Mentre le immagini RM convenzionali riproducono, in ogni pixel, l'ampiezza del segnale RM della regione esplorata, la tecnica PC si basa sulla differenza di fase ("phase shift") che esiste tra gli spin stazionari e quelli in movimento (contenuti all'interno dello stesso campione di tessuto) per distinguere il flusso di sangue dal tessuto stazionario e calcolare il valore di velocità di ogni singolo "voxel" dell'immagine che produce [C4, L6, V3].Capitolo 5 -RMN nella misura dei flussi Pagina 44Si tratta di qualcosa di analogo all'Ecocardiografia Doppler poiché ogni pixel dell'immagine contiene la fase del segnale di risonanza, piuttosto che la sua ampiezza: due informazioni ottenute dallo stesso pixel ma raffigurate in due diverse immagini.Quello che la tecnica PC permette di ottenere sono, in pratica, due sequenze di immagini della stessa sezione, cardiaca o vascolare, acquisite simultaneamente, in successivi istanti di tempo. Ciascuna immagine, anche dette "frame", rappresenta un diverso momento del ciclo cardiaco (fig. 9).La prima sequenza di immagini reca l'informazione di tipo anatomico e serve come riferimento per l'analisi; la seconda serie reca l'informazione parametrica:nei livelli di grigio che caratterizzano ciascuna immagine (o potenzialmente anche nel colore, analogamente ad Doppler) è contenuta l'informazioni di velocità [L6].