• Il piano di sezione del vaso ("through plane")• Il piano di sezione lungo l'asse maggiore del vaso ("in plane").Alcuni studi recenti hanno sfruttato una sequenza PC detta "real time" che permette di misurare il flusso in ogni singolo ciclo cardiaco;Vengono usate sequenze di imaging molto veloci, inoltre il paziente non deve essere sincronizzato con l'ECG e non deve trattenere il respiro durante la fase di acquisizione dell'immagine. Utilizzando questa sequenza si riesce, in tempo reale, a monitorare tutte le variazioni emodinamiche del flusso.La sequenza PC tradizionale deve essere sincronizzata con il ciclo cardiaco: è necessario, per ottenere una buona qualità delle immagini, aspettare alcuni cicli e, una volta ottenuti i dati, interpolarli al fine di ottenere delle misure rappresentative di un ciclo cardiaco medio (questo a causa delle variazioni fisiologiche nella lunghezza dei diversi cicli) [30].Per sincronizzare l'acquisizione dei dati con il ciclo cardiaco si usano due tecniche diverse: entrambe hanno bisogno di un segnale di "trigger", che può essere rappresentato dal picco dell'onda R all'ECG. Le tecniche sono:1. la "prospective-gating technique": in cui l'acquisizione dei dati di ogni singolo ciclo attende il segnale del trigger.2. la "retrospective-gating technique": in cui l'acquisizione è invece continua; i dati vengono interpolati in un secondo momento e attribuiti alle diverse fasi del ciclo cardiaco [27].Per la misurazione dei flussi viene usata più frequentemente la "retrospective-gating technique" [22].Prima di eseguire una sequenza PC occorre sempre definire il valore limite atteso della velocità di flusso che si vuole esaminare: questo è definito "VENC"