L'effetto rete delle sostanze interferenti su di una lettura strumentale è determinato da una combinazione di fattori interagenti, quali l'hardware, i reattivi ed i calcoli eseguiti.Se l'interazione originaria reattivo/strumento viene ottimizzata allo scopo di eliminare gli effetti delle interferenze, la sostituzione dei reattivi non produrrà alcun miglioramento nella qualità dei risultati. Sfortunatamente un numero eccessivo di reattivi alternativi per cui viene consigliato l'impiego su sistemi analizzatori aperti, viene formulato tenendo presente solo la convenienza economica e non il miglioramento della qualità dei risultati.Quando l'operatore di uno strumento decide di sostituire i reattivi originali con reattivi alternativi, deve prestare particolare attenzione agli effetti che possono essere provocati da tali cambiamenti. Né il produttore dell'analizzatore né la ditta che ha formulato il reattivo possono essere considerati responsabili del sistema che ne deriverà. Solo l'utente può ratificare la prestazione del sistema analitico alterato e fornire indicazioni riguardo a come e quando tale determinazione è stata effettuata.In molti casi tale risposta diviene manifesta solo dopo che il sistema analitico è stato installato ed impiegato continuativamente.A quel punto potrebbe essere troppo tardi per scegliere un altro strumento o una combinazione reattiva che possa essere influenzata in modo minore o essere del tutto esente da interferenze.L'utente del sistema di strumentazione di qualità inferiore, allora, deve cercare di evitare l'impiego dei campioni di siero contenenti l'interferente, cercare di individuare l'interferente stesso e registrare il suo potenziale effetto sulla relazione analitica finale, o ignorare le possibili conseguenze negative dei risultati erronei riportati.Fino a quando tutti i sistemi di strumentazione sono inaccessibili alle interferenze, dipende tutto dall'utente (52).