Per ottenere prove soddisfacenti è necessario partire dal controllo della qualità delle apparecchiature e dalla loro calibrazione. In particolare, gli spirometri misuratori di volume devono essere valutati quotidianamente alla ricerca di perdite [127] [128]. Inoltre, almeno trimestralmente, deve essere valutata la loro taratura su tutto il range di volumi, tramite l'apposita siringa per la calibrazione [129]. Per quanto riguarda invece gli spirometri misuratori di flusso, il controllo della loro calibrazione relativa ai volumi deve essere effettuato quotidianamente [123].All Grazie ad essa si possono ottenere il volume inspiratorio massimo al primo secondo (FIV1) e il picco di flusso inspiratorio (PIF) [118]. La morfologia della curva inspiratoria ottenuta, può dare indicazioni sull'eventuale presenza di ostruzioni delle vie aeree centrali, intra o extra-toraciche.Con un supporto adeguato, anche i bambini di età inferiore ai 5 anni sono spesso in grado di eseguire spirometrie accettabili, grazie alla collaborazione di esaminatori esperti a queste situazioni [131].