantida em patamares mínimos para evitar a formação de nitritos e nitratos, que são prejudiciais a saúde humana e ao meio ambiente.
Para alcançar esse controle fino, é indispensável a medição precisa tanto do cloro livre, quanto da amônia livre residual. Hoje, contamos com uma versão do monitor de amônia Q46N que permite monitorar a amônia livre por meio da análise contínua das concentrações totais de amônia e monoclaramina – de onde se obtém o quantitativo de amônia livre.
Na prática, dois sensores integrados ao sistema químico Auto-Chem fornecem as medições necessárias. Outro sensor disponível no conjunto de entrada mede a concentração de monocloramina na água. Com a adição dos reagentes, um segundo sensor mede a concentração total de amônia. Então, o monitor eletrônico subtrai a amônia de monocloramina da amônia total, obtendo o valor da amônia livre.