Nei sette anni di osservazione sono state registrate 12 rotture del CVC, la cui incidenza è stata di 0,04/1000 giorni CVC; sono stati interessati 9 CVC e 9 bambini differenti, quindi rispettivamente l'1% dei cateteri e l'1,2% dei bambini.Le rotture hanno rappresentato il 4% delle complicanze meccaniche ed il 2% delle complicanze totali.Non si sono mai verificati eventi precoci (entro 1 mese dall'inserzione) e nemmeno entro i primi tre mesi, mentre il 42% dei casi (5 episodi) si è manifestato oltre un anno dall'inserzione.Le rotture non hanno mai interessato CVC totalmente impiantabili tipo Port, ma sempre CVC tunnellizzati, in particolare 7 multilume (58%) e 5 monolume (42%).L'incidenza delle rotture è risultata essere di 0,06/1000 giorni CVC tra i multilume e di 0,03/1000 giorni CVC tra i monolume.In 6 casi (50%) il CVC rotto è stato inserito attraverso la vena succlavia (incidenza di 0,03/1000 giorni CVC), negli altri 6 casi (50%) attraverso la vena giugulare (incidenza di 0,06/1000 giorni CVC).5 eventi (42%) si sono verificati in CVC inseriti in bambini di età inferiore a tre anni, mentre nei restanti 7 (58%) i pazienti avevano un'età superiore.Infine 5 eventi (42%) si sono verificati in pazienti affetti da LLA (incidenza di 0,05/1000 giorni CVC), 3 (25%) in bambini con altre patologie oncologiche e i rimanenti 4 (33%) in bambini con patologie non oncologiche.In 11 casi (92%) è stato necessario asportare il CVC; solo un caso non ha richiesto la rimozione del CVC, mentre in un altro il catetere è stato riparato in un primo momento, ma poi rimosso a distanza di qualche mese.