Tra i primi materiali utilizzati per il rivestimento degli impianti figurano le ceramiche. Esiste un ampio range di rivestimenti ceramici contenenti calcio e fosforo, e la principale differenza che si nota tra questi consiste nella quantità di ioni rilasciati. Sebbene il successo a lungo termine di tali materiali sia ancora sconosciuto, le superfici in fosfato di calcio sembrano favorire maggiormente l'adesione degli agenti osteoinduttivi rispetto al titanio non rivestito e ad altri materiali da impianto inerti. Si usano, a questo scopo, leghe amorfe contenenti miscele di due o tre elementi quali silicio, carbonio, ossigeno, azoto. Tali composti presentano caratteristiche di durezza, coefficiente di attrito, resistenza all'usura ed alla corrosione nettamente più idonee rispetto a quelle dei materiali massivi utilizzati per i diversi tipi di protesi odontoiatriche. Inoltre le loro caratteristiche di biocompatibilità sono notevolmente migliori rispetto a quelle proprie dei materiali protesici.Le ceramiche ad alta resistenza usate per gli impianti dentali sono assolutamente inerti nel corpo e mostrano un minimo rilascio di ioni. L'ossido di alluminio è stato indicato da molti come il migliore dei materiali inerti, significando che il rimodellamento del tessuto osseo adiacente alla sua superficie non viene alterato dalla presenza del rilascio di ioni o da reazioni immuni nei confronti del metallo. La bagnabilità dell'allumina è maggiore di quella di un impianto metallico. La superficie ceramica ionica possiede un elevato stato di ossidazione, è termodinamicamente stabile ed idrofilica, cosicché l'acqua si lega alla superficie con una forza di legame relativamente alta rispetto a quanto accade con altri materiali 128 . È stato notato un minimo rilascio di ioni dalle superfici con ossido di Al o zirconio a condizioni normali.Le ceramiche in Ca-P, come l'idrossiapatite, sono caratterizzate da una struttura atomica complessa con più di un tipo di specie ioniche. I biovetri contengono ioni calcio e fosforo ed è stato dimostrato che formano uno strato di idrossiapatite carbonata in vivo. Nessuna di queste ceramiche è in grado di raggiungere l'elevata resistenza mostrata dalle altre ceramiche più semplici come l'Al 2 O 3 e ZrO 2 . I fosfati di calcio, comunque, ottengono la loro biocompatibilità tramite il rilascio di ioni Ca e PO 4 nei tessuti circostanti dopo l'impianto, ed in vivo la risposta a quei materiali è piuttosto variabile 129 . La quantità di rilascio di ioni è determinata dalla composizione, struttura, porosità e da altri fattori, e quindi può venir controllata manipolando il materiale durante i vari procedimenti di fabbricazione.