Per tradurre la complessità di un piano di trattamento IMRT dalTreatment Planning System (TPS) al paziente, è necessario un rigoroso percorso di verifica del trattamento, sia dal punto di vista geometrico che dosimetrico. Lo sviluppo della 3D-CRT ha suggerito l'uso sistematico di sistemi di verifica portale tipo EPID (Electronic Portal Imaging Devices) e di "ricette" per la definizione di opportuni margini per la definizione del PTV. La misura periodica degli errori di set-up basata sui reperi ossei è una procedura abbastanza diffusa attualmente, ma l' acquisizione di dati relativi all'organ motion, l'uso di protocolli di correzione e l' attenta scelta dei margini non sono procedimenti così scontati e routinari. La conformazione della distribuzione di dose nella IMRT richiede una rigida consistenza tra l'accuratezza geometrica effettivamente raggiungibile nella pratica quotidiana di ogni centro ed i margini applicati tra il GTV/CTV e il PTV. Come conseguenza di ciò, la diffusione della IMRT è accompagnata anche dall'ulteriore sviluppo di sistemi per la verifica della posizione del tumore e dell'organ motion. 