Qualsiasi causa di "impingement" dovrebbe essere identificata in tutti i reimpianti La lussazione si realizza in direzione contraria a quella in cui si è verificata originariamente come conseguenza del contatto tra il collo e il dispositivo. E' importante quando si tratta una instabilità posteriore non posizionare il dispositivo troppo in basso per evitare il contatto con il collo in estensione e rotazione esterna.Esistono diversi tipi di "cup augmentation": essi sono caratterizzati da uno spessore di circa 5 mm ed equivalgono approssimativamente a 1/3-1/2 della circonferenza.Alcuni modelli sono progettati per trattenere la testa nel cotile e altri no .  L'inserimento delle viti indebolisce il polietilene e si verifica il rischio di un contatto tra la testa e le medesime in caso di usura del polietilene: tale eventualità è più frequente in caso di teste di grosse dimensioni o con i cotili non cementati.