Questo gruppo di parametri determina la modalità di scansione ed ha effetto sulla qualità delle immagini, sulla durata dell'indagine e sulla dose assorbita dal paziente. In radiologia non va mai dimenticato l'aspetto radioprotezionistico. Spesso un'immagine più nitida corrisponde ad un aumento considerevole del rischio biologico per il paziente, senza tuttavia portare un vantaggio nella diagnosi.Kilovolt. Negli apparecchi per tomografia computerizzata la possibilità di variare il kilovoltaggio è molto limitata: alcuni apparecchi prevedono un solo settaggio (solitamente tra 120 e 130 kV), altri ne prevedono alcuni compresi tra 80 e 120 kV. L'aumento della tensione causa un aumento dell'energia dei fotoni e, di conseguenza, del potere penetrante degli stessi. Mantenendo costanti gli altri parametri otteniamo un minor rumore di fondo poiché un maggior numero di fotoni ad alta energia attraversa la materia e raggiunge il detettore. Tuttavia, come avviene in radiologia tradizionale, il contrasto diminuisce.Applicando al tubo radiogeno una maggiore differenza di potenziale si può inoltre ottenere un fascio fotonico di uguale efficienza complessiva diminuendo il milliamperaggio con il conseguente minor riscaldamento del tubo radiogeno. Diminuendo il kilovoltaggio un minor numero di radiazioni X sarà sufficientemente energetica da attraversare il corpo esplorato. Molti fotoni verranno perciò deviati o arrestati con conseguente aumento del rumore quantico.Milliampere. Questo parametro gode solitamente di una notevole flessibilità. Le moderne apparecchiature permettono molte possibilità di variazione. Aumentando il milliamperaggio e mantenendo invariati gli altri parametri si aumenta il numero di fotoni incidenti il corpo esplorato. Poiché l'interazione con la materia è un fenomeno soggetto a leggi statistiche un numero maggiore di raggi raggiungerà perciò i detettori. Il risultato è la diminuzione del rumore di fondo, associato tuttavia ad un aumento della dose al paziente.In base alla formula di Brooks e Di Chiro precedentemente esposta, se si vuole dimezzare il rumore, bisogna quadruplicare la dose. A giovarne, per quanto detto precedentemente, è la visione di particolari basso contrasto. Si deduce perciò facilmente che lo studio delle parti molli richiede protocolli diagnostici con milliamperaggi elevati, mentre lo studio di ossa e polmoni permette milliamperaggi più bassi. Un aumento eccessivo dei mA può però portare alla creazione di artefatti. Pitch. Nei moderni apparecchi ad acquisizione spirale è presente un nuovo parametro detto "pitch factor" che esprime il rapporto di spostamento del tavolo nel corso di una rotazione del tubo radiogeno e lo spessore di strato. Con uno spessore di strato di 10 mm. e con un pitch pari a 1:1 l'incremento dopo una rotazione sarà di 10 mm., con pitch pari a 1,5:1 sarà 15 mm. e così via. Generalmente si usa un pitch pari a 1 o lievemente maggiore (da 1,2 a 1,5). Valori maggiori si possono usare per limitare la durata dell'esame. Pitch inferiori a 1 non vengono generalmente usati perchè determinano solo una ridondanza nei dati acquisiti. Terminata l'acquisizione di un dato volume, è possibile ricostruire una serie di strati con un qualsiasi incremento ed è anche possibile ricostruire un singolo strato in corrispondenza di qualsiasi punto situato all'interno del volume acquisito.