Il paziente è preparato nella posizione di trattamento, allineando i marker esterni ai laser. Utilizzando un fascio generato da un acceleratore lineare mentre il gantry ruota intorno al paziente, sono, quindi, acquisite una serie di proiezioni 2D (frames). Per massimizzare il rap si usa una speciale modalità per innescare il processo d'acquisizione, guidata direttamente dall'acceleratore lineare. Inoltre, l'acceleratore lineare è adattato ad erogare stabilmente (entro il 3%) basse dosi totali per l'imaging (variano da 1 a 10 cGy). [23] Tutti i frame acquisiti sono automaticamente corretti attraverso:-una correzione della deviazione, per riconoscere il noise;-una correzione del miglioramento per compensare le variazioni della s un algoritmo d'informazioni reciproche, memorizza il set di dati MV CBCT con la TC anificazione. [23] Per le correzioni del set-up attraverso gli spostamenti del tavolo, è calcolato un vettore  Per di più, la MV CBCT ha dimostrato le sue caratteristiche superiori di imaging in presenza di materiali ad alto Z (ad esempio, per i soggetti con protesi dentali o d'anca).[23] -la dose necessaria per l'acquisizione delle immagini che permetta un sufficiente contrasto dei tessuti molli. [23] Malgrado queste potenziali limitazioni, la MV CBCT potrebbe diventare la soluzione di prima scelta, poiché la sua realizzazione presenta numerosi vantaggi, tra i quali ergonomia, stabilità, costi ed agevolazioni nella calibratura e nella manutenzione.Presenta, inoltre, molte qualità uniche, come un buon imaging di materiali tissutali ad alto Z e la capacità di assicurare buona qualità dosimetrica. [23,30] 