很多時候,要測量的電壓值是未知的. 因此,選擇儘可能高的範圍,以免電壓超過預期時,對計電路和運動造成損害. 如果將電錶設定在50伏範圍內, 並測試美國常見的電源插座, 現有的120伏可能會使電錶無法修復. 開始在高處,然後向下工作到安全顯示的最低範圍. 將黑色探測器插入"COM"或"-"插孔. 接下來,將紅色探針插入"V"或"+"插孔. 可能有幾個伏特尺度,具有不同的最大值. 選擇器旋<unk>所選擇的範圍決定了讀取的電壓尺度. 最大值尺度應與選擇器旋<unk>範圍一致. 電壓尺度與歐姆尺度不同,是線性的. 在任何長度的尺度都準確. 在50伏尺度上準確讀取24伏比在250伏尺度上更容易, 在美國,你可能會看到120伏甚至240伏. 在其他地方,可能會有240或380伏. 按一下黑色探測器進入一個直線槽. 應該可以放開黑色探針, 因為插座的後面的接觸應該抓住探針, 就像插入插頭時一樣. 插入紅色探針到另一個直槽. 電錶應顯示非常接近120或240伏的電壓 (取決於測試的輸出口型別). 將選擇器旋<unk>旋轉到比指示電壓 (120或240) 大的最低範圍. 這次電壓可能在110到125伏之間. 測量器的範圍對於獲得準確測量非常重要. 如果指標沒有移動,很可能是選擇了直流而不是交流. 交流和直流模式不相容. 必須設定正確的模式. 如果沒有正確設定,使用者會錯誤地認為沒有電壓,這可能是一個危險的錯誤. 如果指標不移動,請務必嘗試兩種模式. 設定計量器到交流電壓模式, 再試一次. 如果可能的話,儘量至少連線一個探針,這樣在進行測試時不必同時保持兩者. 一些計量器有配件,包括<unk>魚<unk>或其他型別的<unk>,以幫助做到這一點. 儘量減少與電路的接觸,  摘要:
設定計數器為AC電壓提供最高範圍. 插入你的測試探針. 找到電壓尺度. 測試一個常見的電源插座. 移除探測器. 像以前一樣重新插入探針. 試著不要把兩者都抱起來.