Fornisce un'immagine ecografica in scala di grigi e permette di rappresentare direttamente sull'immagine il flusso ematico. Il segnale Doppler è rilevato all'interno di una superficie la cui area è modificabile all'interno dell'immagine ecografica (box colore). La presenza del flusso viene rappresentata con una scala di colori in cui per convenzione il rosso rappresenta il flusso in avvicinamento alla sonda e in blu quello in allontanamento. Le variazioni della luminosità del colore rappresentano la velocità di flusso, mentre la turbolenza di flusso viene raffigurata con ulteriori colori aggiunti ai due principali. Come per l'ED è possibile valutare il Doppler shift posizionando all'interno del vaso il volume campione.Eco-power-doppler. Permette di rilevare l'intensità del segnale doppler e le sue variazioni nel tempo. L'intensità del segnale dipende dal numero di particelle (globuli rossi) presenti all'interno dell'area del box colore (Figura 5. 4). Rispetto all'ecodoppler offre diversi vantaggi che sono: una maggiore sensibilità ai flussi lenti, la quasi indipendenza dall'angolo di incidenza del fascio US e l'assenza di aliasing, ma con il power-Doppler non è possibile distinguere la direzione del flusso ed esso ha un'elevata sensibilità agli artefatti da movimento.Come per l'ECD è possibile effettuare le valutazioni qualitative e quantitative del segnale Doppler posizionando all'interno del vaso il volume campione.Imaging armonico. Questa tecnica permette di acquisire maggiori informazioni sulle caratteristiche del tessuto in studio sfruttando il fenomeno per cui alle onde emesse dal trasduttore se ne aggiungono altre che formano nuove onde di diversa ampiezza, fase e frequenza. Questo comportamento, che si aggiunge a quello classico di formazione dell'immagine ecografica, descritto in precedenza, è definito "non lineare" e risulta dagli effetti dell'interazione che il fascio di ultrasuoni realizza nell'attraversare i tessuti. In questo ampio numero di onde possono esserci caratteristiche di intensità di segnale che si verificano ad intervalli regolari e che sono multipli della frequenza di emissione, definita "fondamentale". Considerando la frequenza, gli echi di ritorno presentano "armoniche" non contenute nel fascio di ultrasuoni emesso dall'apparecchiatura.Questi "segnali armonici" originano dalla interazione ultrasuoni-tessuti e dalle risposte non lineari di questi ultimi. Non dipendono pertanto dal fascio di ultrasuoni emesso. Tali segnali provengono dagli echi diffusi e dai margini dei tessuti e possono avere differenze molto piccole in termini di impedenza acustica.Costituiscono un ulteriore dato che può essere elaborato per fornire un'immagine a più alta risoluzione e che permette all' "imaging armonico", di migliorare le immagini di base, aumentando il rapporto segnale-rumore e la risoluzione assiale, riconoscendo sottili variazioni della ecogenicità più facilmente individuabili in assenza di rumore.Vantaggi importanti si raggiungono abbinando all'"imaging armonico" l'impiego degli agenti ecoamplificatori (imaging armonico con ecoamplificatori), ossia i mezzi di contrasto ecografici.I principali campi di applicazione clinica dell'impiego dell'imaging armonico sono il rilievo di flusso in piccoli vasi circondati da strutture in movimento. Il suo utilizzo aumenta anche la sensibilità al segnale doppler e migliora la risoluzione dell'agente ecoamplificatore, quando se ne associa l'impiego. Se invece si abbina il power doppler, questo rende possibile una valutazione della perfusione tissutale.Anche senza l'impiego degli agenti ecoamplificatori l'"imaging armonico" consente di migliorare il riconoscimento delle lesioni focali parenchimali aumentando il rapporto segnale-rumore, riducendo gli artefatti dell'immagine e nei pazienti che presentano difficoltà di esplorazione di tipo tecnico (imaging armonico tissutale).