Un'altra fonte di artefatti "da movimento" è il respiro. L'acquisizione sincronizzata con il respiro, avendo questo una durata di diversi secondi, comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di acquisizione. Una soluzione è rappresentata dall'acquisizione in apnea per tutto o almeno la metà del tempo di scansione; oggi per molte sequenze sono sufficienti 5-15 secondi.Nella RM coronarica, per alcune acquisizioni ad alta risoluzione non è sufficiente una sola apnea. In questo caso, gli artefatti da movimento respiratorio vengono ridotti utilizzando una tecnica detta "navigator": grazie al monitoraggio del movimento del diaframma in tempo reale, durante ciascuna apnea il torace sarà sempre nella stessa posizione [L5, P2].Capitolo 4 -RMN nello studio del sistema cardiovascolare Pagina 36