Banho Digital de 22L de Cuba Transparente - Frilabo
Banho Digital de 22L de Cuba Transparente
SKU: NE4-22D-CT
Intervalo de temperatura ambiente +5°C a 99°C. Para temperaturas abaixo do ambiente, o acessório Imersion Dip Cooler DC1-300 é recomendado.
Visor de temperatura em negrito de fácil leitura, com resolução de 0,1°C, com seleção e obtenção rápidas e confiáveis ​​da temperatura desejada.
Os banhos Clifton Stirred são projetados para uma boa estabilidade de temperatura durante todo o banho.
Tanque transparente ideal para observação de amostras ou trabalho em banho-maria.
Fornecido com uma base / prateleira falsa em aço inoxidável resistente e removível para suportar frascos / garrafas / racks.
Recursos de segurança incorporados.
O termostato possui um invólucro robusto de aço inoxidável destinado a uma longa vida útil.
Muito confiável e construído com os mais recentes padrões de segurança.
Garantia de três anos e suporte abrangente ao cliente.
O termostato possui um corpo pintado e controla com "tecnologia antibacteriana" que inibe o crescimento bacteriano, melhorando os requisitos de higiene exigidos por muitos ambientes clínicos e laboratoriais. Essas superfícies higiênicas fazem parte de uma abordagem controlada para instalações mais limpas. A linha Clifton apresenta superfícies e acabamentos fáceis de limpar, resistentes a desinfeções de rotina e eficientes. As propriedades 'antibacterianas ativas' fornecem uma camada extra de defesa eficaz contra as principais estirpes de bactérias, incluindo E-coli e Staphylococcus aureus. A eficácia do acabamento é mantida ao longo do tempo, pois o agente antibacteriano é parte integrante dos acabamentos.
Dimensões (LxPxA) Externo: 530 x 325 x 345 mm
Interno: 385 x 290 x 200 mm
Nível de água: Máximo 180 mmTamanho da embalagem: 400 x 430 x 630 mm
Capacidade Capacidade nominal do tanque: 22 L
Intervalo de temperatura ambiente + 5 ° C – 99 ° C (com o acessório DC1-300 fornece resfriamento do ambiente a 0 ° C.)
Voltagem Modelos de 120V ou 230V modelos 50-60Hz
Peso embalado 9kg
Ajuste de temperatura Digital em incrementos de ± 0,1 ° C
Cronómetro variável, 00:01 a 99:59 [hh: mm] Ativa na temperatura definida
Controlos Com exibição em negrito de LED de temperaturas medidas em tempo real, incrementos de ± 0,1 ° C, usando controlo de temperatura PID de precisão. Configuração apenas para a temperatura da água ou combinação de temperatura e tempo. Variável de configuração do temporizador em incrementos de 1 minuto de 00:01 [ hh: mm ] a 99:59 [ hh: mm ] com mensagem "final" no período de conclusão. As configurações são mantidas mesmo depois de desligar a unidade.
Controlos fáceis de usar, utilizando teclados sensíveis ao toque para definir valores de tempo e temperatura com indicadores de aquecimento, alarme de temperatura excessiva e timer.
Tempos de aquecimento 190 min – 0 ° C
120 min – 100 ° C
40 min – 60 ° C
15 min – 37 ° C
Para temperaturas da água acima de 60 ° C, recomendamos tampa ou esferas acessórias ajustadas para desempenho ideal, reduza a evaporação, ajuda a manter o trabalho e a água livres de contaminação, economiza energia, reduzindo o consumo de eletricidade e os custos de operação.