Il tasso di complicanze legate all'impianto di una PMG varia tra il 5,6% e il 9,8% 178,179 . La maggior parte di esse compare a medio termine, intorno ai 4-5 anni dopo l'intervento chirurgico e le più frequenti sono la dislocazione o la perdita delle componenti; meno frequenti risultano essere fratture periprotesiche, la progressione dell'artrosi e lesioni legamentose. Queste complicazioni insorgono di norma in un lasso di tempo che non è coperto dal nostro follow-up 178,179 . Un'altra complicazione, anche se meno frequente nelle PMG rispetto alle PTG, è l'infezione; essa può insorgere anche a breve termine (i.e., forma acuta) e nessuno dei nostri pazienti l'ha sviluppata. Un discorso analogo può essere fatto anche per gli episodi tromboembolici.Rispetto alla procedura robotica, non vi sono complicanze diverse, se non un maggior rischio di lesioni delle parti molli nel momento operatorio 138 , sia per la loro maggiore movimentazione durante l'esposizione ossea, sia perché il sistema non rileva la loro presenza ed è quindi cura del chirurgo adottare metodiche per proteggerle 7 .Fortunatamente nessuno dei pazienti è andato incontro a questa eventualità.Nessuna delle procedure è stata convertita alla metodica free-hand, o alla PTG, probabilmente in relazione all'appropriatezza delle indicazioni e al supporto robotico, che ha aggirato le possibili problematiche che avrebbero altrimenti indotto ad una conversione della procedura.In conclusione le complicanze insorte nei pazienti dello studio, ovvero un episodio lipotimico e la comparsa di un ematoma profondo e di grandi dimensioni, si possono considerare complicanze eccezionali correlate, nel primo caso, all'anestesia e a un intervento chirurgico in generale piuttosto che alla procedura di impianto di PMG, e, nel secondo caso, alle condizioni generali della paziente, che presentava obesità e ipertensione, in cui poteva esserci una minore efficienza del circolo venoso periferico misconosciuta.