In realtà, grazie all'utilizzo di bobine riceventi multiple, saranno disponibili più immagini, aventi intensità diverse dell'artefatto. Viene quindi acquisita, oltre alle immagini sottocampionate, anche una mappa a bassa risoluzione ma con field of view completo (in pratica campionando il centro del k-spazio), da utilizzare come riferimento per estrarre le mappe di sensibilità delle varie bobine.