 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS,  
MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS  
PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TUNAL Y  
DANUBIO  SUBRED  INTEGRADA  DE SERVICIOS  
DE SALUD SUR PCCIDENTE E.S.E DECLARADOS  
FALLIDOS DE LOS PROCESOS ISI 011 – ISI 014 Y  
CD 004 DE 2022  
 
 
ANEXO  No. 1.2 FICHAS  TÉCNICAS  Y CONDICIONES  TECNICAS  
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  
 
1.1 CONDICIONES  TÉCNICAS  
 
 
Para  la habilitación  técnica,  el comité  habilitador  técnico  de la EGAT  procederá  a verificar  el correcto  
diligenciamiento del presente anexo, en el cual certificará bajo la gravedad de juramento y con la  
correspondiente firma del representante legal del oferente el cumplimient o de cada una de las  
especificaciones  técnicas  establecida  para cada  uno de los ítems.  
 
El presente anexo es de diligenciamiento obligatorio, adicionalmente el oferente debe diligenciar el  
cuadro  de identificación  del ítem por cada  bien a ofertar  y anexar  el correspondiente  catalogo  y/o ficha  
técnica  del ítem ofertado:  
 
DILIGENCIAMIENTO  
ANEXO  ANEXO  
TECNICO"   
FICHA  TECNICA   
CONDICIONES  
MINIMAS  DOCUMENTOS  DE 
VERIFICACIÓN  
TECNICA   
EXPERIENCIA  DEL 
PROPONENTE   
EXPERIENCIA DEL  
RECURSO  HUMANO  
Diligenciamiento  Allegar  Manual  Diligenciamiento  y *Allegar  Registro  Diligenciamiento  y Diligenciamiento  y 
y envío  de y/o brochure  y/o envío  de manera  INVIMA  envío  de manera  envío  de manera  
manera  completa  ficha  técnica  del completa  la ficha  VIGENTE  para el completa  del completa  del 
la ficha  de la equipo  ofertado,  de la entidad  equipo/modelo  formato  formato  
entidad  EGAT,  donde  se EGAT  para  ofertado  *Allegar  Experiencia  del Experiencia  del 
entre  otros,  verifiquen  todas  CONDICIONES  Carta  o Cartas  Proponente,  Recurso  Humano,  
marca,  modelo,  y cada  una de MINIMAS  y según  aplique  de firmado  por firmado  por 
cumple  o no las firmado  por el Distribución  representante  representante  legal  
cumple  en las especificaciones  representante  Autorizado  donde  legal  y envío  de y envío  de 
especificaciones,  solicitadas  en el legal  del ser verifique  RUP  (Registro  documentos  
post-venta,  anexo  técnico  interesado  Cadena  de Único  de soporte  del 
firmado  por del proceso   Distribución  de Proponentes)  personalde  la 
representante    manera  completa  donde  se verifique  entidad.  Los 
legal  del    todos  y cada  uno Ingenieros  y 
interesado     de los códigos  que Técnicos/Tecnólog  
    corresponden  con os deben  tener  
    el % SMMLV  tarjeta  Profesional  
    requerido  para  (TP) y debe  ser 
    cada  lote verificable  ante el 
     ente regulador  
 
 
 
 
 
 
2 

LOTE  ITEM  DESCRIPCION  CANTIDAD  
1 1 APARATO DE  TRACCIÓN  LUMBAR  2 
2 2 BANCO  DE COLSON   6 
3 3 BAÑO  SEROLOGICO   1 
4 4 CABINA  SONOAMORTIGUADA  2 
5 5 CENTRIFUGA   1 
6 6 DOPPLER  FETAL   2 
7 7 ESCALERILLA  DEDOS  1 
8 8 EXTRACTOR  DE LECHE  2 
9 9 CANULA  DE SUCCION  2 
9 10 CANULA  METALICA  2 
9 11 CANULA  SIMCOE  2 
9 12 CLAMP  PAIR  5 
9 13 CUCHILLETE  FINO  6MM  1 
9 14 DILATADOR  LACRIMAL  COLA  DE MARRANO  1 
9 15 DILATADORES  9 
9 16 DILATADORES  DE BOWMAN  2 
9 17 DILATADORES  VIAS  LACRIMALES  3 
9 18 ESPÁTULA  CURVA  1 
9 19 EXPLORADOR  DE JACOBSON  PUNTA  ANGULADA  75° BOLA  1 
9 20 GANCHO  DE NERVIO  CURVO  PROTEGIDO  1 
9 21 GANCHO  SEMI  CORTANTE  ANGULADO  1 
9 22 MANGO  PARA  ESPÁTULA  Y CUCHILLETE  1 
9 23 MICRO  TIJERA  1.5MM  DERECHA  1 
9 24 MICRO  TIJERA  CURVA  HACIA  ARRIBA  20 CM 1 
9 25 PINZA  DE ETMOIDES  CURVA  2 
9 26 PINZA  DE ETMOIDES  RECTA  2 
9 27 PINZA  GRASPER  2X3MM  DERECHA  HACIA  ARRIBA  1 
9 28 PINZA  GRAY  PARA  DUCTU  BILIAR  2 
9 29 PINZA  OVAL  1.3MM  IZQUIERDA  1 
9 30 PINZA  PÓLIPOS  2 
9 31 PINZA  RANDALL  4 
9 32 PORTAAGUJAS  CURVO  18.5 1 
9 33 SEPARADOR  AUFRISH  2 
9 34 SEPARADOR  DE NERVIO  LOVE  RECTO  2 
9 35 SONDAS  VIAS  LACRIMALES  3 
9 36 TIJERA  BABY  METZENBAUM  2 
9 37 TIJERA  CORTA  ALAMBRE  2 
9 38 TIJERA  IRIS CURVA  4 
9 39 TIJERA  IRIS RECTA  2 
10 40 LAMPARA  DE FOTOCURADO  5 
11 41 LAVADORA  DE INSTRUMENTAL   3 
12 42 MULTIFUNCIONAL  8 TORRES  2 
13 43 NEVERA  DE VACUNACION  2 
14 44 REFRIGERADOR  VERTICAL  - HEMODERIVADOS  1 
15 45 RUEDA  DE HOMBRO  2 
16 46 SISTEMAS  DE CALENTAMIENTO  LIQUIDOS  1 
17 47 TORNIQUETE  NEUMATICO  1 
 
18  
48  
VIDEOLARINGOSCOPIO CONSUMIBLES PEDIÁTRICOS Y  ADULTO   
2 
19 49 BASCULA  30 KG 1 
20 50 HORNO  MICROONDAS  6 
21 51 VIDEO  BEAM  2 
22 52 ESTIBAS  12 
 
 
LOTE. 1.  APARATO  DE TRACCION  LUMBAR  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO: PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN Y  EVALUACIÓN DE  PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
 
FICHA TÉCNICA DE  ESTANDARIZACIÓN DE  REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS   
FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-01  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
APARATO  DE TRACCION  LUMBAR  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN GENERAL  
La tracción  lumbar  es un sistema  que permite  descomprimir  el espacio  intervertebral  mediante  distracción  controlada.  Se debe  
fundamentalmente  al estiramiento  o elongación  de las estructuras  viscoelásticas  a nivel de la columna  vertebral.  
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  No. FOLIO  
 
 
 
 
 
1.1. Generales  1.1.1.  Tipo Mecanica     
1.1.2.  Alimentacion  electrica  110 - 120 VAC 50-60 Hz    
1.1.3.  Pantalla  LCD o TFT de minimo     
1.1.4.  Modos  de traccion  Modos  o controles  que permitan  la variacion  de    
la traccion  
 
1.1.5.  parametros  Mantenimiento     
Descanso     
Tension  con progresion     
1.1.6.  Idioma  Castellano     
 
1.1.7  Accesorios  a. Interruptor  del paciente     
b. Clip para sujecion  de accesorios     
c. Arnes  universal     
CLASIFICADOR DE  BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 24 21 0 
CONDICIONES  PARTICULARES POST -VENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  No. FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 GARANTIA  1.2.1  2 AÑOS     
 
1.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de  
puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será  
realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado  
por cada una de las Unidades de Servicios de Salu d (USS) de la  
Subred  a la que va dirigido.     
 
1.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento  
adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como  
efectivo  por parte  del programa  de tecnovigilancia  institucional  y 
verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio  
del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional,  
en los treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  del evento.     
 
