Viene utilizzato un catetere multilume a bassa compliance deve essere in materiale inespansibile, flessibile ma nello stesso tempo avente una rigidità tale da poter essere introdotto vincendo anche pressioni notevoli; il diametro totale deve essere al massimo di 8 mm. Il catetere deve essere graduato (ad intervalli di 1 cm) per almeno 10-15 cm per consentire misurazioni di profondità. Il catetere deve essere facilmente pulibile e sterilizzabile.Il minimo richiesto per l'esecuzione di un esame da considerare standard è di almeno 4 vie con diametro interno di 0,8 mm, con aperture laterali ("side-hole") disposte a 90° tra loro allo stesso livello (configurazione radiale) o distanziate di 0,5-1 cm l'una dall'altra orientate sempre secondo gli angoli di 90° (configurazione elicoidale). Il catetere deve essere marcato in senso radiale per consentire l'orientamento dei "side-hole" in relazione ai quadranti del canale anale: in altre parole deve essere noto il profilo pressorio che ciascun canale della sonda deve esplorare. Il catetere multilume è collegato ad un sistema pneumoidraulico di perfusione costituito da una pompa idro-pneumatica con capillari che deve assicurare un flusso di perfusione costante (velocità: 0,5-1 ml al minuto). Il flusso di perfusione va controllato periodicamente contando le gocce/minuto (20 gocce = 1 ml). Come liquido di perfusione è opportuno utilizzare acqua bi distillata sterile (anche se non è richiesta la sterilità) meglio se sottoposta a processo di degasificazione con aspirazione.Nel serbatoio dell'acqua, è opportuno porre il disco di plastica sopra il livello del liquido per evitare il passaggio di gas nel liquido quando viene posto sotto pressione. L'acqua nel serbatoio viene messa in pressione mediante gas con bassa solubilità in acqua (idealmente elio o azoto) e portata ad una pressione di 600/1.000 mmHg.