• Biocompatibilità: deve essere poco trombogeno, deve stimolare una minima reazione neointimale e minimizzare la resistenza al flusso ematico. In particolare deve possedere una conformazione a maglie romboidali, senza punti di saldatura, levigata e con carica elettronegativa della superficie;• Resistenza meccanica: deve contrastare le forze di compressione estrinseca, la tendenza al ritorno elastico parietale e sopportare lo stress meccanico causato dalla pulsazione arteriosa;• Radiopacità: per agevolare le manovre di posizionamento a livello della lesione;• Flessibilità: per agevolare la progressione del complesso catetere-stent e l'impianto anche nei vasi più tortuosi;Nelle fasi iniziali, lo stent correttamente posizionato risulta "incastonato" nella parete in tutta la sua lunghezza, cioè si assiste alla formazione di depressioni nell'intima che vengono colmate in breve tempo da materiale trombotico e le maglie metalliche rivestite da un sottile strato di fibrina. Circa l'85% dell'area di uno stent opportunamente dilatato è libera e consente un flusso pressoché normale in vasi emergenti dal tratto di arteria in cui esso è stato posizionato. A livello delle regioni ostiali (p.e.biforcazione carotidea) può accadere che un'estremità dello stent sporga dal lume arterioso costituendo un'area trombogena.Entro una settimana dall'impianto, entrambe le superfici vengono ricoperte da cellule endoteliali. Nelle successive settimane si assiste alla formazione di una neointima con incorporazione dello stent nella parete dell'arteria.