Un sistema per RM a uso clinico è generalmente costituito dalle seguenti parti [L5, P2, R2]:-il magnete: produce il campo magnetico statico, la cui intensità è misurata in Tesla (1 T=10000 Gauss) per allineare i protoni all'asse del campo stesso.Nei sistemi attualmente commercializzati l'intensità varia da 0.2 a 0.3 T per le macchine a magnete permanente e da 0.5 a 4 T per quelle a magnete superconduttivo. Il campo magnetico deve essere omogeneo e stabile nel tempo;-le bobine di gradiente: posizionate esternamente al magnete, producono i gradienti di campo e rendono spazialmente riconoscibile ogni punto. La loro intensità e la velocità con la quale sono in grado di variare sono elementi importanti per la realizzazione di tecniche di acquisizione sempre più avanzate.La performance del sistema dei gradienti, infatti, condiziona quanto rapidamente l'acquisizione di risonanza magnetica possa avvenire; 