Il Mammotome è composto da un modulo di controllo per mantenere l'aspirazione a valori costanti (23-25 mm/Hg) e di un driver su cui viene montata la sonda o ago (da 11 o 14 G). Il sistema è collegato a un computer, che attraverso i calcoli effettuati sulle due riprese radiologiche +15 e –15, secondo principi di stereotassi, trasmette al display dell'autoguide su cui è montato il driver dei valori numerici che regolano il posizionamento e la profondità dell'ago nella lesione in esame. 