Can you summarize the following document?
        
  LAMOST由光學系統、機械結構系統、控制系統、光纖系統、光譜儀和CCD系統、計算機整合和觀察室共7個子系統構成。

  LAMOST是一種中星儀式反射施密特望遠鏡,它由在北端的反射施密特修正板MA、在南端的球面主鏡MB和在中間的焦面構成。球面主鏡及焦面固定在地基上,反射施密特修正板作為定天鏡跟蹤天體的運動,望遠鏡在天體經過中天前後時進行觀測。天體的光經MA反射到MB,再經MB反射後成像在焦面上。焦面上放置的光纖,將天體的光分別傳輸到光譜儀的狹縫上,然後通過光譜儀後的CCD探測器同時獲得大量天體的光譜。

  該專案由中國科學院院士王綬<unk>、蘇定強為首的研究集體建議,得到了天文界廣泛的支援,由中國科學院提出,經過反覆論證,於1996年列為國家重大科學工程專案,1997年4月得到國家計委關於專案建議書的批覆,1997年8月29日得到國家計委關於專案可行性研究報告的批覆。

  球面主鏡大小為6.67米 6.05米,曲率半徑40米,由37塊對角線長1.1米,厚度為75毫米的六角形球面子鏡組成。反射施密特改正板處在主鏡球心,大小為5.72米 4.40米,由24塊對角線長1.1米,厚度為25毫米的六角形平面子鏡組成。望遠鏡有效通光口徑4米,可觀測南緯10度以北的天空,觀測低赤緯天區時略大,觀測高赤緯天區時略小。焦距為20米,相應的焦比為5。反射施密特改正板應用既有控制拼鏡面的共面,又有控制單塊薄鏡面的非球面面形的主動光學新技術。它將兩種主動光學技術集於一身,不僅用於校正望遠鏡的安裝誤差、加工誤差和重力變形,更主要的是用於校正球面主鏡的球差,達到施密特望遠鏡具有的大視場。這個系統在直徑5度視場範圍內有優良的像質,視場邊緣的最大像斑為1.77角秒。相應於5度視場,直徑為1.75米的焦面上放置4000根光纖。

  LAMOST的研究課題包括:宇宙結構和演化及宇宙大尺度結構、星系演化問題、活動星系核、星系團、奇特天體的發現、各類恆星的光譜和恆星演化問題等。

  LAMOST完成後,每夜能觀測上萬個天體的光譜,將成為世界上威力最大,最重要的天文望遠鏡之一。  2011年的一次研討會有報告指出:最初光纖定位器的準確性存在問題,導致資料吞吐量不足[https://en.wikipedia.org/wiki/LAMOST#cite_note-GREAT2011-3 [4<nowiki>]</nowiki>:10–12]但這可以通過新增另一個校準步驟來糾正。同樣的報告還指出,望遠鏡的位置,距北京西北僅115公里(71英里),選址遠非理想,因處於大氣和光汙染程度較高的地區。 該望遠鏡總體而言令人失望,該站點每年僅有120個晴朗的夜晚接收。
大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡(英語:Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopy Telescope,英語:LAMOST),是中國大陸在國家天文臺興隆觀測站的一種大型天文望遠鏡,位於河北省承德市境內。LAMOST和傳統天文望遠鏡的不同之處是,它可以對較大的天區範圍(20平方度)內的4000個目標的光譜進行長時間的跟蹤積分記錄(積分時間可至1.5小時),在1.5小時曝光時間內以1奈米的光譜解析度可以觀測到20.5等的闇弱天體的光譜。