Charnley nel 1972 ha ideato un cotile asimmetrico in cui la cavità è ampliata nella sua parte posteriore per mezzo di un emicilindro che raggiunge l'estremità del cotile stesso [96]: il LPW, ovvero long posterior wall. L'utilizzo di questi cotili, inseriti in una posizione più bassa dell'usuale, ha portato ad una riduzione di incidenza delle lussazioni pari allo 0,6%.In realtà tale dispositivo offre analoghi risultati all'utilizzo dei cotili con spalletta antilussante senza tuttavia il rischio di fallimento legato al fissaggio delle viti.Murray [72] ha criticato questo dispositivo poiché è stato segnalato un contatto tra le componenti quando viene descritto un angolo di 53°con un movimento diretto anteriormente e di 38° all'indietro, laddove questa evenienza per i cotili standard si verifica in presenza di un angolo di 106°. Questo consente un maggior contatto tra il collo e il cotile in estensione e in rotazione esterna. Si ricorda che il momento delle forze che tende a provocare lo scollamento del LONG POSTERIOR WALL e che origina dal contatto con la componente femorale è superiore a quello di un cotile standard. Infine tale dispositivo non è in grado di fornire una stabilità posteriore superiore a quella di un cotile standard inserito con più di 6° di antiversione.La maggior parte dei cotili non cementati può essere associata all'utilizzo di un inserto con spalletta antilussante il cui orientamento può essere deciso dal chirurgo. La mobilità nei diversi punti di contatto determina il timore di una maggior produzione di particelle di usura del polietilene.Un altro problema legato a questo dispositivo è rappresentato dalle dimensioni considerevoli di questo cotile e ciò può comportare la limitazione dell'uso della protesi.Il modello BOUSQUET [100] possiede una struttura analoga ai precedenti ma il cotile esterno è metallico e fissato senza cemento. Esso si articola con un inserto cotiloideo di polietilene che accetta teste da 22 o 28 mm di diametro. Questo dispositivo può essere utilizzato come primo impianto e vanta la quasi completa assenza di lussazioni il che incoraggia il suo impiego nei casi di instabilità ricorrente. Il sottile cotile metallico non cementato consente l'utilizzo di una componente acetabolare di dimensioni standard e per questo motivo è superiore alla altre protesi precedentemente menzionate. D'altra parte è progettato per l'impianto senza cemento e ciò limita le occasioni in cui può essere impiegato. Il modello standard è fissato superiormente per mezzo di una vite e inferiormente con due elementi metallici. Il modello utilizzato per il reimpianto possiede da due a cinque placchette sulla superficie esterna che consentono l'utilizzo di numerose viti.Attualmente è in studio un tipo cementato.Questa protesi sembra essere di particolare utilità in occasione di alterazioni dei tessuti molli o nel caso di una pseudoartrosi intrattabile del trocantere; nei pazienti più anziani con una muscolatura deficitaria o nei soggetti con disordini neurologici.[68]