1.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los  
bienes  se deban a causas  diferentes  a la mala operación del equipo  
por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de  
iguales  o mejores  características,  durante  el tiempo  que tome  su 
reparación  y entrega  a satisfacción.     
 
5 

 
 
 
 
 
1.3 TIEMPO  DE RESPUESTA  El oferente  garantiza  que durante  la garantía,  el tiempo  de respuesta  
a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o  
el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar  
con disponibilidad  para la prestación  del servicio  de mantenimiento  
las 24 horas del día, los siete días de la seman a, para lo cual en el  
momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará  
entrega  de información  tal como,  nombre  de contacto,  dirección  y 
número  telefónico.     
 
 
 
1.4 MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO   
El oferente  garantiza  que durante  el periodo  de duración  de la 
garantía,  realizará  como  mínimo  dos (2) mantenimientos  preventivos  
al año a cada  uno de los equipos  ofertados  de acuerdo  a los 
protocolos  establecidos  en los manuales  del equipo.  El cronograma  
de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el  
momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se  
remitirá  copia  a la supervisión  del contrato.     
 
 
 
 
1.5 MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO   
El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  
necesarios  a los equipos  ofertados  durante  el tiempo que  dure la  
garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin  
costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de  
Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la  
mala  operación  del equipo  por parte  del personal  asistencial  que 
opere  dicho  equipo.     
 
 
 
1.6 TIEMPO  DE SOPORTE  POST - 
VENTA   
El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante  
los cinco (5) años  siguientes  al vencimiento  de la garantía ofrecida,  
en relación con  el mantenimiento  preventivo,  correctivo  y suministro  
de repuestos,  cuyos  costos  serían  asumidos  por la USS,  
inmediatamente  vencido  el periodo  de garantía  contractual.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100% de  las especificaciones  técnicas  detalladas  en 
la presente  ficha  técnica.  
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:      
Teléfono      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

LOTE  No. 2. BANCO  DEL COLSON  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-02  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
BANCO  DEL COLSON  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
Equipo  que permite  el fortalecimiento  de los musculos  cuadriceps,  asi como  ejercicios  para extremidades  superiores  
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Generales   
 
2.1.1.  Material   
 
Marco  en acero     
 
 
2.1.2.  Tapizado   
Asiento, respaldo y rodillos  
acolchados  y forrados  en material  
antihongos,  lavable     
 
 
2.1.3.  Manijas   
Dos manijas  para paciente  ajustables  
y tapizadas     
 
2.1.4.  Unidades  de torque  para 
miembros  inferiores   
2 unidades  de torque  en acero,  con 
soportes redondos tipo rodillo  
acolchados     
 
 
2.1.5.  Espaldar   
 
tipo reclinable     
 
2.2. Accesorios   
6 pesas  de 1 Kg y 2 de 0,5 Kg    
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
22 25 16 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 GARANTIA  2.3.1  1 AÑO     
2.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de  
puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será  
realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado  
por cada  una de las Unidades  de Servicios  de Salud  (USS)  de la Subred  
a la que va dirigido.     
2.3.3  El oferente  garantiza  que en caso  de presentarse  un evento  
adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como  
efectivo  por parte  del programa  de tecnovigilancia  institucional  y 
verificado  por parte  del oferente,  se compromete  a realizar  el cambio  del 
equipo  respectivo  por uno igual  o mejor  sin ningún  costo  adicional,  en los 
treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  del evento.     
 
2.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los  
bienes  se deban  a causas  diferentes  a la mala  operación  del equipo  por 
parte  del operario,  el oferente  soportara  el servicio  con un bien de iguales  
o mejores  características  durante  la vigencia  de la garantia.     

 
 
 
2.4 MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO  El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía,  
realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada  
uno de los equipos  ofertados  de acuerdo  a los protocolos  establecidos  en 
los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno  
de los equipos  será suministrado  en el momento  de la entrega  del equipo  
a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del  
contrato.     
 
 
 
2.5 MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO  El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  
necesarios  a los equipos  ofertados  durante  el tiempo  que dure la 
garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin  
costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de  
Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la  
mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere  
dicho  equipo.     
 
 
 
 
2.6 TIEMPO  DE RESPUESTA   
El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a  
los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el  
supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de  
máximo  5 horas,  para lo cual en el moment o de la entrega  de los equipos  
en el punto  autorizado,  se hará entrega  de información  tal como,  nombre  
de contacto,  dirección  y número  telefónico.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  detalladas  en la 
presente  ficha  técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono  
LOTE  03. BAÑO  SEROLOGICO  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS FABRICANTE  
      
      
 
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  
Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-03  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
BAÑO  SEROLOGICO  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
equipo  de laboratorio  que permite  mantener  agua  a temperatura  constante  para realizar  en ella diferentes  procedimientos  que 
requieran de  condiciones  de temperatura  controladas.  
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Generales  3.1.1.  Material  de Acero  inoxidable  con tapa    
3.1.2.  temperatura  variable  entre  0 a 99 C°    
 
3.1.3. Alarmas  visuales   
Indicador  luminoso  de cambio  de 
temperatura     
 
 
3.1.4  Visualización   
Display  digital  de temperatura  
con sistema  de control  de 
sobretemperatura     
 
3.1.5  Capacidad   
Minimo  12 litros  con gradilla  de 
entre 30 y  33 tubos     
3.1.6  Precisión  de control  ±1°C.     
 
3.1.7  Alimentación  Eléctrica   
110 - 120 VAC / 30 - 200 Hz    
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 10 24 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  FOLIO  
 3.2.1.  2 AÑOS     
 
3.2.2.  El oferente garantiza que la garantía iniciará  
desde  la fecha  de puesta  en marcha  y test de 
aceptación del equipo, realizada por el  oferente en  
presencia  del personal  que sea designado  por la 
unidad  de servicios  de salud  (USS)  de la Subred  
Integrada de  Servicios de  Salud Sur.     

 
 
 
 
3.2. GARANTIA   
3.2.3.  El oferente  garantiza  que en caso  de 
presentarse un evento adverso atribuible a fallas del  
equipo  médico  y sea reportado  como  efectivo  por 
parte del programa de tecnovigilancia institucional y  
verificado  por parte  del oferente, se  compromete a  
realizar  el cambio  del equipo  respectivo  por uno igual  
o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días  
hábiles siguientes  a la fecha del  evento .    
 
3.2.4.  El oferente garantiza que en los casos en que  
los daños en los bienes se deban a causas diferentes  
a la mala operación del equipo por parte del operario,  
el oferente  soportara  el servicio  con un bien de 
iguales o mejores características, durante el tiempo  
que tome  su reparación  y entrega  a satisfacción.     
 
 
 
3.3. TIEMPO DE  
RESPUESTA   
El oferente  garantiza  que, durante  la garantía,  el 
tiempo de respuesta a los requerimientos realizados  
por la unidad  de servicios  de salud  y/o el supervisor  
del contrato, será de máximo 3 horas, para lo cual en  
el momento de la entrega de los equipos en el punto  
autorizado, se hará entrega de información t al como,  
nombre  de contacto,  dirección  y número  telefónico.     
 
 
 
 
 
3.4. MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO   
 
3.4.1.    El oferente garantiza que, durante el periodo  
de duración  de la garantía,  realizará  como  mínimo  
dos (2) mantenimientos  preventivos  al año a cada  
uno de los equipos  ofertados  de acuerdo  con los 
protocolos establecidos en  los manuales  del equipo.  
El cronograma de mantenimiento de cada uno de los  
equipos  será suministrado  en el momento  de la 
entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se  
remitirá copia  a la supervisión  del contrato.     
 
 
 
 
3.5. MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO  El oferente  garantiza  que realizará  los 
mantenimientos correctivos necesarios a los equipos  
ofertados  durante  el tiempo  que dure la garantía,  
dicho  mantenimiento  incluirá  el suministro  de 
repuestos sin costo alguno para las USS de la subred  
Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños  
sean  ocasionados  por causas  diferentes  a la mala  
operación  del equipo  por parte  del personal  
asistencial  que opere  dicho equipo.     
 
