La misura delle OAEs richiede preliminarmente un esame otoscopico ed un esame impedenziometrico, in quanto problemi meccanici di vario tipo a carico dell'apparato di trasmissione potrebbero inficiare la risposta cocleare che, per essere registrata al condotto uditivo esterno, richiede un meccanismo di trasferimento inverso di energia non compromesso.Il modo migliore per misurare le SOAEs è quello di utilizzare un analizzatore di spettro professionale FFT per rilievi di acustica, quindi non specificatamente dedicato, con un microfono ad alta sensibilità e basso rumore intrinseco posizionato nel condotto uditivo esterno.L'analisi va effettuata a banda stretta e l'esame va rigorosamente condotto in ambiente silente e non deve essere inviato alcuno stimolo sonoro.È possibile registrare le SOAEs con una certa approssimazione e in maniera indiretta (pseudo -SOAEs ), utilizzando le apparecchiature in commercio dedicate alla misura delle otoemissioni evocate; in tal caso verranno registrati e misurati i fenomeni acustici spontanei dopo l'avvio dello stimolo sonoro e del sistema di triggeraggio, durante il periodo di latenza della risposta cocleare evocata, mediante averaging dei fenomeni acustici eventualmente presenti. Le risposte saranno visibili sul tracciato FFT e sarà possibile studiarne la collocazione frequenziale ed il livello di ampiezza in dB SPL.