Si tratta di una tecnica che, a dispetto dei numerosi vantaggi che mostra rispetto alla TOF, come ad esempio la possibilità di ottenere immagini del vettore di velocità in ogni direzione dello spazio, permettendo così un'analisi anche di flussi più complessi [23] è ancora poco usata, a causa degli alti costi e dei tempi di post-processing, A differenza delle immagini RMN tradizionali, che in ogni pixel riportano informazioni circa l'ampiezza del segnale RMN della regione presa in considerazione, la tecnica PC sfrutta la differenza di fase (phase shift) che esiste tra gli spin dei tessuti stazionari e quelli dei fluidi in movimento (sempre nello stesso campione di tessuto esplorato); questo permette di distinguere il flusso di sangue dal tessuto stazionario e inoltre di calcolare la velocità di ogni singolo "voxel" dell'immagine prodotta [22] [27] [28] La tecnica PC consente quindi di ottenere due sequenze di immagini della stessa sezione, cardiaca o vascolare, acquisendole in maniera simultanea, ma mostrandole in istanti successivi. Ogni immagine, detta anche "frame", rappresenta un diverso momento del ciclo cardiaco• La prima sequenza di immagini dà informazioni di ordine anatomico e serve come riferimento per l'analisi.• La seconda sequenza di immagini fornisce informazioni parametriche: i diversi livelli di tonalità di grigio danno dati sulle velocità [27] La tecnica PC si avvale di sequenze Spoiled GRE, Come nella tecnica TOF, i dati sono rappresentati in modalità 2D o 3D [26] [29] [30] [31] [32] Per misurare la velocità si effettuano dei calcoli sfruttando: