La protesi ABG, il cui acronimo significa "Anatomique BenoistGirard", è realizzata in lega di titanio forgiata ed è ricoperta prossimalmente da un sottile strato di idrossiapatite (Fig. 6.1).Questo tipo di protesi ha la caratteristica di raggiungere un'eccellente stabilità meccanica iniziale seguita da un ancoraggio biologico secondario. La stabilità iniziale è dovuta alla forma anatomica della protesi mentre l'ancoraggio secondario avviene grazie alla rugosità superficiale ed alle proprietà osteoconduttive dell'idrossiapatite. Il posizionamento della protesi deve privilegiare il maggior riempimento possibile della metafisi.La stabilità è migliorata grazie all'effetto di superficie generato dalla presenza di scaglie posizionate anteriormente, posteriormente e medialmente rispetto allo stelo; la profondità delle stesse risulta essere decrescente in direzione prossimo-distale favorendo la trasmissione del carico verticale dall'impianto all'osso per evitare fenomeni di affossamento al momento dell'appoggio. Infine, il collo dell'impianto è stato assottigliato per favorire una maggiore articolarità.Le teste dell'impianto protesico possono avere diametri di 22.2, 26, 28, 32 o 36 mm; i materiali impiegati nella loro fabbricazione sono il cromo-cobalto, l'allumina o una lega di ossido di alluminio (75%) e zirconia (25%).