La Helical Tom di IGRT che rende possibile un approccio integrato alla radioterapia ad intensità modulata (IMRT) attraverso la combinazione di un acceleratore lineare e di una TC spirale. [1,21,39] Fatta eccezione per il fatto che, per gli scopi di imaging, si usa un fascio con un'energia ridotta di 3.5 MV, il set-up geometrico della versione commerciale HI-ART II unit by Tomotheray (Madison, Wisconsin) per l'acquisizione delle immagini è analogo a quello ella TC spirale. [39] a 145 cm. [39] Il fa no rotazionale del gantry e la sua ampiezza è mantenuta costante durante il trattamento, generalmente ad 1, 2.5 o 5 cm dall'isocentro. [38] Il gantry compie un'intera rotazione in un periodo di tempo compreso tra 10 e 60 secondi; ad ogni giro il lettino di trattamento trasporta il paziente attraverso il fascio radiante. [38] Le immagini che si ottengono presentano una buona definizione tridimensionale dei ssuti molli e, inoltre, non è necessario nessun sistema di telemetria. [21] -massimo grado di modulazione del fascio usato. [38] otherapy (HT, Tomoterapia Elicoidale) è una modalità d Un detettore ad arco è montato sul gantry ad una distanza sorgente-detettore (SDD) pari scio conico è allineato in maniera parallela al pia te Il tempo di trattamento, utilizzando la Helical Tomotherapy, dipende da alcuni fattori:-dose prescritta per frazione; -estensione del target;-profondità del target all'interno del paziente;Figura 20: configurazione del subsistema intorno al gantry ad anello di una macchina per la tomoterapia spirale Hi-Art.