I dati ottenuti con la tecnica PC devono poi essere opportunamente processati per ottenere le misure flussimetriche.Capitolo 5 -RMN nella misura dei flussi Pagina 48Nella procedura usualmente adottata l'utente definisce manualmente il contorno del vaso, di cui si voglia misurare il flusso, su ciascuna immagine anatomica; in alternativa, una procedura automatica provvede a delimitare i contorni sulle restanti immagini di ampiezza, basandosi sulla definizione della prima (l'utente potrà comunque intervenire per correggere eventuali errori).Definiti tutti i contorni, il programma, attraverso l'analisi dei livelli di grigio dei singoli pixels, estrae il valore medio del segnale dalla regione di interesse individuata ("ROI"), per ogni immagine di fase: esso sarà, come detto, proporzionale alla velocità del sangue nel vaso considerato.Per calcolare il flusso si moltiplica il valore di velocità media istantanea per la corrispettiva area di sezione (ricavata dalle immagini di ampiezza); anch'essa varia, per l'elasticità del vaso, nei diversi momenti del ciclo cardiaco.Integrando i valori di flusso, relativi alle diverse fasi del ciclo cardiaco, si ottiene la gittata sistolica (espressa in ml/battito).Al termine dell'elaborazione dei dati, si possono anche ottenere visualizzazioni grafiche dei risultati flussimetrici [C4, D2, V3] (fig. 12,13).