La pratica clinica fa assegnamento sull'imaging portale elettronico per verificare il setup del paziente prima del trattamento. Le immagini portali bidimensionali sono paragonate con le radiografie ricostruite digitalmente e generate dalla TC di n passo successivo consiste nell'utilizzare una tecnica di ricostruzione con un fascio pianificazione; tuttavia, questo procedimento non fa pieno uso delle informazioni volumetriche disponibili dal piano di cura. [23] U conico che permette l'acquisizione di volumi 3D del paziente immediatamente prima dell'erogazione del trattamento. Questa metodica è stata definita megavoltage conebeam CT (MV CBCT). Essa utilizza il fascio radiante dell'acceleratore lineare ed il flat panel detector normalmente impiegati per l'imaging portale al fine di acquisire una serie di proiezioni 2D con l'erogazione di una dose molto bassa. Queste immagini bidimensionali sono, quindi, usate per ricostruire un set di dati volumetrici 3D che geometria conoide del fascio. i dei etettori 2D a raggi X, questi sistemi di ricostruzione cone-beam attualmente sono olto diffusi. [30] Numerosi ricercatori hanno acquisito immagini MV CBCT usando linac standard, EPID silicio amorfo. Nella maggior parte dei primi ento della MV CBCT per la visualizzazione del tumore del polmone attraverso delle immagini con la respirazione. [30] possono essere paragonati a quelli della TC di pianificazione.  -una correzione del pixel non funzionante, con la quale si sostituisce il segnale difettoso proveniente dagli elementi inattivi con un valore medio calcolato tramite i pixel vicini. [23] Le proiezioni 2D acquisite sono usate per ricostruire un volume cone-beam CT. [23,29] Per valutare le variazioni geometriche dovute alla rotazione del gantry attorno al paziente, il processo di ricostruzione integra le matrici di calibratura che tengono conto di tali modifiche. [23] 