Per la determinazione quantitativa di IGF-1 viene utilizzato il kit radioimmunologico -Biosource SM-C-RIA-CT‖. Una quantità definita di IGF-1 marcata con I 125 compete con l'IGF-1 presente nel calibratore e nei campioni per un numero definito di siti di un anticorpo antiIGF-1 adsorbito sulla superficie interna di provette di polistirene. Dopo un'incubazione che si protrae per 8 ore a 2-8 °C, la reazione di competizione viene interrotta per aspirazione della miscela di reazione. Le provette sono quindi lavate con tampone di lavaggio diluito ed aspirate e la radioattività viene misurata con un contatore gamma. La lettura della radioattività CPM (colpi per minuto) delle provette è inversamente proporzionale alla concentrazione di IGF-1.Si costruisce una curva di taratura ponendo sull'asse delle ordinate il rapporto B St /B0 calcolato per tutti i calibratori (dove B St è il legame di ogni singolo punto della curva standard, e B0 è il 100% di legame dato dal punto a concentrazione zero) e sull'asse delle ascisse le concentrazioni nota di IGF-1 (ng/ml).La concentrazione di IGF-1 dei campioni è calcolata per interpolazione dei rapporti B Cp /B0 sulla curva di taratura. Tutti gli standard, i controlli e i campioni sono dosati in doppio.La sensibilità è di 0,25 ng/ml.