Il segnale deve poter essere visualizzato con una scala tra 0 e 400 mmHg. L'apparato deve consentire di scegliere l'amplificazione migliore per cogliere fenomeni come il Rilasciamento Riflesso dello Sfintere Interno anche in presenza di bassi valori del tono anale di base: l'amplificazione massima consentita per la totale escursione della penna deve essere da 0 a 400 mmHg.L'apparato scrivente deve permettere di variare la velocità della carta da 1 mm/secondo fino a 5 mm/secondo nel caso si voglia studiare la pressione di punta durante insufflazioni molto rapide del pallone rettale.Il sistema deve essere periodicamente calibrato con sfigmomanometro a mercurio (Riva-Rocci) almeno una volta al mese o, in caso di utilizzo infrequente dell'apparecchiatura, prima di ogni test.Sistemi digitali L'acquisizione dei segnali pressori anorettali non richiede velocità molto elevate: frequenze da 5 a 8 Hz (cioè la memorizzazione di 5/8 valori pressori per secondo per ciascun canale) sono assolutamente sufficienti per cogliere le modificazioni anche più fini dei regimi pressori della regione. Anche con questi sistemi la scala di pressioni registrabili deve essere compresa tra 0 e 400 mmHg.Durante l'acquisizione deve essere possibile inserire dei marca eventi corrispondenti a determinate posizioni della sonda o all'inizio ed alla fine di particolari manovre che vengono fatte dall'operatore o dal paziente. Il tracciato deve essere memorizzato in modo che riporti i dati personali del paziente e la data di esecuzione. Questo non solo ai fini di una praticità di archiviazione, ma anche per motivi medico-legali. Il sistema computerizzato deve inoltre consentire di stampare il tracciato su carta, meglio "on-line", o comunque dopo l'esecuzione dell'esame.