 
 
 
3.6. TIEMPO  DE 
SOPORTE  POST -VENTA   
El oferente garantiza que brindará respaldo postventa  
mínimo  durante  los cinco  (3) años  siguientes  al 
vencimiento de  la garantía  ofrecida, en  relación con  
el mantenimiento  preventivo, correctivo  y suministro  
de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la  
USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía  
contractual.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  
técnicas detalladas en  la presente  ficha técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:      
Teléfono      
LOTE  No.4.  CABINA  SONOAMORTIGUADA  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y 
SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-004  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
CABINA  SONOAMORTIGUADA  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
 
Las cabinas  sonoamortiguada  son utilizadas  para realizar  audiometrías  por sus excelentes  condiciones  acústicas.  Sus paredes  están  perfectamente  aisladas  
acústicamente,  impidiendo  que el paciente,  que se encuentra  dentro  en el momento  de la audiometría,  escuche  cualquier  tipo de ruido  exterior.  
  
 ESPECIFICACIONES   CUMPLE  NO CUMPLE  FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Generales   
4.1.1.  Tipo   
Modular  fabricada  en acero  cold rolled  con 
acabados  en pintura  electrostatica     
 
4.1.2.  Paneles  interiores   
Perforados  y cuebiertos  con materiales  
acusticos  absorbentes     
 
4.1.3.  Piso   
Antivibracion     
 
4.1.4.  Ventana  panoramica   
Doble  vidrio  templado  de seguridad  anti ruido  
y anti vibración     
 
4.1.5.  Iluminacion  interior   
tipo led con interruptor  de encendido  y 
apagado  externo     
 
4.1.6.  Puerta   
Con manija  y cierre  magnetico     
 
4.1.7.  Ventilacion   
Con sistema  de ventilacion  interna     
 
4.1.8.  Alimentacion  Electrica   
40 - 120 VAC  50 - 60 Hz    
 
4.1.9.  Mesa   
Mesa  externa  abatible  para la instalacion  del 
audiometro     
 
4.1.10.  Conectores  Minimo  8 conectores  de sonido  compatibles  
con las diferentes marcas de equipos de  
audiologia  y con conexión  tipo USB     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Accesorios   
 
 
Un audiometro con  dos canales independientes;  con diagnostico, salidas  
aérea, ósea y logoaudiometria, Pantalla LCD o TFT a color de minimo 5";  
memoria interna de minimo 5000 pruebas; Estímulos Tono Warble, puro - 
Interruptor de respuesta del paciente; completa gama de pruebas en  
Frecuencias de 125 Hz a 8000 Hz o superior; e intensidades de -10 dBHL  
hasta 100 dBHL; Pulsos multiples de 250 -5000 milliseg; Tono continuo,  
pulsado o FM. Atenuadores de 5 db y 1 db; Audifonos Bi Auricular con  
acolchamiento antiruido; Pruebas de umbral aut omático; Audiometría básica;  
Con pruebas  SISI,  Decay,  BEKESY,  ESTENGER,  ABLB  y LANGENBECK  tono 
en ruido, Enmascaramiento en WN y NB; Salida Campo libre; opcion para  
imprimir  los resultados  de la prueba  directamente  o a través  de una impresora  
USB  o almacen arlos  en una tarjeta  SD o una memoria  USB;  Con posibilidad  de 
conectar la unidad al PC; Requerimientos Eléctricos, 40 -120 V CA, 60 Hz;  
Cable  AC ACCESORIOS  CON  LOS QUE  SE ENTREGA  EL EQUIPO:  Con 
maletín;  Auriculares  audiometricos  completos;  Vibrador  óseo;  Pulsador  de 
respuesta  de paciente;  Con certificado  de calibración.     
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 18 24 0 
 CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. GARANTIA  4.3.1  2 AÑOS    
 
 
4.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la  
fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo,  
realizada por el oferente en presencia del personal que sea  
designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la  
subred  a la que va dirigido.     
 
4.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un  
evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea  
reportado  como  efectivo  por parte  del programa  de 
tecnovigilancia  institucional  y verificado  por parte  del 
oferente, se compromete a realiz ar el cambio del equipo  
respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional,  
en los treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  del evento.     
 
 
4.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los  
daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala  
operación  del equipo  por parte  del operario,  el oferente  
soportara  el servicio  con un bien de iguales  o mejores  
características, durante el t iempo que tome su reparación y  
entrega  a satisfacción.     
 
 
 
 
 
4.4. TIEMPO  DE RESPUESTA   
 
El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de  
respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de  
servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de  
máximo  5 horas,  para lo cual en el momento  de la entrega  de 
los equipos  en el punto  autorizado,  se hará entrega de  
información  tal como,  nombre  de contacto,  dirección  y 
número  telefónico.     
 
 
 
 
 
4.5. MANTENIMIENTO  PREVENTIVO   
El oferente  garantiza  que, durante  el periodo  de duración  de 
la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos  
preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de  
acuerdo  con los protocolos  establecidos  en los manuales  del 
equipo.  El cronograma  de mantenimiento  de cada  uno de los 
equipos será suministrado en el momento de la entrega del  
equipo  a la USS  asignada del  mismo y  se remitirá  copia  a la 
supervisión  del contrato.     
 
 
 
 
 
4.6. MANTENIMIENTO  CORRECTIVO   
El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  
correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el  
tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el  
suministro  de repuestos  sin costo  alguno  para las USS  de la 
subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños  
sean  ocasionados  por causas  diferentes  a la mala  operación  
del equipo  por parte  del personal  asistencial  que opere  dicho  
equipo.     
 
 
 
 
4.7. TIEMPO  DE SOPORTE  POST - 
VENTA   
 
El oferente  garantiza  que brindará  respaldo  postventa  
mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento  
de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento  
preventivo,  correctivo  y suministro  de repuestos,  cuyos  
costos  serían  asumidos  por la USS,  inmediatamente  vencido  
el periodo  de garantía  contractual.     
 
 
 
 
 
4.8. CONDICIONES  DE INSTALACION   
 
 
Al momento  de realizar  la instalación  y puesta  en 
funcionamiento del equipo se deberá realizar la respectiva  
validación de funcionamiento de la cabina y entregar su  
correspondiente  reporte  sin costo  adicional  para la Subred.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  detalladas  en la 
presente  ficha  técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono  
LOTE  No.5.  CENTRIFUGA  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y 
SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-005  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
CENTRIFUGA  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
 
equipo  de laboratorio  que genera  movimientos  de rotación,  tiene  el objetivo  de separar  los componentes  que constituyen  una sustancia.  
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Generales   
5.1.1.  Tipo   
Digital  de sobremesa     
 
 
5.1.2.  Material   
5.1.2.1.  Externo   
Lamina  en acero     
 
5.1.2.2.  Interno   
Acero  inoxidable     
 
 
5.1.3.  Rotor   
5.1.3.1.  Material  Acero inoxidable y/o 
plastico     
5.1.3.2.  
Capacidad   
25 Tubos  de 15 ml    
 
5.1.4.  Velocidad   
variable  entre  500 RPM  y 5000  RPM     
 
5.1.5.  Display   
LCD y/o TFT    
5.1.6.  
visualización  
de:  
Velocidad  y tiempo     
 
 
5.1.7.  Teclado   
5.1.7.1.  Tipo   
Membrana     
5.1.7.2.  
Funciones  Programacion  de velocidad,  
tiempo  y freno     
 
5.1.8.  Motor   
a. Libre  de escobillas     
 
5.1.9.  Puerta  puerta  con cierre  hermetico  y sistema  de 
seguridad     
5.1.10.  
Alimentacion  
electrica   
110 - 120 VAC 50 / 60 Hz.    

  
 
5.1.11.  
Accesorios   
a. Un cable  de conexión  electrica     
 
b. 25 portatubos  de 15 ml    
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
51 10 39 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 GARANTIA  5.2.1  2 AÑOS     
5.2.2  El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de  
puesta  en marcha  y test de aceptación  del equipo,  acción  que será 
realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por  
cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS ) de la Subred a la  
que va dirigido.     
5.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso  
atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por  
parte  del programa  de tecnovigilancia  institucional  y verificado  por parte  del 
oferente,  se compromete  a realizar  el cambio  del equipo  respectivo  por uno 
igual  o mejor  sin ningún  costo  adicional,  en los treinta  días hábiles  
siguientes  a la fecha  del evento.     
5.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que  los daños  en los  
bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por  
parte  del operario,  el oferente  soportara  el servicio  con un bien de iguales  o 
mejores  características,  durante  el tiempo  que tome  su reparación  y 
entrega  a satisfacción.     
 
