Il laser Nd : YAG viene regolato con un'energia tra 4 e 8 J con offset al massimo. Secondo uno studio prospettico randomizzato che confronta trattamenti con energie di 4 e 8 J la IOP risultava significativamente migliore usando un'energia di 8 J senza un aumento degli effetti collaterali (Shields e coll 1993).Il laser a diodi dovrebbe essere regolato a 1500-2000 mW, 1 secondo di durata ( che produce spot da 1.5-2 J ) e 100-400 micron di dimensione dello spot.L'occhio può essere mantenuto in posizione primaria in quanto non sono state riscontrate significative differenze applicando l'energia laser parallelamente all'asse visivo o perpendicolarmente alla sclera.La mira viene focalizzata sulla congiuntiva 1 o 2 mm posteriormente al limbus.La distanza si può misurare con un calibro o con la lampada a fessura del biomicroscopio.In questo caso gli spot laser dovrebbero essere posizionati nel mezzo di un fascio di luce della lampada a fessura del diametro di 3 mm, posto perpendicolarmente al limbus. E' stata anche costruita una speciale lente a contatto per facilitare il posizionamento dello spot laser. In ogni singola seduta si eseguono da trenta a quaranta applicazioni equamente spaziate su 360° risparmiando solitamente la posizione a ore 3 e 9 per evitare danni alle arterie ciliari posteriori.Uno studio prospettico randomizzato che confrontava due trattamenti, uno su 180° e l'altro su 360° ha dimostrato che quest'ultimo ha un migliore rapporto rischio beneficio (Hardten e coll 1991).Se si usa un laser a diodi ogni spot dovrebbe essere defocalizzato 1 mm verso il corpo ciliare. E' molto importante conservare una registrazione del trattamento soprattutto per annotare i parametri che sono stati usati.