Il sistema ecografico Restitu (Resonant Medical, Montreal, Canada) è un metodo di verifica intra-modalità (intramodality verification method, IMVM), vale a dire una tecnica che paragona le immagini ottenute quotidianamente, prima di ciascuna seduta terapeutica, con una rappresentazione ricavata, con la stessa metodica di imaging, il giorno della simulazione. [37] Questo sistema può essere utilizzato per determinare gli spostamenti necessari affinché la ghiandola prostatica si trovi nella stessa posizione rilevata il giorno della pianificazione.La tecnica Restitu consiste di due unità ultrasonografiche 3D: una nella stanza di pianificazione, l'altra in quella di trattamento. Entrambe presentano delle camere di inseguimento montate sul soffitto e sonde 3D-US con sensori ad infrarossi; questi ultimi assicurano una ricostruzione spaziale accurata dei pixel ultrasonografici in relazione al sistema di coordinate globali della sala. Immediatamente dopo l'esecuzione della scansione TC per il piano di cura, con il paziente nella stessa posizione, si acquisisce n'immagine ecografica trans-addominale dove prostata e vescica appaiono segmentate. asferita all'unità localizzata nella camera a della seduta, con quelle ricavate nella stanza di pianificazione,   Cury et al. [37] hanno dimostrato una differenza significativa nella verifica dell'allineamento della prostata durante la radioterapia quotidiana tra i metodi CMVM ed IMVM. Poiché le dislocazioni osservate con la tecnica IMVM sono coerenti con a rostatica si ottenga con l'utilizzo della metodica Restitu.quelle misurate tramite TC, sembra che l'allineamento più accurato della ghiandol p 5Tutte le tecniche che seguono possono essere combinate con un acceleratore lineare convenzionale, ma macchine dedicate offrono una stretta integrazione tra la precisa verifica del set-up ed un sofisticato sistema d'erogazione della dose. [21] .