Il Fantoccio anatomico (figura 11) è stato da noi creato inserendo un segmento di mandibola secca in un cilindro pieno di acqua. Il tratto di mandibola comprende un dente molare e una sella edentula ad esso distale. Il frammento è stato coperto sia vestibolarmente che lingualmente con uno spessore calibrato di paraffina che simula lo spessore e la densità dei tessuti molli intra ed extra orali. E' stato quindi fissato ad un supporto in plastica all'interno del cilindro in posizione simile a quella di una mandibola umana (figura 12 ).  o superiore, almeno 32 Mb di memoria RAM ed un monitor con una risoluzione di almeno 800×600. Il software permette di scegliere le immagini oggetto di analisi. Qualunque tipo di elaborazione venga effettuata, è necessario che nella scansione sia presente il modulo di centraggio (CTP401) in quanto viene utilizzato dal software per confrontare i dati teorici contenuti in memoria con quelli ottenuti attraverso l'elaborazione delle immagini.Vengono quindi selezionate le immagini centrali dei moduli oggetto di elaborazione, cioè l'immagine di centraggio (CTP401), l'immagine contenente una fonte di segnale puntiforme (CTP528) e l'immagine del modulo a densità uniforme (CTP486). Il software, nella versione da noi utilizzata, non è strutturato per analizzare le immagini delle mire a frequenza spaziale variabile (CTP528), progettate per lo studio della risoluzione ad alto contrasto, e le immagini degli inserti sferici e cilindrici per la determinazione della risoluzione a basso contrasto (CTP515).Per quanto riguarda la valutazione della frequenza spaziale, oggetto del presente lavoro, il software analizza la sorgente di segnale puntiforme presente nel modulo CTP528 e calcola la PSF; successivamente, applicando la trasformata di Fourier, calcola il valore della funzione MTF alle percentuali di contrasto di 50%, 10% e 2%. Una volta scelte le immagini, il software effettua l'elaborazione presentando in tabella i valori numerici della valutazione qualitativa.L'analisi delle immagini ottenute dal fantoccio anatomico ha richiesto il programma ImageJ. Questo è un software di pubblico dominio, scaricabile gratuitamente da internet con licenza freeware. E' utilizzato per il processamento e l'analisi delle immagini DICOM. Il fantoccio anatomico è stato invece sottoposto a 28 scansioni variando solamente due parametri: intensità del fascio e pitch (vedi tabella 3). In particolare sono stati scelti 4 valori di pitch (0,562:1, 0,938:1, 1,375:1, 1,750:1) e 7 valori di milliamperaggio (10,20,40,60,80,120,160).Gli altri parametri di scansione sono stati mantenuti fissi.  