Questo presidio si basa su un design triassiale ed è costituito da un sistema di bloccaggio dell'ago, esterno, una cannula tranciante intermedia, e un mandrino interno affilato. Si procede col mandrino fino in prossimità della lesione, quindi viene fatta avanzare la cannula tagliente, che seziona il tessuto senza comprimerlo, seguita dal sistema bloccante esterno, che taglia l'estremità del frustolo a livello dell'apertura della cannula e lo imprigiona all'interno dell'ago. In questo modo il campione non può essere perso col ritiro dell'ago. La lunghezza della profondità di campionamento può essere modulata manualmente, durante il caricamento della molla, per valori variabili da 13 a 33 mm. 