L'impiego in emodinamica del flussimetro ad ultrasuoni ha seguito temporalmente quello del flussimetro elettromagnetico e, analogamente ad esso, permette una valutazione del flusso a vaso chiuso [M3, S5].Questo tipo di flussimetro sfrutta la misura del tempo di trasmissione degli ultrasuoni, in un fluido in movimento.Esso si basa, infatti, sul principio per cui la velocità di trasmissione dei suoni, lungo una corrente liquida, è calcolabile come somma tra la velocità di scorrimento del fluido e la velocità di propagazione dei suoni nel fluido, quando questo è immobile. La velocità di trasmissione in senso inverso alla corrente è invece data dalla differenza tra le due suddette velocità. La velocità risulta quindi maggiore nel senso dello scorrimento della corrente e minore nel senso opposto; inversamente, il tempo di propagazione delle onde è maggiore quando la propagazione ha luogo in senso opposto allo scorrimento della corrente e minore quando ha luogo nello stesso senso. Ne consegue che la differenza tra i due tempi è tanto più accentuata quanto più è elevata la velocità del liquido.Un flussimetro ad ultrasuoni è costituito da un cilindro aperto longitudinalmente in modo da poter essere disposto attorno al vaso di interesse (analogamente al flussimetro elettromagnetico). Alle due estremità opposte del cilindro sono montati, diagonalmente l'uno rispetto all'altro, due cristalli.Entrambi possono alternativamente emettere e ricevere salve di onde ultrasoniche (Fig. 4).La differenza tra i tempi di propagazione dei treni di ultrasuoni, emessi separatamente e sequenzialmente dai due cristalli (quindi nelle due diverse direzioni rispetto alla corrente), viene registrata come differenza di potenziale 