M-mode: esplorazione effettuata su una sola linea. Ogni eco è un punto luminoso la cui traccia sullo schermo si muove in orizzontale così che se l'eco proviene da una struttura in movimento (parete cardiaca, setto) "disegnerà" verticalmente l'andamento del movimento stesso in funzione del tempo.Anche in ecografia si possono usare, ma piuttosto raramente, dei cosiddetti "mezzi di contrasto". Questi sono più propriamente degli eco-enhancer, costituiti da soluzioni contenenti microbolle gassose capsulate introdotte e.v. che, avendo impedenza acustica molto diversa da quella del sangue, consentono di aumentare l'intensità del segnale vasale nei tessuti in cui esse circolano.La capacità di valutare i dettagli in ecografia viene definita come:-risoluzione spaziale assiale: capacità del fascio di separare due oggetti disposti lungo asse propagazione. Circa 0,1 mm. Aumenta con la frequenza in rapporto alla lunghezza d'onda. In effetti diminuendo la lunghezza d'onda si evita il rischio che due punti siano compresi in questa e che quindi, dando un solo eco, siano interpretati come una sola entità. Peraltro aumentare eccessivamente la frequenza provoca una riduzione della profondità di penetrazione del fascio.risoluzione spaziale laterale: capacità del fascio di separare due oggetti adiacenti. Dipende da distanza tra cristalli.  axis and the reflector distance information on the horizontal axis. There is no picture; distance and amplitude are represented by a graph. In the following figure, the vertical axis A represents the amplitude of the signal returned to the transducer, and the depth D is calculated based on the roundtrip time of the ultrasound beam signal. B, or "brightness," mode is the modality we have been reviewing up to this point; it is what we use for diagnostic imaging. B-mode scanning converts these amplitude waveforms into an image by using the gray scale converter discussed previously. Most scanners now display images with up to 256 shades of gray, allowing for visualization of subtle differences within tissues/structures. As mentioned, the gray scale assignment of each pixel is based on the signal amplitude or strength of the returning wave from a given point.M, or "motion," mode plots a waveform that depicts the motion of the tissue/structure of interest relative to the transducer's image plane (line through the structure) on the vertical axis, and time on the horizontal axis (Figure 1.19). This is often used simultaneously with B-mode scanning to study the motion of valves or to measure/document fetal cardiac activity. Many new bedside ultrasound machines are capable of performing this function.D, or "Doppler," mode is an imaging modality that relies on the principle of Doppler/frequency shift. Consider the example of a moving train: a pedestrian at a crossing will hear an increase in the pitch of the train whistle as it