Il sistema ultrasonografico BAT è stato utilizzato di routine per tutti i trattamenti rostatici IMRT presso il M. D. La tabella che segue mostra la quantità e la distribuzione dei movi tre direzioni misurate, a partire dai segni iniziali in 9 differenti studi. [32] Tabella 2: rappresentazione degli spostamenti pro up misurati tramite tecnica ecografia (include g statici nelle tre direzioni rispetto ai segni iniziali di setli errori di set-up ed il movimento prostatico).Gli spostamenti risultano dalla combinazione del movimento d'organo con la variabilità et-up; quest'ultima dipende dall'immobilizzazione del paziente e dalle tecniche di del s posizionamento. Il movimento di maggiore ampiezza è stato notato in direzione AP. [32] Alcuni studi [32] hanno cercato di dividere e quantificare i contributi individuali del movimento d'organo e dell'errore di set-up nell'incertezza della localizzazione del target prostatico.Little et al. [32] hanno misurato, in 35 pazienti trattati per carcinoma prostatico tramite tecnica IMRT, sia la variabilità nel set-up quotidiano usando immagini portali, sia il movimento della prostata sfruttando gli ultrasuoni. Sono stati condotti altri due studi di questo tipo con i seguenti risultati. Il movimento prostatico inter-frazione è apparso maggiore degli errori di set-up, sultando, quindi, la componente principale di variabilità nella localizzazione del target. ri Lo spostamento più grande si è verificato nelle direzioni AP e SI, con dislocazioni prostatiche minime in senso laterale. [32] Alcuni ricercatori hanno utilizzato la radioterapia guidata dagli ultrasuoni nei pazienti sottoposti a prostatectomia.Chinnaiyan et al. [32] usarono, come riferimento principale per la localizzazione, la base/collo della vescica, analizzando 196 immagini di 6 pazienti. Gli spostamenti medi assoluti rispetto alla posizione iniziale di set-up furono, nelle direzioni AP, laterale e SI, rispettivamente di 5 ± 4 mm, 3 ± 3 mm e 3 ± 4 mm. Questi movimenti non erano atisticamente diversi da quelli misurati nei pazienti con prostata intatta. Gli ultrasuoni rantire meglio che l'istogramma dose-volume del piano di cura rappresenti gionevolmente la situazione quotidiana.