La microtomografia a raggi X utilizzata in questo lavoro è situata all"interno della stazione TOMOLAB nel Laboratorio Nazionale di Ricerca Elettra (Fig. 7). Si tratta di uno strumento assemblato nel laboratorio stesso e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale -Unità Clinica Operativa di Clinica Odontostomatologica -dell"Università di Trieste (la stazione TOMOLAB affianca in maniera complementare la "linea di luce SYRMEP-Synchroton Radiation for Medical Physics-" dedicata allo studio di nuove tecniche di sviluppo in campo medico e della scienza dei materiali).E" uno strumento che offre a scienziati e ingegneri l"accesso a un sistema avanzato di acquisizione basato su una sorgente di raggi X a micro fuoco. Si tratta di un sistema Micro-TC di tipo Cone-Beam equipaggiato con un tubo a raggi X a microfuoco della Hamamatsu Photonics (Shizuoka, Giappone), che garantisce una macchia focale nominale di 5 micron, un range di energia che può variare da 40 a 130 kV e un"intensità massima di corrente di 300 microA. Il sistema di rivelazione è costituito da una matrice di detettori tipo CCD con raffreddamento ad acqua della Photonic Science (Robertsbridge, East Sussex, UK) che garantisce un buon bilanciamento fra un campo di vista abbastanza ampio per la metodica (49.9 mm×33.2 mm) e una dimensione del pixel di 12.5 x 12.5 micron (Mancini 2011).Il software utilizzato in particolare per la ricostruzione delle immagini assiali è il Cobra 7.2 della Exxim (Pleasanton, CA, USA). Le immagini acquisite tramite la Micro-TC vengono filtrate, per la rimozione degli artefatti, mediante un software sviluppato all'interno del Centro Ricerche Elettra stesso, chiamato Pore3D, in grado di eseguire filtrazione, segmentazione e analisi quantitativa.Le caratteristiche della microtomografia utilizzata per questo studio sono riassunte nella tabella 1.