Ulteriori studi sulla meccanica respiratoria dei pazienti affetti da ARDS hanno dimostrato che è possibile sostituire l'uso della curva statica P-V con quella dinamica "Pressione di apertura delle vie aeree" / Tempo (P-t), durante l'insufflazione del polmone a flusso costante 52 .A questo proposito, si sono evidenziate due forme distinte e opposte di curve P-t: la prima presenta concavità verso il basso, che corrisponde alla curva P-V con relativo LIP e continuo incremento della compliance, mentre la seconda presenta concavità verso l'alto e corrisponde alla curva statica P-V con un distinto UIP ed a una continua riduzione della compliance 90 .Da quanto dedotto sopra ci si è resi conto che l'analisi della curva P-t, durante insufflazione a flusso costante del polmone, permetteva di avere un metodo non invasivo per identificare la presenza di reclutamento e/o di sovra-distensione tidalica e quindi la possibilità di misurare lo stress meccanico dovuto all'applicazione di inappropriati parametri ventilatori.Quando la compliance si riduce, il profilo della P è concavo verso l'alto, e quando la compliance aumenta il profilo della P è concavo verso il basso rispetto all'asse del tempo 90,94,95,96 . Tale analisi della relazione P-t si basa sull'ipotesi che, durante la ventilazione a volume controllato con inflazione a flusso costante, il grado di cambiamento della pressione è correlato alle modifiche della compliance polmonare 90,97,98,99 . In tale circostanza, il profilo della P in funzione del tempo inspiratorio (t) può essere descritto da un'equazione di potenza sotto riportata:P = a * t b + cDove a è un fattore scalare, c corrisponde al valore di pressione a t = 0, il coefficiente b è un numero adimensionale che descrive la forma della curva P-t e che può così identificare e quantificare lo stress meccanico (Stress Index).  L'analisi della curva P-t richiede però delle considerazioni importanti che sono:1. La curva P-t può essere caratterizzata da una forma sigmoide, con un'iniziale concavità verso il basso, dovuta all'apertura alveolare, seguita da un tratto lineare e da uno finale a concavità verso l'alto dovuta alla sovra-distensione alveolare. In tali circostanze, sarebbe meglio adattare l'equazione di potenza prima al tratto iniziale della curva (per impostare la PEEP) e poi al secondo tratto della curva (per impostare il volume corrente).2. Si richiede un'alta frequenza di campionamento dei segnali registrati per ottenere un'adeguata registrazione dinamica della pressione delle vie aeree senza ritardo di fase ad elevata frequenza.