Il segnale deve poter essere visualizzato con una scala tra 0 e 400 mmHg.L'apparato deve consentire di scegliere l'amplificazione migliore per cogliere fenomeni come il rilasciamento riflesso dello sfintere interno anche in presenza di bassi valori del tono anale di base: l'amplificazione massima consentita per la totale escursione della penna deve essere da 0 a 400 mmHg. L'apparato scrivente deve permettere di variare la velocità della carta da 1 mm/s fino a 5 mm/s nel caso si voglia studiare la pressione di punta durante insufflazioni molto rapide del pallone rettale.Il sistema deve essere periodicamente calibrato con sfigmomanometro a mercurio almeno una volta al mese o, in caso di utilizzo infrequente dell'apparecchiatura, prima di ogni test.