L'acquisizione dei segnali pressori ano-rettali non richiede velocità molto elevate: frequenze da 5 a 8 Hz (cioè la memorizzazione di 5/8 valori pressori per secondo per ciascun canale) sono assolutamente sufficienti per cogliere le modificazioni anche più fini dei regimi pressori della regione. Anche con questi sistemi la scala di pressioni registrabili deve essere compresa tra 0 e 400 mmHg. Durante l'acquisizione deve essere possibile inserire dei marca eventi corrispondenti a determinate posizioni della sonda o all'inizio ed alla fine di particolari manovre che vengono fatte dall'operatore o dal paziente. Il tracciato deve essere memorizzato in modo che riporti i dati personali del paziente e la data di esecuzione. Questo non solo ai fini di una praticità di archiviazione ma anche per motivi medico-legali. Il sistema computerizzato deve inoltre consentire di stampare il tracciato su carta, meglio "on-line", o comunque dopo l'esecuzione dell'esame.