Una "sequenza" RM risulta dalla combinazione di impulsi di RF con l'accensione di gradienti di campo magnetico. Il tempo che intercorre tra un impulso RF e l'altro, è detto "Tempo di Ripetizione" (TR).Le sequenze d'impulsi RF possono essere: "Inversion Recovery" (IR), "Spin-Echo" (SE) e "Gradient-Echo" (GE) [S1, L5, P2].La sequenza IR, consiste in un impulso a 180 gradi seguito, dopo un tempo TI ("Tempo di Inversione"), da un impulso a 90 gradi. Questo tipo di sequenza è usato sia in spettrometria, per misurare il tempo di rilassamento spin-reticolo di piccoli campioni, sia nelle immagini di RM per creare contrasti tra pixel d'intensità dipendente dal valore di T1.La sequenza SE, corregge le disomogeneità di campo magnetico, lasciando solo il segnale di decadimento dovuto al rilassamento spin-spin. Questo è ottenuto per mezzo di un impulso a 180 gradi, detto impulso "rifocalizzante", inviato dopo un primo impulso a 90 gradi. Il tempo tra i due impulsi è TE/2, dove TE è il "Tempo di Eco", ovvero il tempo tra l'impulso di eccitazione RF e il centro dell'eco (cioè dove il segnale eco acquisito ha ampiezza massima).Il sangue in movimento, in una sequenza SE standard, apparirà nero ("black blood ) per l'effetto "tempo di volo", descritto più oltre.Capitolo 3 -La Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)Pagina 31La sequenza GRE nasce per risolvere i problemi connessi al decadimento del segnale di magnetizzazione traversa misurato (segnale RM), che avviene immediatamente dopo l'eccitazione dell'impulso a 90 gradi. Questa sequenza infatti, si serve di un gradiente inverso di lettura (cioè prima negativo e poi positivo, applicato lungo lo stesso asse), per rifasare tra loro gli spin, generando il GRE, ovvero un segnale eco che ha la stessa ampiezza della magnetizzazione traversa, immediatamente dopo l'impulso a 90 gradi.In realtà, nella sequenza GRE generalmente si impiegano impulsi con angolo minore di 90 gradi.Il sangue in movimento, in una sequenza GRE standard, appare bianco ("white blood") per l'effetto "tempo di volo".