Sulla base di questo principio è possibile risalire al valore di pressione all'interno della sfera attraverso la seguente modalità: l'area da applanare è mantenuta costante, utilizzando un cilindro di plexiglass dalla base piatta, mentre varia la forza esercitata per applanarla (di Goldmann). La tonometria di Goldmann è la più rappresentativa è la più utilizzata in campo oculistico.Per assicurarsi che venisse applanata un' area di ugual superficie per ogni misurazione, Hans Goldmann, l'ideatore di questa metodica, mise a punto una tecnica semplice ma efficace. Il medico osserva l'occhio del paziente attraverso un piccolo cilindro di plastica che serve ad appiattire la cornea. Immediatamente prima della misurazione viene istillato nell'occhio del paziente un colorante giallo, la fluoresceina . Il cilindro nell' appiattire la cornea sposta il colorante lateralmente, l'oculista allora vede un nello luminoso colorato alla periferia se l'occhio è contemporaneamente illuminato con una luce blu (fluorescenza). Il colorante viene percepito come di colore verde. Goldmann ebbe l'idea di inserire un doppio prisma all'interno di questo cilindro di plastica. Questo doppio prisma provoca uno spostamento orizzontale della metà superiore rispetto alla metà inferiore . In questo modo l'operator vede due semicerchi anziché un cerchio intero. Lo spostamento dell'immagine corrisponde esattamente al diametro dell'applanazione desiderata. La figura 2 mostra come l'oculista riconosca la corretta applanazione e quindi se venga esercitata la pressione adeguata.