La stabilometria statica viene eseguita ponendo il paziente in posizione eretta su una piattaforma strumentata fissa (forceplate) collegata a rilevatori sensibili (trasduttori di forza e movimento), in grado di rilevare le minuscole oscillazioni del corpo. La stabilometria dinamica si differenzia dalla stabilometria statica generalmente utilizzando un apparecchio speciale con una piattaforma orizzontale mobile. Quando il paziente compie piccoli movimenti, questi vengono trasmessi in tempo reale a un computer. Il computer viene utilizzato anche per comandare motori elettrici che possono muovere il piatto di forza in direzione orizzontale (traslazione) oltre che inclinarlo (rotazioni). Pertanto, i protocolli dei test stabilometrici generano una sequenza di movimenti standardizzati nella piattaforma di supporto al fine di squilibrare la postura del paziente in modo ordinato e riproducibile. La piattaforma è contenuta all'interno di un recinto che può essere utilizzato anche per generare movimenti visivi apparenti. Questi stimoli sono calibrati rispetto all'altezza e al peso del paziente. Uno speciale software informatico integra tutto questo e produce grafici e report dettagliati che possono poi essere confrontati con gli intervalli di normalità.