 
5.3 TIEMPO  DE 
RESPUESTA  El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los  
requerimientos  realizados  por la unidad  de servicios  de salud  y/o el 
supervisor  del contrato,  será de máximo  5 horas,  para lo cual en el 
momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará  
entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número  
telefónico.     
 
 
5.4 MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO  El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía,  
realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada  
uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos  
en los manuales del equipo. El cronogra ma de mantenimiento de cada uno  
de los equipos  será suministrado  en el momento  de la entrega  del equipo  a 
la USS asignada  del mismo  y se remitirá  copia  a la supervisión  del 
contrato.     
 
 
5.5 MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO  El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  
necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía,  
dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno  
para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando l os 
daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del  
equipo  por parte  del personal  asistencial  que opere  dicho  equipo.     
 
 
5.6 TIEMPO DE  
SOPORTE POST - 
VENTA   
El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los  
cinco  (5) años  siguientes  al vencimiento  de la garantía  ofrecida,  en relación  
con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos,  
cuyos costos serían asumidos por l a USS, inmediatamente  vencido el  
periodo  de garantía  contractual.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  
detalladas  en la presente  ficha  técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono  
LOTE  No.6.  DOPPLER  FETAL  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE 
BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-006  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
DOPPLER  FETAL  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
Es un transductor  de ultrasonido  de mano/portátil  usado  para detectar  los latidos  del feto durante  los cuidados  prenatales.  Utiliza  el 
efecto  Doppler  para proporcionar  una simulación  audible  de latidos.  
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Generales  6.1.1  Tipo  Manual     
6.1.2 Apagado  
automatico  Max 5 minutos  sin señal  o sin 
operación.     
6.1.3  Funcionamiento  Por batería     
 
6.1.4  Sistema  de 
seguridad   
Con fijación  integrada  para 
protección  de la sonda     
 
 
6.1.5  Estructura  a. Con altavoz integrado y  
con regulación  de volumen     
b. Con Salida  para 
auriculares     
6.2 Baterías  6.2.1  Tipo  Recargable     
 
6.3 Sonda  6.3.1  Frecuencia  Mínimo  de 2 MHz    
6.3.2  Tipo  Fija    
6.3.3  Características  Impermeable  y sumergible     
 
 
6.4 Display  6.4.1  Tipo  LCD o TFT    
 
 
6.4.2  Visualización  a. números.     
b. frecuencia cardiaca fetal  
con resolución  menor  o igual  
a 1 LPM    
 
 
 
 
6.5 Accesorios  6.5.1  Mínimo  un tarro de gel conductiva  para ultrasonido  
de mínimo  500 ml    
6.5.2  Un estuche  de transporte  blando  y de protección  
para el equipo     
6.5.3  Un Kit de recarga  de batería.  (adaptador  110 V y 2 
juegos  de baterías)     
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 20 17 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 GARANTIA  6.6.1  1 AÑO     
 
6.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde  
la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del  
equipo, realizada por el oferente en presencia del  
personal  que sea designado  por la unidad  de servicios  de 
salud  (USS)  de la subred  a la que va dirigido.     
 
6.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse  
un evento  adverso  atribuible  a fallas  del equipo  médico  y 
sea reportado como efectivo por parte del programa de  
tecnovigilancia institucional y verificado por parte del  
oferente,  se compromete  a realizar  el cambio  del equipo  
respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo  
adicional,  en los treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  
del evento. Se exceptúan los casos de equipos que  
requieran  preinstalación,  los cuales  no serán  sustituidos,  
pero de igual forma la empresa contratista deberá  
generar acciones para garantizar la continuidad en la  
prestación del servicio por el tiempo que t ome su  
reparación.     
 
 
6.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los  
daños en los bienes se deban a causas diferentes a la  
mala operación del equipo por parte del operario, el  
oferente soportara el servicio con un bien de iguales o  
mejores características, durante el tiempo que tome su  
reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los  
casos  de daños  en equipos  que requieran  preinstalación,  
los cuales no serán sustituidos, pe ro de igual forma la  
empresa contratista deberá generar acciones para  
garantizar  la continuidad  en la prestación  del servicio  por 
el tiempo  que tome  su reparación.     
 
 
 
 
 
6.7 TIEMPO  DE RESPUESTA   
 
Carta de compromiso donde el oferente certifique que  
durante  el periodo  de la garantía,  el tiempo  de respuesta  
a los requerimientos realizados por la Unidad de  
Servicios de Salud (USS) y/o el supervisor del contrato,  
será de máximo 5 horas, para lo cual en  el momento de  
la entrega  de los equipos  en el punto  autorizado,  se hará 
entrega de información tal como, nombre de contacto,  
dirección y número telefónico del referente de soporte  
técnico  del equipo.     
 
 
 
 
 
6.8 MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO   
Carta de compromiso donde el oferente garantice que  
durante el periodo de duración de la garantía realizará  
como  mínimo  dos (2) mantenimientos  preventivos  al año, 
a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los  
protocolos establecidos en los manuale s del equipo. El  
cronograma de mantenimiento de cada uno de los  
equipos será suministrado en el momento de la entrega  
del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá  
copia  a la supervisión  del contrato.     
 
 
 
 
 
6.9 MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO   
Certificación mediante la cual el oferente garantice que  
realizará  los mantenimientos  correctivos  necesarios  a los 
equipos  ofertados  durante  el tiempo  que dure la garantía,  
dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos  
sin costo alguno para las USS de las Subredes  
Integradas  de Servicios  de Salud,  cuando  los daños  sean  
ocasionados por causas diferentes a la mala operación  
del equipo por parte del personal asistencial que opere  
dicho  equipo.     
 
 
 
6.10 TIEMPO  DE SOPORTE  
POST -VENTA   
El oferente  garantiza  que brindará  respaldo  postventa  
mínimo durante los cinco (5) años siguientes al  
vencimiento  de la garantía  ofrecida,  en relación  con el 
mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de  
repuestos,  cuyos  costos  serían  asumidos  por la USS,  
inmediatamente vencido el periodo de garantía  
contractual.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  
técnicas  detalladas  en la presente  ficha  técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono  
LOTE  No. 7. ESCALERILLA  DE DEDOS  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-007  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
ESCALERILLA  DE DEDOS  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
La escalera para dedos sirve para la rehab ilitación y fisioterapia, mejorando el movimiento de los hombros y dedos, al subir y bajar los dedos sobre 
ella.  
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
7.1. Generales   
7.1.1.  Material  Madera resistente  
barnizada  con mínimo  2 
cm de  espesor     
 
7.1.2.  Estructura  De un solo cuerpo  con 
sistema de anclaje a  
pared     
7.1.3.  No. De escalones  mínimo  22    
 
7.1.4.  Medidas   
Alto: 100 cm, Ancho:  
mínimo  6 cm    
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 25 16 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POSTVENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 GARANTIA  7.2.1  1 AÑO     
 
 
 
7.2.2 El oferente garantiza que la garantía  
iniciará desde la fecha de puesta en marcha  
y test de aceptación  del equipo,  realizada  por 
el oferente en presencia del personal que  
sea designado por la unidad de servicios de  
salud  (USS)  de la subred  a la que va dirigido.     
 
7.2.3 El oferente garantiza que en caso de  
presentarse  un evento  adverso  atribuible  a 
fallas del equipo médico y sea reportado  
como efectivo por parte del programa de  
tecnovigilancia  institucional  y verificado  por 
parte del oferente, se compromete a realizar  
el cambio  del equipo  respectivo  por uno igual  
o mejor  sin ningún  costo  adicional,  en los 
treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  del 
evento.     

  
 
7.2.4 El oferente garantiza que en los casos  
en que los daños en los bienes se deban a  
causas diferentes a la mala operación del  
equipo por parte del operario, el oferente  
soportara  el servicio  con un bien de iguales  o 
mejores características, durante el tiempo  
que tome  su reparación  y entrega  a 
satisfacción.     
 
