Le scansioni sono state eseguite utilizzando come oggetto di indagine un fantoccio progettato per controllo di qualità modello Catphan® 500 (The Phantom Laboratory, Incorporated -Salem, New York -USA) presentato in letteratura nel 1998.     Il terzo modulo CTP515 (Figura 7) presenta al suo interno inserti di diametro variabile e densità conosciuta che servono per testare l'abilità di visualizzare piccoli oggetti a basso contrasto (risoluzione a basso contrasto). Questo modulo non è rientrato nello studio principalmente per l'impossibilità da parte del software di analisi di utilizzare le immagini ottenibili dalla sua scansione.Il quarto modulo CTP486 (figura 8) è costituito da una sezione a densità omogenea simile all'acqua e viene utilizzato per le prove di uniformità e la valutazione del rumore.Questa sezione è rientrata nello studio. Il fantoccio viene posizionato sul lettino dell'apparecchiatura in modalità "head-first supine", cioè come se fosse un paziente sdraiato sulla schiena e con il capo rivolto verso il gantry, cioè con il modulo CTP401 di centraggio in posizione "craniale"(figura 9). Il posizionamento viene controllato mediante le guide laser dello scanner (figura 10) e una bolla d'aria, ma la correttezza è verificata mediante l'osservazione e le misure effettuate sul modulo di centraggio: una eventuale disomogeneità tra la verifica e le guide laser impone di contattare l'assistenza tecnica per portare a collimazione i laser con i segni di riferimento presenti sul fantoccio.