दू भिन्न धातु के जोड़ (junction) क॑ तापयुग्म (thermocouple) कहलऽ जाय छै । ई जंक्शन जत्त॑ अधिक ताप पर होय छै वू दू धातुओ के खुला सिरा के बीच उतना ही अधिक विभवान्तर प्राप्त होय छै । यह॑ एकरऽ कार्य करै के आधारभूत सिद्धान्त छेकै । तापमापन आरू ताप नियंत्रण लेली एकरऽ खूब प्रयोगकरलऽ जाय छै । एकरऽ उपयोग उष्मा क॑ विद्युत उर्जा म॑ बदलै लेली भी करलऽ जाब॑ सकै छै ।।

तापयुग्म बहुत सस्ता होय छै । ई विस्तृत परास (रेंज) के ताप मापै लेली उपयुक्त छै । एकरा स॑ लगभग १ डिग्री सेल्सियस तक परिशुद्धता स॑ ताप मापलऽ जाब॑  सकै छै ।

वोल्टता-ताप सम्बन्ध 
तापयुग्म में जो धातुएँ प्रायः प्रयोग की जाती हैं उनके लिये उत्पन्न विभव, तापान्तर (ΔT) के लगभग समानुपाती होता है। यह एक सीमित ताप तक के लिये सही है। किन्तु इस 'समानुपाती रेंज' के बाहर शुद्धतापूर्वक ताप मापना हो तो अधिक परिशुद्ध अरैखिक ताप-वोल्तता सम्बन्ध का सहारा लेना पड़ता है जो निम्नलिखित है-

 

विभिन्न धातुओं के लिये गुणांक an के मान n के 0 से 5 और 13 के बीच में दिये जाते हैं। आजकल के तापमापी युक्तियों में उपरोक्त समीकरण डिजिटल कन्ट्रोलर में या 'लुक-अप टेबल' में भण्डारित होता है जबकि पुरानी तापमानी युक्तियों में एनालॉग परिपथ द्वारा इसे लागू किया जाता था।

तापयुग्मऽ के तुलना 
निम्नांकित सारणी विभिन्न प्रकार के तापयुग्मऽ के गुण प्रदर्शित करी रहलऽ छै ।

चित्रदीर्घा

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें 
 सीबक प्रभाव (Seaback effect)
 प्रतिरोध तापमापी
 थर्मिस्टर
 द्विधातु पट्टी (Bimetal strip)

बाहरी कड़ियाँ 
 Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility
 Thermocouple Operating Principle - University Of Cambridge
 Thermocouple Drift - University Of Cambridge
 Thermocouple design guide
 Mineral-Insulated Thermocouple Know-How
 Thermocouple Color Code Chart and Specifications
 Thermocouple Attachment - A Primer
 Thermocouple design
 Article on thermocouple fundamental

ताप मापन
संसूचक
मापक यंत्र
मापन