 
 
 
 
7.3. TIEMPO  DE RESPUESTA   
El oferente garantiza que, durante la  
garantía, el tiempo de respuesta a los  
requerimientos  realizados  por la unidad  de 
servicios de salud y/o el supervisor del  
contrato  ante cualquier  requerimiento  
técnico,  será de máximo  5 horas,  para lo 
cual,  en el momento  de la entrega  de los 
equipos  en el punto  autorizado,  se hará 
entrega  de información  tal como,  nombre  de 
contacto,  dirección  y número  telefónico.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  
detalladas  en la  presente  ficha  técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono  
LOTE  8. EXTRACTOR  DE LECHE  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE 
PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE 
REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-08  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
EXTRACTOR  DE LECHE  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
Aparato  manual  o eléctrico  que sirve  para extraer  la leche  materna.  
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
8.1. GENERAL  8.1.1.  SISTEMA  DE 
EXTRACCIÓN  DE LECHE.   
Simple  y/o doble     
8.1.2.  ACCIONAMIENTO  Eléctrico  o electrónico     
8.1.3.  PARÁMETROS  
AJUSTABLES   
Presión  (vacío)     
 
8.1.4.  SELECCIÓN  DE MODO   
Estimulacion  y/o extraccion     
8.1.5.  PRESIÓN  DENTRO  DEL 
RANGO   
de 0 - 250 mmHg     
8.1.6.  SELECCIÓN  con pulsadores  o membrana     
8.1.7.  ENERGÍA  / 
ALIMENTACIÓN   
100/120  v / 60 Hz    
 
 
8.2. ACCESORIOS  8.2.1.  SOPORTE  DE BOTELLA  BIBERÓN     
8.2.2.  CARRO  DE TRANSPORTE     
8.2.3.  CABLE  AC DE 2 MTS     
8.2.4.  BATERÍA  RECARGABLE  INTEGRADA     
8.2.5.  2 SET DE EXTRACCIÓN  ESTERILIZABLE     
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 19 23 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO N° FOLIO  
 8.3.1.  1 AÑO     
 
8.3.2.  El oferente garantiza que la garantía  
iniciará  desde  la fecha  de puesta  en marcha  
y test de aceptación  del equipo,  realizada  
por el oferente  en presencia  del personal  
que sea designado  por la unidad  de 
servicios de salud (USS) de la subred a la  
que va dirigido.     

 
 
 
 
 
 
8.3. GARANTIA   
8.3.3.  El oferente garantiza que en caso de  
presentarse un evento adverso atribuible a  
fallas  del equipo  médico  y sea reportado  
como  efectivo  por parte  del programa  de 
tecnovigilancia institucional y verificado por  
parte  del oferente,  se compromete  a 
realizar el cambio del equipo respectivo por  
uno igual o mejor sin ningún costo adicional,  
en los treinta  días hábiles  siguientes  a la 
fecha  del evento.     
 
 
8.3.4.  El oferente  garantiza  que en los 
casos en que los daños  en los  bienes se  
deban  a causas  diferentes  a la mala  
operación  del equipo  por parte  del operario,  
el oferente soportara el servicio con un bien  
de iguales  o mejores  características,  
durante el tiempo que tome su reparación y  
entrega  a satisfacción.     
 
 
 
 
 
 
8.4. MANTENIMIENTO  PREVENTIVO   
El oferente  garantiza  que, durante  el 
periodo de duración de la garantía, realizará  
como  mínimo  dos (2) mantenimientos  
preventivos  al año a cada  uno de los 
equipos  ofertados  de acuerdo  con los 
protocolos establecidos en los manuales del  
equipo.  El cronograma  de mantenimiento  
de cada  uno de los equipos  será 
suministrado en el momento de  la entrega  
del equipo  a la USS asignada  del mismo  y 
se remitirá  copia  a la supervisión  del 
contrato.     
 
 
 
 
 
 
8.5. MANTENIMIENTO  CORRECTIVO   
El oferente  garantiza  que realizará  los 
mantenimientos  correctivos  necesarios  a 
los equipos ofertados durante el tiempo que  
dure la garantía,  dicho  mantenimiento  
incluirá el suministro de repuestos sin costo  
alguno para las USS de la subred Integrada  
de Servicios  de Salud,  cuando  los daños  
sean  ocasionados  por causas  diferentes a  
la mala operación del equipo por parte del  
personal  asistencial  que opere  dicho  
equipo.     
 
 
 
 
 
 
8.6 TIEMPO  DE RESPUESTA   
 
El oferente  garantiza  que durante  la 
garantía,  el tiempo  de respuesta  a los 
requerimientos realizados por la unidad de  
servicios  de salud  y/o el supervisor  del 
contrato, será de máximo 5 horas, para lo  
cual en el momento  de la entrega  de los 
equipos  en el punto  autorizado,  se hará 
entrega de información tal como, nombre de  
contacto,  dirección  y número  telefónico.     
 
 
 
 
 
8.7 MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  El oferente  garantiza  que, durante  el 
periodo de duración de la garantía, realizará  
como  mínimo  dos (2) mantenimientos  
preventivos  al año a cada  uno de los 
equipos  ofertados  de acuerdo  con los 
protocolos establecidos en los manuales del  
equipo.  El cronograma  de mantenimiento  
de cada  uno de los equipos  será 
suministrado en el momento de  la entrega  
del equipo  a la USS asignada  del mismo  y 
se remitirá  copia  a la supervisión  del 
contrato.     
 
 
 
 
 
8.8 MANTENIMIENTO  CORRECTIVO   
El oferente  garantiza  que realizará  los 
mantenimientos  correctivos  necesarios  a 
los equipos ofertados durante el tiempo que  
dure la garantía,  dicho  mantenimiento  
incluirá el suministro de repuestos sin costo  
alguno para las US S de la subred Integrada  
de Servicios  de Salud,  cuando  los daños  
sean  ocasionados  por causas  diferentes a  
la mala operación del equipo por parte del  
personal  asistencial  que opere  dicho  
equipo.     
 
 
 
 
 
8.9 TIEMPO  DE SOPORTE  POST -VENTA   
El oferente garantiza que brindará respaldo  
postventa  mínimo  durante  los cinco  (5) 
años  siguientes  al vencimiento  de la 
garantía  ofrecida,  en relación  con el 
mantenimiento  preventivo,  correctivo  y 
suministro  de repuestos,  cuyos  costos  
serían  asumidos  por la USS,  
inmediatamente  vencido  el periodo  de 
garantía  contractual.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  
detalladas  en la presente  ficha  técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono  
 
 
 
LOTE  No. 9. INSTRUMENTAL  QUIRURGICO  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 
 PROCESO GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-09  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO  
INSTRUMENTAL QUIRURGICO  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
Instrumentos especialmente diseñado s para el uso en procedimientos quirúrgicos de forma abierta y laparoscopica.  
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
9.1 CANULA  DE SUCCION  - IRRIGACION   
 
 
 
9.1.1  Generales  a. Diámetro:  5 mm    
b. Longitud  :30-36 cm    
c. Material:  Acero  quirúrgico  inoxidable     
d. Sistema  integrado  de succión - 
irrigación     
e. Acción  por valvula  graduable     
f. Termoresistente: hasta  134 grados  
centigrados     
 
 
 
9.2 CANULA  DE SUCCION  TIPO ADSON   
 
 
9.2.1  Generales  a. Diámetro:  4- 5 mm    
b. Longitud  : 20- 24 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable     
d. Sistema  de succión  controlado  en el 
mango     
e. Diseño  en el mango  para retensión  
del caucho  de succión     
 
 
 
9.3 CANULA  SUCCION  TIPO  FRAZIER   
 
 
9.3.1  Generales  a. Diámetro:  3 mm    
b. Longitud  : 12-14 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable     
d. Sistema  de succión  controlado  en el 
mango     
e. Diseño  en el mango  para retensión  
del caucho  de succión     
 
 
 
9.4 CANULA  SIMCOE   
 
 
9.4.1  Generales  a. Diámetro:  21-23 Gauge     
b. Compuesto  por : 2 canulas  y 1 tubo 
siliconado     
c. Material:  Acero  inoxidable  y 
polimeros  sintéticos     
d. Diseño  via para succión  y vía para  
irrigación  .    
 
