     
                                                                                                                                                                                                              1 
    
 
Anexo 2.  Tabla 2  Relación de Equipos del Método Analítico Detección de anticuerpos contra Brucella , por ELISA 
Indirecta utilizando kits comerciales.  
  
Relación de Equipos del Método Analítico Detección de anticuerpos anti Brucella abortus  en suero y leche 
bovina por ELISA Indirecta  
EQUIPO  Marca  Código interno  Fecha último 
mantenimiento  N° Certificado de 
calibración/ caracterización 
o verificación  
 
Lector de ELISA para 
microplacas de 96 pozos 
con filtro de longitud de 
450 nm         Requiere certificado de 
verificación  
Agitador orbital de 
velocidad graduable para 
placas de ELISA         No requiere  
Agitador de tubos        No requiere   
Lavador de microplacas 
automático, 
semiautomático        No requiere   
Centrifuga con protección 
para aerosoles        No requiere   
Incubadora con 
temperatura de uso  de 
37°C +/ - 1°C. Es opcional 
según el kit de ELISA 
empleado .       Requiere certificado de 
caracterización   
Incubador - agitador para 
placas de ELISA 
(Temperatura de uso 37°C 
+/- 1°C). Es opcional. En 
este caso el laboratorio no 
requiere incubadora ni 
agitador de placas 
independientes.        Requiere  certificado  de 
caracterización   
Refrigerador (con intervalo 
de temperatura de 2°C a 
8°C). En lo posible no se 
deben tener neveras 
domésticas        Requiere certificado de 
caracterización  
  
     
                                                                                                                                                                                                              2 
   Congelador con 
temperatura máximo a -
20°C o inferior          Requiere certificado de 
caracterización  
 
Autoclave (no se permiten 
ollas de esterilización )       Requiere  certificado de 
calificación    
Cronómetro con alarma 
audible          No requiere   
 
Micropipeta multicanal de 
volumen ajustable que 
compr enda el intervalo de 
5 ul a 50ul.  Mínimo 2  
micropipetas.          Requiere certificado de 
calibración   
 
Micropipeta multicanal de 
volumen ajustable que 
mida hasta 200 ul o 
máximo hasta 350 ul.  
Mínimo 2  micropipetas .         Requiere certificado de 
calibración   
 
Micropipeta monocanal  de 
volumen ajustable que 
mida hasta 100 ul.  Mínimo 
2 micropipetas.        Requiere certificado de 
calibración   
  
Micropipeta monocanal de 
volumen ajustable que 
mida entre 100 ul a 1000 
ul.  Mínimo 2  micropipetas.        Requiere certificado de 
calibración   
  
Termómetro (s) calibrados 
en temperatura ambie nte 
en el intervalo de 18°C a 
25°C        Requiere n certificado de 
calibración   
  
Termómetros externos 
para el seguimiento de 
temperaturas de medios 
isotermos (Cuando el 
equipo no tenga Display).     Requiere n certificado de 
calibración   
Pipeteador        No requiere   
     
                                                                                                                                                                                                              3 
   Equipo para producción de 
agua destilada o 
desionizada, es opcional. 
Si el laboratorio no tiene 
este equipo debe adquirir 
el agua y presentar 
certificado de calidad 
emitido por el proveedor. El 
laboratorio no debe 
almacenar el agua 
destilada por más de 24 
horas y el agua 
desionizada no debe ser 
almacenada por más de 12 
horas, después de abierto 
el envase original provisto 
para este reactivo.        No requiere  
 
 