Il rischio di lussazione è correlato a :• elevato rapporto collo/diametro della testa che riduce il range dei movimenti possibili e faciliterà la lussazione attraverso la "leva" che si verrà a creare tra collo e l'estremità del cotile.• presenza di un angolo ampio tra testa e collo, questo medializza il femore e riduce il braccio di leva del muscolo medio gluteo.• presenza di un esteso "spazio morto" tra la capsula e la testa della protesi. Questa situazione si riscontra di frequente quando vengono utilizzate una testa piccola e un cotile di grandi dimensioni.• utilizzo di un modello di cotile inadeguato: la forma cilindrica allungata progettata da Charnley si è dimostrata un valido dispositivo nella prevenzione delle lussazioni. La rimozione di un'area con ampiezza di 20° nella porzione inferiore del cotile per evitare il contatto tra quest'ultimo e il collo in estensione ed extrarotazione sembrerebbe essere associata ad una riduzione dell'incidenza delle dislocazioni.