Il primo tentativo di predire il volume di gittata a partire dal profilo della curva La maggior parte dei metodi, tuttavia, fornisce solo variazioni relative di gittata sistolica; di qui la necessità di essere integrati con un metodo di calibrazione. Nel metodo "PiCCO" ad esempio, la calibrazione viene fatta con la termodiluizione, nel "LiDCO" con la diluizione del litio [T1].Il sistema combinerà il metodo di calibrazione, per calcolare la gittata cardiaca media, con l'analisi della curva di pressione (basata sui vari modelli di sistema arterioso) per calcolare, battito dopo battito, la gittata sistolica.Diversi studi hanno comparato l'attendibilità della misura della gittata cardiaca, mediante l'analisi della curva pressoria, con il metodo della termodiluizione e hanno evidenziato un accordo tra i loro risultati [C5]. Tuttavia, solo la consapevolezza delle potenzialità, dell'applicabilità nella pratica clinica, dei limiti tecnici, dei rischi e dei benefici della metodica, insieme con la conoscenza delle caratteristiche del paziente e del tipo di patologia di cui è portatore, potrà permettere di scegliere l'approccio più appropriato in ciascun caso. Per ogni metodo, esisterà infatti una specifica indicazione clinica e un appropriato contesto di impiego, nel quale le sue qualità potranno essere decisive. campo, nell'unità di tempo), anche nota come "frequenza di Larmour", dipende dal tipo di nucleo e dall'intensità del campo magnetico esterno. Nel caso dell'idrogeno la frequenza di precessione, per un'intensità di campo di 1.5Tesla, è di 63 MHz, quindi starà nel range delle frequenze radio.L'insieme dei nuclei di idrogeno contenuti in una regione corporea può essere eccitato esclusivamente da un impulso elettromagnetico della frequenza di precessione. Lo stimolo di eccitazione ha l'effetto di ruotare il vettore di magnetizzazione netta di ciascun dipolo di un certo angolo, detto "flip angle", la cui grandezza dipende dall'ampiezza e dalla durata di applicazione dell'impulso a radiofrequenza (RF). Dopo questa eccitazione, il vettore di magnetizzazione netta tornerà alla sua posizione iniziale di equilibrio (fenomeno noto come "rilassamento").Soltanto quando la componente di magnetizzazione globale si trova perpendicolare rispetto al campo magnetico applicato, può generare un segnale radio, che può essere rilevato perché capace di indurre una corrente alternata in una bobina di ricezione.Il vettore di magnetizzazione netta ritorna dalla condizione eccitata a quella di equilibrio con due diverse componenti.La componente del vettore di magnetizzazione netta, parallela alle linee del campo esterno, torna all'equilibrio per l'interazione dello spin con l'ambiente circostante (il reticolo) e lo fa con una relativa lentezza: ciò è noto come "rilassamento longitudinale" o T1.Il ritorno all'equilibrio della componente trasversale è invece più rapido e consegue all'interazione tra i singoli spin: ciò è noto come "rilassamento 