Viene utilizzato un catetere multilume a bassa compliance. Deve essere in materiale inespansibile, flessibile ma nello stesso tempo avente una rigidità tale da poter essere introdotto vincendo anche pressioni notevoli; il diametro totale deve essere al massimo di 8mm.Il catetere deve essere graduato (ad intervalli di 1cm) per almeno 10-15cm per consentire misurazioni di profondità. Il catetere deve poter essere facilmente pulibile e sterilizzabile.Il minimo richiesto per l'esecuzione di un esame da considerare standard è di almeno 4 vie con diametro interno di 0,8mm, con aperture laterali ("side-hole") disposte a 90° tra loro allo stesso livello (configurazione radiale) o distanziate di 0,5-1cm l'una dall'altra orientate sempre secondo angoli di 90° (configurazione elicoidale). Il catetere deve essere marcato in senso radiale per consentire l'orientamento dei side-hole in relazione ai quadranti del canale anale: in altre parole deve essere noto il profilo pressorio che ciascun canale della sonda deve esplorare.Il catetere multilume è collegato ad un sistema pneumo-idraulico di perfusione costituito da una pompa idro-pneumatica con capillari che deve assicurare un flusso di perfusione costante (velocità: 0,5-1ml al minuto). Il flusso di perfusione va controllato periodicamente contando le gocce/minuto (20 gocce = 1ml). Come liquido di perfusione è opportuno utilizzare acqua bidistillata sterile (anche se non è richiesta la sterilità) meglio se sottoposta a processo di degasificazione con aspirazione [80,81,82].Nel serbatoio dell'acqua, è opportuno porre il disco di plastica sopra il livello del liquido per evitare il passaggio di gas nel liquido quando viene posto sotto pressione. L'acqua nel serbatoio viene messa in pressione mediante gas con bassa solubilità in acqua (idealmente elio o azoto) e portata ad una pressione di 600-1000 mmHg, equivalente a 11-18 psi. Tra il catetere multilume e la pompa, l'apparato deve prevedere la presenza di connettori capillari in modo che il flusso sia mantenuto costante con regimi pressori interni molto bassi. Eventuali raccordi tra il trasduttore di pressione e la terminazione aperta del catetere perfuso devono far sì che la lunghezza massima di tutto il sistema non superi i 150cm.