Can you summarize the following document?
        
  

  牙科的放射學檢查應該歸屬於口內的——膠片或探測器是置於口腔內的,只用於顯示一個有限的範圍;而口外檢查時膠片或探測器是置於口腔外的,顯示的範圍要廣得多。牙科將口外的影像稱為全景X線照片(又名“panorex”或“pano”),用於顯示下頜骨曲線的大致展開影象,同頭顱平行側位片一同用於頜面部的X線頭影測量(Cephalometric)。

  數字X線攝影系統的獨特之處在於用數字探測器取代了傳統的增感屏和膠片。數字式探測器被置於相當於膠片的位置上,當曝光時,由探測器接收穿過被攝物體的X線,經過放大,A/D轉換,輸入計算機並可以通過PACS進行儲存、傳輸、顯示。根據探測器的成像原理及結構不同,大致有以下兩類:

  由閃爍探測器、光學透鏡、CCD組成,由於X線是經過轉換成光學資訊進行採集的,所以成為“間接”。另外,通過I.I-TV系統甚至掃描膠片獲得的影象也可稱為間接數字X線攝影,但對於臨床上的門診攝片而言,相對不具有實用價值,前者的優勢在於可動態觀察影象,常用於透視和DSA。  閃爍探測是由一定厚度的碘化鈉晶體(NaI)整齊地排列在平板上製成,當碘化鈉晶體受到電離輻射時,會釋放出光子,形成可見光的影象,影象經過光學系統,由CCD進行採集、放大。這種成像方法的缺點為電離輻射資訊經過轉化,使訊雜比降低;包含光學系統,結構複雜;體形較為龐大;CCD置於閃爍探測器後,採集光學訊號的同時也受電離輻射影響(近年來有廠商,如IDC等,通過改變光路,將CCD置於照射範圍外,避免了這一問題)。

  20世紀70年代末到80年代中期使用的是“X線掃描投影”,即使用很細的X線束對人體進行掃描,再合成二維影象。20世紀90年代中期出現了平板型探測器(FPD),可以直接將二維投影轉化為數字訊號,是當前的主流技術。  FPD有氣體電離室探測器、非晶態硒型平板探測器和非晶態矽型平板探測器,儘管工作原理不同,但它們都是將微小的探測單元直接排列在平板上,將電離輻射的強度直接轉換為數字訊號,具有訊雜比高、結構簡單、外形緊湊的優點。

  1987 - RVG,世界上第一臺牙科口內X線探測器上市,由法國"Trophy Radiology"公司製造,迅速獲得了廣大歐洲牙科市場的承認。該公司實際上為柯達公司所擁有,並繼續生產口內探測器。 1992 - Sens-a-Ray,由芬蘭的"Regam"公司供應。現在該公司已經關閉,其技術為美國"Dent-X"所有。 1993 - VisualX,由美國"Gendex"公司義大利分公司製造。 1994 - CDR由美國"Schick Technology"公司製造。去年Schick Technology釋出了一款無線版的CDR系統,在當前市場上獨一無二。該公司實際上為德國Sirona所有。 1995 - SIDEXIS,"Sirona"製造;DEXIS,"ProVison Dental Systems, Inc."

  相對傳統的膠片,DR的空間解析度要低一些,但它帶來的種種優點使其替代前者的趨勢無法抗拒。
數字X線攝影是一種以數字式探測器替代傳統屏-片系統的X線成像方式。它的優勢在於免去了使用化學藥品沖洗膠片的時間和麻煩,而且數字化的照片便於傳輸和後處理。另外,相對於常規的攝片方式,它大大減少了同一對比度下所需的X線劑量。