 
9.5 CLAMP  PAYR   
 
9.5.1  Generales  a. Longitud  : 30 +/- 2 cm    
b. Diseño: Atraumático,estriado  
longitudinal,  punta  con abrazadera     
c. Material:  Acero  inoxidable     
 
 
 
 
9.6 CUCHILLETE FINO  6MM   
 
 
 
9.6.1  Generales  a. Diámetro:  6 +/- 4 mm     
b. Longitud  : minimo  20 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño  : Cuchillete  / bisturi  con 
forma de hoz para uso en cirugia  
microlaringea, adaptable con el  
MANGO PARA ESPÁTULA del  
presente  proceso     
 
 
 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
9.7 DILATADOR LAGRIMAL COLA DE  
MARRANO   
 
9.7.1  Generales  a. Diámetro:  7 - 11 mm    
b. Longitud  : 14 +/- 2 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño  : vástago  rigido  con puntas  
maleables  en espiral  y aberturas  para 
suturar en  los extremos     
 
 
9.8 DILATADORES  VIA BILIAR   
 
9.8.1  Generales  a. Diámetro:  1 a 9 mm    
b. Longitud  : 30- 32 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño  : Vastago  maleable  tubular,  
con punta  en forma  de oliva.     
 
 
 
9.9 DILATADORES  DE BOWMAN   
 
 
9.9.1  Generales  Diámetro  :0.5 mm  a 2mm;  número  
0000  y 000,00  y 0, 1 y 2, 3 y 4, 5 y6, 
7y8    
b. Longitud  : 12.5  - 18 cm    
c. Material  : Acero  inoxidable     
d. Diseño : Varilla maleable con  
extremo  abotonado,  con doble  punta  
de uso.    
 
 
9.10 DILATADORES  VIAS  LACRIMALES   
 
9.10.1  Generales  a. Diámetro:  0,4 - 0,6  mm     
b. Longitud  : 12 +/- 2 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño  : Vastago  maleable  tubular,  
con punta  en forma  conica.     
 
 
 
9.11 ESPÁTULA  MICROLARINGEA  CURVA   
 
 
9.11.1  Generales  a. Diámetro:  0.5 - 5 mm     
b. Longitud  : minimo  20 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño : Espatula roma plana para  
uso en cirugia  microlaringea,  adaptable  
con el MANGO PARA  ESPÁTULA  del 
presente  proceso     
 
 
9.12 EXPLORADOR DE JACOBSON PUNTA  
ANGULADA  75° BOLA   
 
9.12.1  Generales  a. Punta  angulada  a 75°,con  protección  
en la punta  en forma  de bola.     
b. Longitud  :  12.5  - 19 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño  mango  : recto     
 
9.13 GANCHO DE NERVIO CURVO  
PROTEGIDO   
9.13.1  Generales  a. Diámetro :  6 -8 mm    
b. Longitud  :  20 -24 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Punta  roma  angulada  a 90 grados     
 
9.14 GANCHO SEMI CORTANTE  
ANGULADO   
 
9.14.1  Generales  a. Grosor  de 2.5  mm     
b. Diametro  Punta: 0.2  - 2.5    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño  : Recto  con punta  angulada  
a 90 grados  semicortante     
 
 
9.9 MANGO PARA ESPÁTULA Y  
CUCHILLETE   
 
 
9.15.1  Generales  a. Diseño:  angulado  con sistema  de 
fijación.     
b. Longitud  : minimo12  cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Compatible para espátula y  
cuchillete  del presente  proceso.     
 
9.16 MICRO TIJERA  BELLUCI  DERECHA   
9.16.1  Generales  a. Diámetro :  1.5 +/ - 0.5 mm    
b. Longitud  punta  : 4 +/- 0.5 mm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Punta  con corte  a la derecha     
 
 
 
9.17 MICRO TIJERA CURVA WULLSTEIN  
IZQUIERDA  HACIA  ARRIBA  20 CM  
 
 
9.17.1  Generales  a. Grosor de punta de corte : 1.5 +/ - 1 
mm    
b. Longitud punta de corte  : 4.5 +/ - 0.5 
mm    
b. Longitud  vastago  : 8 +/- 1 Cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Hoja  de la tijera: curva  a la izquierda  
de abertura  hacia  arriba     
 
 
9.18 PINZA  DE ETMOIDES  CURVA   
 
9.18.1  Generales  a. Diseño  : boca  de 3.5 mm    
b. Longitud  :   11 - 12 CM    
c. Longitud  total:  19- 20 cm    
d. Material:  Acero  inoxidable  .    
e. Angulo de 45  grados     
 
 
 
 
26 

 
 
 
 
9.19 PINZA  DE ETMOIDES  RECTA   
9.19.1  Generales  a. Diseño  : boca  de 3.5 mm    
b. Longitud  vastago: 11 - 12 CM    
c. Longitud  total:  19- 20 cm    
e. Material:  Acero  inoxidable  .    
 
 
9.20 PINZA GRASPER 2X3MM DERECHA  
HACIA  ARRIBA   
 
9.20.1  Generales  a. Diseño  : Punta  dentada,  de traccion,  
de apertura  hacia  arriba     
b. Longitud  vastago: minimo  110 +/- 10 
mm    
c. Tipo Watson  - Williams,  referencia  
82230.1200  o su equivalente     
 
 
 
9.21 PINZA  GRAY  PARA  DUCTU  BILIAR   
 
 
9.21.1  Generales   
a. Punta  angulada,  estriado  horizontal     
b. Longitud  : 22 +/- 2 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño  : cuerpo  semicurvo  o en 
forma  de S, con ratche     
 
 
9.22 MICRO PINZA  OVAL  IZQUIERDA   
 
9.22.1  Generales  a. Longitud  punta:  minimo  3.5 mm    
b. longitud  : vastago  de minimo  8 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
d. Diseño  : Mandibula  curvada  al lado 
izquierdo     
e. Diseño  punta:  Ovalada     
 
9.23 PINZA  PÓLIPOS   
9.23.1  Generales  a. Longitud  : 16 -18.5 cm    
b. Material:  Acero  inoxidable  .    
c. Diseño  punta:  Acanalada.     
 
 
9.24 PINZA  RANDALL   
 
9.24.1  Generales  a. Longitud  : 19-23 cm    
b. Material:  Acero  inoxidable  .    
c. Diseño  punta:  ovalada  fenestrada.     
c. Diseño:  semi  curvo     
 
9.25 PORTAAGUJAS  CURVO  18.5  
9.25.1  Generales  a. Longitud  : 18-20 cm    
b. Material:  Acero  inoxidable  .    
c. Diseño  : cabeza  semicurva - 
sistema  de cierre  con cremallera  .    
 
9.26 SEPARADOR  AUFRICHT   
9.26.1  Generales  a. Longitud  : 17-19 cm    
b. Material:  Acero  inoxidable  .    
c. Diseño  : retractor nasal  , angulado     
 
9.27 SEPARADOR  DE NERVIO  LOVE  RECTO   
9.27.1  Generales  a. Longitud  : 19 cm    
b. Material:  Acero  inoxidable  .    
c.Diámetro :  7 mm    
 
9.28 TIJERA  BABY  METZENBAUM   
9.28.1  Generales  a. Longitud  : 14 - 9 cm    
b. Material:  Acero  inoxidable  .    
c.Diseño  : punta  recta     
 
9.29 TIJERA  CORTA  ALAMBRE   
9.29.1  Generales  a. Longitud  : 11 - 13 cm    
b. Material:  Acero  inoxidable  .    
c.Diseño  : punta  curva     
 
9.30 TIJERA  IRIS CURVA   
9.30.1  Generales  a. Diseño:  punta  fina curva     
b. Longitud  : 11- 12 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
 
9.31 TIJERA  IRIS RECTA   
9.31.1  Generales  a. Diseño:  punta  fina recta     
b. Longitud  : 11-12 cm    
c. Material:  Acero  inoxidable  .    
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 29 42 0.0 
 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA   
CUMPLE   
NO CUMPLE   
N° FOLIO  
 9.32.1  1 AÑO     
 
9.32.2.  El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha  
de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por  
el oferente en presencia del personal que sea designado por la  
unidad  de servicios  de salud  (USS)  de la subred  a la que  va  
dirigido.     
 
