La tecnica PC si potrebbe avvalere di ogni tipo di sequenza RM ma, se deve essere misurata la velocità del sangue, è importante che questo generi un segnale evidente perché, senza il dato di ampiezza, il valore della la fase non avrebbe alcun significato [M6]. Esistono due diverse tecniche per sincronizzare l'acquisizione dei dati con il ciclo cardiaco: entrambe richiedono un segnale di "trigger", dato ad esempio dal picco dell'onda R all'ECG. Le due tecniche sono rispettivamente:la "prospective-gating technique": in cui l'acquisizione dei dati di ogni singolo ciclo attende il segnale del trigger (per ovviare alle variazioni fisiologiche di lunghezza del ciclo cardiaco);la "retrospective-gating technique": in cui l'acquisizione è continua e i dati saranno interpolati a posteriori per attribuirli alle diverse fasi del ciclo cardiaco [L6].Per la misurazione dei flussi è consigliata generalmente la "retrospective-gating technique" [C4].Prima di eseguire una sequenza PC occorre sempre definire il valore limite atteso della velocità di flusso che si vuole esaminare: si tratta della "VENC"("Velocity encoding"), espressa in cm/s [D1].La VENC impostata serve ad identificare l'ampiezza di gradiente necessaria alla misurazione di velocità di flusso; saranno richiesti gradienti più ampi per rilevare velocità minori e viceversa. Il valore di VENC coinciderà con uno "shift" di fase di 180 gradi e, in valore assoluto, determina la massima e la minima velocità rilevabile e codificabile nella sequenza PC [L6].Per una misura del flusso precisa, la sequenza PC andrebbe sempre ripetuta due volte. Per la prima sequenza si utilizzerà un valore di VENC ricavato da un esame ecocardiografico, se presente, o impostato su un valore relativamente alto; per la seconda si imposterà la massima velocità rilevata nella prima sequenza, aumentata di circa il 10%. Più vicina è la VENC alla reale velocità di flusso e più precise saranno la misurazioni flussimetriche [L6].