MEDIDOR DE HUMIDADE DLT 160 G
Empresa Produtos Novidades Catálogos Contactos
(0) • 0,00
login \ registo
Caixas e Contentores Paletes Movimentação e Elevação Estantes Metálicas Cadeiras e Bancadas de Trabalho Armários e Cacifos Tinas de Retenção Escadotes e Andaimes Cofres e Chaveiros Balanças Contentores Lixo e Geradores
Sobre a For Demand
Produtos BALANÇAS BALANÇAS DE LABORATÓRIO MEDIDORES DE HUMIDADE
seta_prev MEDIDOR DE HUMIDADE DLT 160 G
CADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO
ARMÁRIOS E CACIFOS
ESCADOTES E ANDAIMES
CONTENTORES LIXO E GERADORES
ecrã táctil inovador: ecrã grande sensível ao toque, de elevado contraste e retro iluminado para uma utilização e leitura simples;
estrutura de menu de disposição clara com identificação das teclas através de texto simples, o menu e os processos são de fácil compreensão. Isto encurta os tempos de aprendizagem, evita erros de utilização e permite assim trabalho mais eficiente;
ajuda de pesagem prática a um valor nominal definido (g) com margem de tolerância ajustável 1-25% do valor de referência;
função Touchless-Tare: um leve movimento é suficiente, 2 sensores de movimento livres para atribuir nas funções TARE e/ou PRINT;
projectores halogéneo de vidro de quartzo 400 W;
guia de utilização simples "passo a passo" no visor, nos idiomas alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, português;
memória interna para a execução automática de 300 programas de secagem completos (12 caracteres livres por cada espaço de memória) e 100 processos de secagem executados, acessíveis individualmente;
o último valor medido permanece visualizado no visor até ser apagado e substituído por um novo valor medido;
10 pequenos pratos para amostras incluídos;
reprodutibilidade numa pesagem de 10 g: 0,001%;
humidade (%) = teor de humidade (M) do peso húmido (W): 0-100%;
teor de matéria seca (%) = peso da matéria seca (D) do peso húmido (W): 100-0%;
ATRO (%) [(W-D): D] x 100%: 0-999%;
modos de secagem: secagem standard, secagem por fases, secagem suave, fase de pré-aquecimento pode ser ligada;
critérios de desconexão: depois de decorrido o tempo estabelecido 1 min. – 99 min., quando a perda de peso por unidade de tempo for inferior ao valor nominal (60 seg);
consulta dos valores medidos: edição contínua (peso restante), após a conclusão da secagem, manual ou automática (só em ligação com impressora ou PC);
programa de afinação (CAL): para o ajustamento de precisão de pesagem (necessita de um peso padrão externo);
capacidade de memória interna da balança, por exemplo pesos de tara, dados sobre a pesagem, dados sobre o artigo, PLU, etc.;
interface de dados RS-232: para ligação da balança a uma impressora, a um PC ou a uma rede;
interface de dados USB: para ligação da balança a uma impressora, a um PC ou a uma rede;
protocolo GLP/ISSO: com data e hora de pesagem e número de identificação;
tiras de medição de alargamento: resistência eléctrica num corpo de deformação elástico;
unidades de pesagem: comutáveis premindo uma tecla, por ex., para unidades não métricas;
ecrã LCD a cores, dígitos de 17 mm, diagonal do visor 5,8" (aprox. 147 mm) L 118 x A 88 mm, onde é possível visualizar: processo de secagem activo, barra de estado, temperatura actual, teor actual de humidade em %/visualização e impressão em % de humidade, peso restante em % (barras de progresso), modo de desconexão, temperatura nominal, tipo de secagem padrão, taxa de secagem, processo de secagem activo.
Referência WLHD160
Peso 5,50 Kg
Âmbito de Pesagem 160 g
Escala Medição 0,001 g
Design amplitude temperatura: 35-160°C com intervalos 1°C
Dim. C x L x A (mm) 210 x 340 225
Material dimensões do visor 200 x 150 x 63
Preço Un. 1 616,00 €
Voltar Ficha do produto Partilhar
Referência MATERIAL DESIGN COMPOSIÇÃO Preço Un. Qtd.
WLPA01 faixas de papel: 44 mm de largura 16 caracteres por linha máx. velocidade: 1 linha/seg. 205,00 €
WLPA01N faixas de papel: 112 mm de largura 40 caracteres por linha máx. velocidade: 0,75 linha/seg. 320,00 €
WLPA01S faixas de papel: 112 mm de largura 40 caracteres por linha máx. velocidade: 0,75 linha/seg. 431,00 €