 
 
 
 
 
 
27 

 
 
 
 
 
 
 
9.32 GARANTIA  9.32.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento  
adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como  
efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y  
verificado  por parte  del oferente,  se compromete  a realizar  el  
cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo  
adicional,  en los treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  del evento.  
En caso  de que el instrumental  o equipo  medico  requiera  
mantenimiento correctivo  debera realizarse por parte del oferente  
sin costo adicional para la SISS y no podra ser mayor aun plazo de  
30 dias habiles.     
 
9.32.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en  
los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del  
equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con  
un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que  
tome  su reparación  y entrega  a satisfacción.     
 
9.33 CERTIFICACION  Se requiere  certificación  ante fabrica  que garantice  la durabilidad  y 
calidad  de el instrumental.     
 
 
 
9.34 TIEMPO  DE RESPUESTA  El oferente  garantiza  que, durante  la garantía,  el tiempo  de 
respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios  
de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento  
técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la  
entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de  
información  tal como,  nombre  de contacto,  dirección  y número  
telefónico.     
 
 
 
9.35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la  
garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo  
pasados  los 8 meses  de la entrega  de las piezas,  dicho  
mantenimiento se debera realizar  de acuerdo con los protocolos  
establecidos para las piezas (incluyendo el afilado del isntrumental  
que lo requiera).  El cronograma  de mantenimiento  de sera 
suministrado  en el momento  de la entrega  de las piezas  a la 
supervisión  del contrato.     
 
 
 
9.36 MARCACIÓN   
El oferente  garantiza  que realizara  el marcado  laser  de cada  una de 
las piezas del instrumental sin costo adicional para la subred, en  
dicha marcacion se debera grabar el nombre de la subred y el  
nombre  de la UHMES  al cual va dirigido  el instrumental.     
 
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que 
 
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal   
el lote  presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especi   
ficaciones  téc  
nicas  detallad   
as en la presente  ficha  técnica.  
Dirección:      
Teléfono      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

LOTE  No. 10. LÁMPARA  DE FOTOCURADO  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-010  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
LÁMPARA  DE FOTOCURADO  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
Equipo  odontológico  que mediante  la emisión  de la luz a determinada  longitud  de onda  acelera  la polimerización  y el endurecimiento  de materiales  dentales  
foto polimerizables,  compuesta  esencialmente  por: unidad  de fotopolimerización  (fotocurado),  conductor  de luz (puntero  o fibra óptica),  filtro óptico  generador  
de luz azul apropiada  para fotopolimerizar,  protector  ocular,  base  de cargar/adaptador  y fuente  de alimentación  eléctrica.  
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 Generales   
 
10.1.1  Fibra  óptica   
Conductor  de luz de fibra óptica.  
autoclavable  a 110 °C    
 
 
10.1.2  Estructura   
De una sola pieza.  sin contar  la base  
cargadora  y la fibra óptica     
 
 
10.1.3  Alimentación  Eléctrica   
Alimentación  eléctrica  del equipo/base  
de carga:  110 - 120 VAC/  50 - 60 HZ    
 
 
10.1.4  Montaje   
 
De tipo inalámbrica     
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Fuente  de luz  
 
10.2.1  Tipo  de Led  
 
Luz LED azul    
 
 
10.2.2  Longitud  de onda   
Longitud  de onda  de mínimo  200 a 
mínimo  420 nm    
 
 
10.2.3  Vida  útil del emisor   
Vida útil del elemento emisor de luz  
igual a 36.000.000 ciclos de 10  
segundos  o cinco  años  de uso continuo     
 
 
 
 
 
10.3 batería   
 
10.3.1  Tipo   
 
Recargable     
 
 
10.3.2  Autonomía   
 
Mínimo  una hora     

 
 
10.4 Ciclos  de trabajo   
 
Continuo.  Continuo  por ciclos  y Pulsado     
 
 
10.5 Ciclos  de operación   
 
Temporizador:  5. 10. 15 y 20 segundos  en modo  continuo     
 
 
10.6 Sonorizador   
 
De tipo beep.  cada  5 segundos     
 
 
 
 
 
 
 
10.7 Accesorios   
 
10.7.1  Dos fibras  ópticas  para fotopolimerización     
 
 
10.7.2  Dos pares  de protectores  oculares     
 
 
10.7.3  Una base  de carga/adaptador     
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 15 23 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.8 GARANTIA  10.8.1  2 AÑOS     
10.8.2.  El oferente  garantiza  que la garantía  iniciara  desde  la 
fecha  de puesta  en marcha  y test de  aceptación  del equipo,  
acción que será realizada por el oferente en presencia del  
personal que sea designado por cada una de las Unidades  
de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va  
dirigido.     
10.8.3.  El oferente  garantiza  que en caso  de presentarse  un 
evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea  
reportado  como  efectivo  por parte  del programa  de 
tecnovigilancia  institucional  y verificado  por parte  del 
oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo  
respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional,  
en los treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  del evento.     
10.8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los  
daños  en los bienes  se deban  a causas  diferentes  a la mala  
operación del equipo por parte del operario,  el oferente  
soportara  el servicio  con un bien de iguales  o mejores  
características, durante el tiempo que tome su reparación y  
entrega  a satisfacción.     
 
 
 
10.9 TIEMPO  DE RESPUESTA  El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de  
respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de  
servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de  
máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega  
de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de  
información  tal como,  nombre  de contacto,  dirección  y 
número  telefónico.     
 
 
 
 
10.10  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  El oferente  garantiza  que, durante  el periodo  de duración  de 
la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento  
preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de  
acuerdo  con los protocolos  establecidos  en los manuales  del 
equipo.  El cronograma  de mantenimiento  de cada  uno de los 
equipos será suministrado en el momento de la entrega del  
equipo  a la USS  asignada  del mismo  y se remitirá  copia  a la 
supervisión  del contrato.     
 
 
 
 
10.11  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  
correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el  
tiempo  que dure la garantía,  dicho  mantenimiento  incluirá  el 
suministro  de repuestos  sin costo  alguno  para las USS  de la 
subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños  
sean  ocasionados  por causas  diferentes  a la mala  operación  
del equipo  por parte  del personal  asistencial  que opere  dicho  
equipo.     
 
 
 
 
10.12  TIEMPO  DE SOPORTE  POST -VENTA   
El oferente  garantiza  que brindará  respaldo  postventa  
mínimo  durante  los cinco  (5) años  siguientes  al vencimiento  
de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento  
preventivo,  correctivo  y suministro  de repuestos,  cuyos  
costos  serían  asumidos  por la USS,  inmediatamente  vencido  
el periodo  de garantía  contractual.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  detalladas  en la 
presente  ficha  técnica.  
Nombre  y firma  del representante  legal   
Dirección:  
Teléfono  
LOTE  No. 11. LAVADORA ULTRASONICA  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y 
SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-011  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
LAVADORA  ULTRASONICA  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 1 GENERALES.  11.1.1  Estructura  tanque  
interno   
Acero  inoxidable     
 
11.1.2  Capacidad  de cámara  
de lavado   
Capacidad  útil mínimo  de 3 litros     
11.1.3  Sistema  de panel  de 
control   
Teclado  de membrana  o pulsadores     
 
11.1.4  Sistema  de drenaje  Llave  de drenaje  incluida  en la 
estructura     
 
11.1.5  Display  De visualización  de los parámetros  
programados     
 
11.1.6  Temperatura  de 
operación   
a. Temperatura  ajustable  del agua  de 
lavado  de 10 °C a 60 °C o superior     
11.1.7  Temporizador  de 
funcionamiento   
de 0 a 30 minutos     
 
11.1.8  Alimentación  eléctrica   
110 -120 V / 50 - 60 Hz    
11.2 ACCESORIOS.  11.2.1  Mínimo  dos canastillas  para instrumental     
11.2.2  Mínimo  una manguera  de drenaje     
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 28 17 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO 
CUMPLE  N° FOLIO  
 11.3.1  2 AÑOS     
11.3.2  El oferente  garantiza  que la garantía  iniciara  
desde  la fecha  de puesta  en marcha  y test  de 
aceptación  del equipo,  acción  que será realizada  por el 
oferente  en presencia  del personal  que sea designado  
por cada  una de las Unidades  de Servicios  de Salud  
(USS)  de la Subred  a la que va dirigido.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3 GARANTIA   
11.3.3  El oferente  garantiza  que en caso  de 
presentarse  un evento  adverso  atribuible  a fallas  del 
equipo  médico  y sea reportado  como  efectivo  por parte  
del programa  de tecnovigilancia  institucional  y 
verificado  por parte  del oferente,  se compromete  a 
realizar  el cambio  del equipo  respectivo  por uno igual  o 
mejor  sin ningún  costo  adicional,  en los treinta  días 
hábiles  siguientes  a la fecha  del evento.  Se exceptúan  
los casos  de equipos  que requieran  preinstalación,  los 
cuales  no serán  sustituidos,  pero de igual  forma  la 
empresa  contratista  deberá  generar  acciones  para 
garantizar  la continuidad  en la prestación  del servicio  
por el tiempo  que tome  su reparación.     
 
