Can you summarize the following document?
        
  萬用表有用於基本故障診斷的行動式裝置,也有放置在工廠或實驗室工作臺的桌上型裝置。  有的電錶解析度可以達到七、八位數;這樣的裝置,則常出現在實驗室,用作電壓或電阻的基準,或用來調校多功能標準器的效能。

  電流、電壓和電阻的測量,一般被視為萬用計的基本功能。早期萬用表製造廠商 AVO 的品牌,就是該裝置能夠測量的這三種度量單位的名稱的縮寫:安培 (Ampere)、伏特 (Volt)、歐姆 (Ohm)。  一般萬用表都具有基本測量功能有:

  萬用表有指標和數字兩種。指標萬用表,使用磁場偏轉指標的錶盤,此表頭與經典的檢流計相同;數字萬用表的顯示則採用LCD、真空熒光顯示器(VFD)、LED、OLED等,此外,早期也有用數字管的。  指標萬用表在新品與二手市場上均不難找到。但因為調零和從儀表面板上準確的讀數都容易產生偏差,與刻度難以細分的限制,在精確度與解析度上都比不上數字電錶。且數字電錶電壓檔具有高輸入阻抗,又可立即讀出數字,指標電錶除非直接指在有標示數值的大刻度上,否則須觀察所指小刻度並計數與鄰近大測度的關係,才能讀出確實數值。但在某些情況下,如表頭的反應速度、易於迅速得知概略數值、或對跳動數值的反應等方面,仍具某些優勢,且內部電路簡單,易於學習測量電路原理,因此,部分某些場合或情況仍有使用。此外,一些數字電錶具有反應較數字變化快的條狀顯示,仿效指標的效果,以利迅速掌握數值的變化。  為了提高指標萬用表電壓檔的輸入阻抗,減少對待測電路的影響,有的高檔指標萬用表會使用真空管來放大輸入的訊號,這種設計的萬用表也被稱為真空管伏特計(VTVM,Vacuum Tube Volt Meters)或真空管萬用表(VTMM,Vacuum Tube Multimeters)。如使用FET來放大輸入的訊號,則是 FETVM。  數字萬用表以數字化電錶為主,並被專稱為數字萬用表(DMM,Digital MultiMeter)。在這種裝置中,被測量訊號被轉換成數字電壓並被數字的前置放大器放大,然後由數字顯示屏直接顯示該值;這樣就避免了在讀數時視差帶來的偏差。  同樣,更好的電路系統和電子技術,也提高了測量精度。一般指標儀表的基本精度(直流電壓檔)在2%到5%之間,常見的基本精度在3~4%。數字便攜數字萬用表常見的可攜型基本精度在0.5%~1%,高階機型則可以達到±0.025%,而工作臺裝置更高達百萬分之一的精度。

  指標電錶可透過不同的刻度,必要時配合其他輔助裝置,可達到其他功能。數字電錶則可利用各式控制電路到小型嵌入式計算機等積體電路以提供更多的功能。  常見的增強測量功能的度量與單位,以及附加功能包括:  數字萬用表通常有電路或者軟體可以保證準確的測量任何頻率的交流電壓。這類萬用表使用均方根方法合併輸入訊號,這樣即使輸入訊號不是一個理想的正弦波,也能正確的讀取到真正的電壓值。  有些數字萬用表可以通過紅外線、RS-232、IEEE-488裝置匯流排、或USB等與個人電腦/個人計算機相連。通過這些方式,計算機可以在測量時記錄讀數,或者從裝置把一組結果上傳到計算機中。  現代裝置和系統變得越來複雜,萬用表在技師工具箱中也逐漸不再是通用的唯一工具;更復雜和專業化的裝置正在取代它。例如,原來在測量天線時,工作人員可能是使用歐姆計測量它的電阻;而現代技術人員則可能使用手持分析儀測試幾個引數,以此來確定天線電纜的完整性。

  萬用表由表頭、測量電路及選擇開關等三個主要部分組成。

  

  指標式萬用表的表頭是一隻高靈敏度的磁電式靈敏檢流計,萬用表的主要效能指標基本上取決於表頭的效能。表頭的靈敏度是指表頭指標滿刻度偏轉時流過表頭的直流電流值,這個值越小,表頭的靈敏度愈高。測電壓時的內阻越大,其效能就越好。  表頭上的錶盤印有多種符號,刻度線和數值。符號A-V-Ω表示這隻電錶是可以測量電流、電壓和電阻的多用表。錶盤上印有多條刻度線,其中側端標有“Ω”的是電阻刻度線,通常其右端為零,左端為∞,且刻度值分佈是不均勻的。符號“⎓”或“DC”表示直流,“～”或“AC”表示交流,“≂”表示交流和直流共享的刻度線。刻度線下的幾行數字是與選擇開關的不同檔位相對應的刻度值。  表頭上還設有機械零位調整旋鈕,用以校正指標在左端零位。

  數字萬用表的表頭一般由一隻A/D(模擬/數字)轉換晶片+外圍元件+液晶顯示器組成,萬用表的精度受表頭的影響,萬用表由於A/D晶片轉換出來的數字,一般也稱為3 1/2位數字萬用表,4 1/2位數字萬用表等等。最常用的晶片是ICL7106(3位半LCD手動量程經典晶片,後續版本為7106A,7106B,7206,7240等等),ICL7129(4位半LCD手動量程經典晶片),ICL7107(3位半LED手動量程經典晶片)。

  萬用表的選擇開關是一個多檔位的旋轉開關,一般是一個圓形撥盤,用來選擇測量專案和量程。一般的萬用表測量專案包括:“mA”;直流電流、“V(-)":直流電壓、“V(～)”:交流電壓、“Ω”:電阻。每個測量專案又劃分為幾個不同的量程以供選擇。

  表筆分為紅、黑二隻。使用時應將紅色表筆插入標有“+”、“V”、“A”號的插孔,黑色表筆插入標有“-”或“COM”號的插孔。

  測量線路是用來把各種被測量轉換到適合表頭測量的微小直流電流的電路,它由電阻、半導體元件及電池組成 它能將各種不同的被測量(如電流、電壓、電阻等)、不同的量程,經過一系列的處理(如整流、分流、分壓等)統一變成一定量限的微小直流電流送入表頭進行測量。
萬用表(英語:multimeter),是一種多用途電子測量儀器,主要用於物理、電氣、電子等測量領域,一般包含電流表(安培計)、電壓表(伏特計)、電阻表(歐姆計)等功能,也稱為萬用計、多用計、多用電錶、萬用電表、萬用表或三用電錶。