Principali caratteristiche tecniche e prestazioni:• le dimensioni esterne della macchina sono: altezza 360 mm, larghezza 370 mm, profondità 285 mm, peso di 12 Kg• Flusso sangue massimo: 470 ml/min• Flusso ricircolo ultrafiltrato: 20% Qb• Sensore aria: 100 microlitri• BLD: -0,1 ml su 10• Range pressioni: Arteriosa -350 a +50 mmHg Venosa da 0 a +350 mmHg Ricircolo UF da 0 a +250 mmHg ~ 32 ~ 