La curva MTF (vedi figura 2) rappresenta il contrasto, inteso come altezza del segnale che identifica l'oggetto rappresentato, espresso in percentuale rispetto al segnale (100%) corrispondente all'oggetto di riferimento in funzione della frequenza spaziale espressa in coppie di linee per unità di spazio (lp/cm).1) Il dispositivo di prova consiste in un fantoccio con mira in plexiglas di frequenze spaziali variabili (l'intervallo di frequenze utili va da 3 a 10 lp/cm) immersa in acqua. Il dispositivo contiene due aree di riferimento fatte dello stesso materiale rispettivamente delle barre e degli spazi. Si posizionano ROI circolari su ognuna delle mire e sulle zone di riferimento in modo da non includere né altre regioni al di fuori dalla mira né artefatti dei bordi. A questo punto si determinano la media e la deviazione standard dei numeri TC di ogni ROI sulle mire e i valori medi dei numeri TC delle zone di riferimento. I valori di modulazione relativi a ogni frequenza si calcolano mediante il rapporto tra la deviazione standard e la differenza tra i valori medi delle zone di riferimento.MTF f ( ) = π 2 4 M 0 * M f ( ) per f ≥ fc/3 (fc frequenza di cutoff)Il metodo venne descritto e proposto da Droege nel 1983 [7] in un articolo in cui si dimostra che la modulazione così misurata è in un rapporto preciso con la funzione MTF (vedi discussione in seguito), nell'ipotesi che il rumore sia piccolo rispetto al contrasto tra i due materiali.2) Il dispositivo di prova consiste in un fantoccio omogeneo d'acqua o plexiglas con un filo o una sfera di diametro di circa 0,2mm. ad alta densità che fornisce un segnale puntiforme dal quale si può ricavare la Point Spread Function.  Gli effetti stocastici non sono legati ad una dose soglia definita: la probabilità di comparsa di tali effetti è correlabile con la dose ricevuta soltanto sulla base di considerazioni statistiche. I danni stocastici includono l'insorgenza di mutazioni genetiche e di tumori; la trasformazione maligna secondaria all'esposizione a radiazioni ionizzanti si realizza tipicamente dopo un periodo di durata variabile.Per poter quantificare il rischio nei pazienti che si sottopongono ad un'indagine TC, occorre disporre di una grandezza misurabile correlata con il rischio cui il paziente è sottoposto. Tuttavia, le grandezze dosimetriche normalmente impiegate in radiologia rappresentano delle "unità di concentrazione" e non forniscono la misura della quantità totale di radiazioni assorbite dal soggetto.Le grandezze dosimetriche fondamentali utilizzate in ambito TC sono rappresentate da:⇒ CTDI (Computed Tomography Dose Index): è definito come l'integrale del profilo di dose ottenuto da una singola scansione lungo una linea perpendicolare al piano di sezione, diviso per lo spessore nominale dello strato. ⇒ DLP (Dose Length Product): è dato dal prodotto del CTDI per la lunghezza del volume irradiato. ⇒ Dose assorbita: è definita come energia assorbita per unità di massa, ovvero dE/dm, in cui dE rappresenta l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm è la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico. Si misura in Gray (Gy). ⇒ Dose effettiva: è ottenuta calcolando la media ponderata della dose equivalente di diversi tessuti, in cui i fattori di correzione riflettono la differente radiosensibilità dei vari tessuti irradiati. ⇒ Dose equivalente: rappresenta la dose assorbita dal singolo tessuto o organo T moltiplicato per un fattore correttivo che dipende dal tipo di radiazione. E' misurata in Sievert (Sv).