La sonda viene posta a contatto con la congiuntiva posizionando il suo centro a 1.5 mm dietro il limbus chirurgico. Questo può essere ottenuto usando specifici puntali di 3 mm di diametro ponendo il loro margine a contatto con il limite del limbus. In tutti gli altri casi sono necessari calibri.E' necessario mantenere la sonda perpendicolare alla superficie sclerale :un'inclinazione di soli 15° dalla perpendicolare potrebbe ridurre l'effetto fotocoagulativo. E' necessaria una vigorosa indentazione per evitare movimenti oculari e per aumentare la trasmissione di energia attraverso la sclera.Il laser Nd : YAG viene regolato a 4-7 W di potenza e 0.5-0.7 secondi di durata; il laser a diodi è regolato a 1.75-2.6 W e 1.5-2.5 secondi considerando che maggiore è l'energia totale utilizzata, maggiore sarà la diminuzione della IOP. La differenza è in parte dovuta alla diversa dimensione della fibra ottica usata. Considerando la delicatezza della fibra ottica e della sonda di zaffiro bisognerebbe sempre eseguire un controllo della trasmissione di energia del sistema.Si applicano sui 360° da 16 a 40 spot con il laser Nd : YAG o da 16 a 20 spot utilizzando il laser a diodi, risparmiando le posizioni a ore 3 e 9.Soprattutto con il laser a diodi è possibile sentire a volte un suono tipo "POP" che è provocato dalla distruzione di tessuto indotta dal maggior assorbimento di energia da parte della melanina. E' un segnale di sovradosaggio di energia per cui si rende necessario regolare il corretto livello di energia. Aumentando o diminuendo gradualmente la potenza di uscita, il livello di energia inferiore all'ultimo pop udito può essere usato per completare il trattamento. Per ottenere una migliore riduzione della IOP può essere più efficace aumentare la singola energia degli spot più che l'energia totale utilizzata.