Can you summarize the following document?
        
  掃描隧道顯微鏡是一種利用量子隧穿效應的非光學顯微鏡。

  掃描隧道顯微鏡的測量干擾主要來源於機械震動和電噪音,因此需要在有較高防震水平的防震臺上工作。  其機械部分的實現難點在於如何驅動針尖或樣品在微納尺度範圍內做精確運動,因此用到了壓電陶瓷管。  其電子控制部分的實現難點在於如何將微納量級的隧穿電流轉化為可以處理的訊號,因此用到了。

  針尖受壓電陶瓷管驅動,在x和y方向上進行掃描,而z方向上的運動可分為恆流式和恆高式。  在恆流模式下,壓電陶瓷管受反饋電路控制,保持針尖和樣品之間的隧穿電流保持恆定的設定電流值。為了保持隧穿電流恆定,壓電陶瓷管需要根據表面起伏在z方向上下運動,該運動軌跡反映了表面的起伏情況。以z的值在xy空間上做二維圖,就得到了表面的高度起伏像。  在恆高模式下,壓電陶瓷管在z方向上保持恆定。以探測到的隧穿電流的值在xy空間上做二維圖,就得到了隧穿電流變化像。

  學習一項儀器技術的最好方法莫過於自己搭建一臺這樣的儀器。有一些STM技術愛好者在網上發表了掃描隧道顯微鏡的DIY教程,為這一技術的推廣起到了積極作用。

  掃描隧道顯微鏡目前的主要應用領域為基礎科學研究,包括模型催化研究、超導、單分子(原子)磁體、奈米器件學等。  在工業領域的主要應用為半導體表面形貌測量,例如線寬測量。
掃描隧道顯微鏡(英語:Scanning Tunneling Microscope,縮寫為英語:STM),是一種利用量子隧穿效應探測物質表面結構的儀器。它於1981年由格爾德·賓寧及海因裡希·羅雷爾在IBM位於瑞士蘇黎世的蘇黎世實驗室發明,兩位發明者因此與電子顯微鏡的發明者恩斯特·魯斯卡分享了1986年諾貝爾物理學獎。