Da molti anni sono disponibili impianti mammari studiati per sostituire il volume della ghiandola asportata. Tutti questi impianti sono realizzati in silicone, materiale che viene considerato il più inerte nei confronti dei tessuti che lo ospitano. La complicanza locale più frequente è la reazione fibrosa periprotesica, cioè la formazione di uno strato fibroso retraente attorno alla protesi, espressione di un'intolleranza dei tessuti dell'ospite al corpo estraneo. Questa reazione rende la mammella ricostruita più dura e in casi estremi la deforma in modo evidente. Il fenomeno è reso meno frequente da un trattamento dell'involucro della protesi (testurizzazione) che ne rende rugosa la superficie esterna 53 . Altra complicanza locale è rappresentata dalla rottura della protesi: questa può provocare la fuoruscita del gel di silicone determinando un cambiamento di forma e consistenza della mammella.Si pensa che dopo 10-12 anni le rotture di alcune protesi possano verificarsi con una certa frequenza, ma attualmente sono in commercio protesi garantite a vita.I tipi di protesi più frequentemente utilizzati sono le protesi in gel, riempite di silicone con volume fisso e le protesi ad espansione (expander) che contengono soluzione fisiologica. Quest'ultime vengono inserite parzialmente riempite, sono impianti temporanei che vengono gradualmente riempiti, attraverso una valvola situata nel contesto della protesi stessa, ed hanno lo scopo di espandere i tessuti sovrastanti e consentire il successivo impianto della protesi definitiva.Le protesi sono generalmente a base rotonda e per uno stesso volume sono spesso disponibili due forme: profilo alto, con maggior proiezione e profilo normale, o moderato. Da qualche anno sono state realizzate protesi anatomiche che riproducono più fedelmente la forma della mammella, sono grossolanamente a goccia con la parte superiore più piatta e quella inferiore più sporgente. L'uso di queste protesi anatomiche è sempre più diffuso e consente di ottenere profili mammari più naturali.