Garantiscono una efficiente trasformazione dell'incremento pressorio in un segnale elettrico che sia correttamente amplificato e che mantenga una diretta proporzione tra variazione pressoria in mmHg e variazione elettrica in mV.Ciascun trasduttore è collegato ad un canale del catetere; il segnale elettrico prodotto viene inviato ad un modulo di acquisizione/amplificazione, che successivamente invia il segnale processato ad un registratore analogico su carta oppure ad un sistema digitale. Il trasduttore deve garantire una linearità da 0 a 400 mmHg.Tra il catetere multilume e la pompa, l'apparato deve prevedere la presenza di connettori capillari in modo che il flusso sia mantenuto costante con regimi pressori interni molto bassi. Eventuali raccordi tra il trasduttore di pressione e la terminazione aperta del catetere perfuso devono far sì che la lunghezza massima di tutto il sistema non superi i 150 cm.