er ottenere un imaging accurato e gestire l'inter-ed intra-fraction motion è necessario he i pazienti siano posizionati in maniera costante e riproducibile.e variazioni nella posizione del soggetto possono essere minimizzate attraverso sistemi ppositi di posizionamento e dispositivi rigidi d'immobilizzazione. [20] requisiti che un sistema d'immobilizzazione deve avere sono i seguenti:• essere costituito da materiali a basso numero atomico per essere compatibile con TC/RMN e con il TPS; • essere maneggevole (peso, volume, forma);• garantire massima sicurezza e comfort del paziente, senza obbligare a posture forzate o disagevoli;• una volta posizionato, essere compatibile con le attrezzature di reparto e con i loro movimenti;• set-up del paziente ed immobilizzazione;• acquisizione delle immagini;• esecuzione del piano di cura; • pieno riempimento vescicale: l'esecuzione della terapia con la vescica piena consente, per effetto fisico di "occupazione di spazio", l'impossibilità da parte di anse intestinali di invadere l'ipogastrio.• diversi sistemi o "devices": in letteratura sono state proposte numerose soluzioni per dislocare le anse del tenue fuori dal PTV e ridurre anche l'entità del tenue irradiato:-compressore ipogastrico;-open table top;-Belly Board e sue varianti;-up-down table.Figura 2: alcuni dispositivi per l'immobilizzazione del paziente per il trattamento radiante prostatico: Kneefix, Feetfix e Combifix.