為了最準確的測量,單獨測試元件的電阻. 在安裝之前從電路中移除元件或測試它. 在電路中測試元件可能會導致其他元件的讀數不準確. 例如,你可以測試開關或電機. 如果您正在測試電路或僅僅是去除一個元件,請確保在繼續之前關閉電路的所有電源. 在大多數多度計上,一個試驗線將是黑色的,另一個將是紅色的. 多電量計通常有多個測試插座,根據它是否用於測試電阻,電壓或電流 (電流). 檢測電阻的右插座通常標有"COM" (常見) 和一個標有希臘字母omega,這是"<unk>"的符號. 把黑<unk>插入標有"COM"的插座, 把紅<unk>插入標有"<unk>"的插座. 一個元件的電阻可以從歐姆 (1歐姆) 到兆歐姆 (1,000,000歐姆) 的範圍. 為了準確地讀取電阻值, 您必須將多元計設定為部件的正確範圍. 如果您對阻力範圍有一般的瞭解,請將其設定為該範圍. 如果您不確定,可以通過試錯來確定範圍. 如果您不知道範圍,請從中等範圍設定開始,通常為20千歐姆 (kΩ). 觸控一個<unk>到你的元件的末端,另一個<unk>到相反的末端. 針將在螢幕上旋轉並停在特定位置, 指示您的元件的阻力. 如果針曲到範圍的頂部 (左側),您需要增加範圍設定,將多度計設定為零,然後再試一次. 如果針曲到範圍的底部 (右側),您需要降低範圍設定,將多度計設定為零,然後再試一次. 在每次改變範圍設定和在測試元件之前,必須重置或將模擬多元儀設定為零. 觸控兩根線的兩端在一起, 短路. 確保針線上線接觸後使用歐姆調節或零控制完全設定為零. 觸控一個引線到元件的一端, 另一個引線到相反的端. 多度計的電阻範圍從右到左. 右邊是零,左邊是2000左右. 在模擬多元儀上有多個尺度, 所以一定要看一下從右到左的 Ω 標記的尺度. 隨著尺度的上升, 較高的數值被更緊密地聚集在一起. 設定正確的範圍對於能夠準確讀取部件至關重要. 一旦你觸控了部件的線索,針將在天平的頂部和底部之間定位. 檢檢視是否看的是歐姆度量表,並記錄針指向的值. 這就是您的元件的阻力. 如果您設定範圍為10 Ω,並且針停在9,則元件的電阻為9 Ω. 在使用多元儀表後, 您要確保它被妥善存放. 在關閉前將電壓設定為高範圍,確保如果有人不記得先設定範圍,下次使用時不會損壞. 關閉多度計並拔掉儲存電線.  摘要:
選擇您想要測量電阻的物品. 將測試線插入正確的測試插座. 開啟多度計並選擇最佳測試範圍. 觸控多度計會導致你正在測試的部件的末端. 讀取電阻. 將電壓設定為高範圍.