Sempre in riferimento all'immagine l'applanazione è insufficiente a sinistra, eccessiva a destra e appropriata al centro. La vite graduata del tonometro viene spostata finché le punte del semicerchio superiore ed inferiore non appaiono allineate. A questo punto si può leggere il valore riportato sulla scala graduata, che corrisponde alla pressione intraoculare espressa in mmHg. Prima dell'esecuzione della tonometria di Goldmann la cornea viene anestetizzata poiché il contatto con il tonometro sarebbe doloroso. Esistono, poi, dei tonometri ad applanazione non-contat che appiattiscono la cornea con un getto d'aria. Un sensore ottico misura come quando e quanto velocemente la cornea si sia appiattita ad un valore predeterminato. Lo strumento converte quindi in millimetri di mercurio il tempo necessario ad appiattire la cornea tramite una scala di conversione. Tale misurazione non è comunque così precisa come quella fornita dal tonometro di Goldmann.Tonometri ad aderenza dei profili Questa tonometria, si basa su principio completamente diverso rispetto ai due precedenti ed è nata per ovviare alle influenza dello spessore corneale centrale, sulla attendibilità del valore tonometrico rilevato. La novità risiede nel meccanismo dell'aderenza dei profili (contour matching) che è resa possibile dall'apposizione sulla cornea di un cono a profilo concavo che aderisce perfettamente alla convessità corneale. L'area di contatto con la cornea misura 7mm, ma con un sensore di pressione centrale (1.2mm) che consente la registrazione di 100 valori pressori per secondo, ed in questo modo rileva la dinamica della IOP, fornendo informazioni sulle fluttuazioni di essa a breve termine.