Tre sono i metodi più usati per la valutazione, a seconda del dispositivo di prova utilizzato e del software a disposizione:⇒ 1) modulazione di mire di differente frequenza ⇒ 2) funzione di risposta a un impulso (PSF)⇒ 3) funzione MTF Prima di descrivere tali metodiche mi pare tuttavia utile fornire due importanti definizioni.Point Spread Function. Considerando un oggetto costituito da un punto geometrico, quindi adimensionale, la sua immagine TC deve essere contenuta in un solo pixel. Essendo l'oggetto per quanto piccolo dotato di dimensione, esso viene rappresentato da una piccola immagine di svariati pixel di densità decrescente dal centro alla periferia. La risoluzione è tanto maggiore quanto maggiore è la densità centrale. La PSF corrisponde al profilo di densità dello spot (vedi figura 1).