In tutti i centri è stato impiegato il DecapSmart®, nuovo sistema ECCO 2 -R con pompa.  Nel dispositivo di decapneizzazione sono inseriti due sensori: il sensore aria, ad ultrasuoni, con soglia di allarme per bolle >100 µl alla massima portata della pompa sangue, e il sensore perdite ematiche (BLD), ottico, con soglia di allarme per 0,1 ml di sangue in 10 ml di ultrafiltrato. Nel DecapSmart® è presente una pompa per la siringa di eparina che viene alloggiata sopra la macchina ed è connessa tramite un tubo al circuito. Si usa una siringa in cui sono diluiti 1,2 ml di eparina non frazionata in 30 ml di soluzione ~ 31 ~ fisiologica per un totale di 6000 UI. La dose di eparina somministrata al paziente varia in base alla velocità di infusione ed è guidata dal monitoraggio dell'ACT (Activated Clotting Time) e dal valore di aPTT ratio che deve essere compreso tra 1,5 e 2,2 al fine di garantire la coagulazione minima per scongiurare il rischio trombotico. La pompa anticoagulante è programmabile a boli (da 0,1 a 5 ml) ed in continua (da 0 a 20 ml/h).