11.3.4  El oferente  garantiza  que en los casos  en que 
los daños  en los bienes  se deban  a causas  diferentes  a 
la mala  operación  del equipo  por parte  del operario,  el 
oferente  soportara  el servicio  con un bien de iguales  o 
mejores  características,  durante  el tiempo  que tome  su 
reparación  y entrega  a satisfacción.  Se exceptúan  los 
casos  de daños  en equipos  que requieran  
preinstalación,  los cuales  no serán  sustituidos,  pero de 
igual  forma  la empresa  contratista  deberá  generar  
acciones  para garantizar  la continuidad  en la prestación  
del servicio  por el tiempo  que tome  su reparación.     
 
 
 
 
11.4 TIEMPO  DE RESPUESTA   
 
El oferente  garantiza  que durante  la garantía,  el tiempo  
de respuesta  a los requerimientos  realizados  por la 
unidad  de servicios  de salud  y/o el supervisor  del 
contrato,  será de máximo  5 horas,  para lo cual en el 
momento  de la entrega  de los equipos  en el punto  
autorizado,  se hará entrega  de información  tal como,  
nombre  de contacto,  dirección  y Número  telefónico.     
 
 
 
 
11.5 MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO   
El oferente  garantiza  que, durante  el periodo  de 
duración  de la garantía,  realizará  como  mínimo  dos (2) 
mantenimientos  preventivos  al año a cada  uno de los 
equipos  ofertados  de acuerdo  a los protocolos  
establecidos  en los manuales  del equipo.  El 
cronograma  de mantenimiento  de cada  uno de los 
equipos  será suministrado  en el momento  de la entrega  
del equipo  a la USS asignada  del mismo  y se remitirá  
copia  a la supervisión  del contrato.     
 
 
 
 
11.6 MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO   
 
El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  
correctivos  necesarios  a los equipos  ofertados  durante  
el tiempo  que dure la garantía,  dicho  mantenimiento  
incluirá  el suministro  de repuestos  sin costo  alguno  para 
las USS de las Subredes  Integradas  de Servicios  de 
Salud,  cuando  los daños  sean  ocasionados  por causas  
diferentes  a la mala  operación  del equipo  por parte  del 
personal  asistencial  que opere  dicho  equipo.     
 
 
 
 
11.7 TIEMPO  DE SOPORTE  POST - 
VENTA   
El oferente  garantiza  que brindará  respaldo  postventa  
mínimo  durante  los cinco  (5) años  siguientes  al 
vencimiento  de la garantía  ofrecida,  en relación  con el 
mantenimiento  preventivo,  correctivo  y suministro  de 
repuestos,  cuyos  costos  serían  asumidos  por la USS,  
inmediatamente  vencido  el periodo  de garantía  
contractual.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  
detalladas  en la presente  ficha  técnica.  
Nombre  y firma  del representante  legal   
Dirección:   
Teléfono   
LOTE  No. 12. MULTIFUERZA  8 TORRES  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODEL  
O REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 
 PROCESO GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-012  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO  
MULTIFUERZA  8 TORRES  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
MULTIFUERZAS con dos (2) torres de peso se prestan para múltiples ejercicios, tanto la zona superior como la zona inferior de l cuerpo, logrando todos los objetivos de  
rehabilitación.  
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO 
CUMPLE  FOLIO  
 
 
 
 
 
 
12.1 Generales   
 
12.1.1  Estructura  12.1.1.1.  Tuberia  Hierro  de alta resistencia     
 
12.1.1.2.  Torres  de peso:  6 de 220 c/u y 2 de 330 Lbs 
c/u    
12.1.1.3.  Pintura  Electrostática     
12.1.1.4.  Peso  Max. Usuario  Minimo  120 Kg    
12.1.1.5.  Cables  de alta resistencia.     
 
 
 
12.1.2  Estaciones  12.1.2.1  Dos estaciones  de peso     
12.1.2.2  Dos estaciones  funcionales     
 
 
12.1.2.3 Ejercicios básicos más sus  
variaciones  a. Polea  Alta.    
b. Polea  Baja.     
c. Extensión  de pierna     
d. Cabina  de pecho  Lateral  y Fr    
e. Pantorrilla     
f. Presión  Pierna     
 
 
 
 
12.2 Accesorios  12.2.1.  Barra  corta     
12.2.2.  Tobillera     
12.2.3.  Cadena     
 
12.2.4. Juegos completo de mancuerna de colores  
encauchetadas  Juego  de mancuernas  de 1 a 
10 libras  recubiertas  en 
neopreno  con agarre  para 
facilitar  su uso.    
12.2.5 Dos Dianamometros con indicador dial, asa regulable que proporcione medidas de 0 a  
90 Kg y que proporcine  conmutacion  entre kg  y lb    
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 25 16 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO 
CUMPLE  FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
12.3 GARANTIA  12.3.1  1 AÑO     
12.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de  
aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea  
designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va  
dirigido.     
 
12.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del  
equipo  médico  y sea reportado  como  efectivo  por parte  del programa  de tecnovigilancia  institucional  
y verificado por parte del oferente, se compromete a real izar el cambio del equipo respectivo por uno  
igual  o mejor  sin ningún  costo  adicional,  en los treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  del evento.     
 
12.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas  
diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con  
un bien de iguales o mejores características, durante el  tiempo que tome su reparación y entrega a  
satisfacción.     
 
 
12.4 TIEMPO  DE RESPUESTA   
El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados  
por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo  
cual en el momento de la entrega de los equipos  en el punto autorizado, se hará entrega de  
información  tal como,  nombre  de contacto,  dirección  y número  telefónico.     
 
 
12.5 MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO  El oferente  garantiza  que, durante  el periodo  de duración  de la garantía,  realizará  como  mínimo  dos 
(2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los  
protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno  
de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equi po a la USS asignada del  
mismo  y se remitirá  copia a  la supervisión  del contrato.     

 
 
12.6 MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO  El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  necesarios  a  los  equipos  
ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de  
repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los  
daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal  
asistencial  que opere  dicho  equipo.     
 
 
12.7 TIEMPO DE SOPORTE  
POST -VENTA   
El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al  
vencimiento  de la garantía  ofrecida,  en relación  con el mantenimiento  preventivo,  correctivo  y 
suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por l a USS, inmediatamente vencido el  
periodo  de garantía  contractual.     
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnic as detalladas en la presente ficha  
técnica.  
Nombre y firma del representante legal  
Dirección:  
Teléfono   
LOTE  No. 13.  NEVERA  DE VACUNACION  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS DE  BIENES Y  SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-013  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
NEVERA DE  VACUNACION  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
Equipo  cuya  función  es garantizar  la preservación  de elementos  de riesgo  biológico  mediante  un control  de temperatura  
 
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Generales  13.1.1  Capacidad  de almacenamiento  Minimo  200 L    
13.1.2  Controlado  Microprocesador     
13.1.3  Rango  de temperatura  +2 a +8 ºC    
13.1.4  Con cuatro  ruedas  con freno  en mínimo  dos de ellas.     
13.1.5  Evaporador  de condensaci ón autom ático    
13.1.6  Sistema  no frost     
13.1.7  Equipado  con refrigerante  CFC    
 
13.1.8  Exterior:  Fabricada en lámina  de acero Cold  
Rolled  y pintura  electrostática  y/o PCM     
 
13.1.9  Interior:  acero  inoxidable  304 y/o Poliestireno  de    
alto impacto  
13.1.10  Seguridad  Chapa  de seguridad.     
13.1.11  Control  de temperatura  máximas  y mínimas.     
13.1.12  Canastillas  mínimo  4 unidades  de canastilla     
13.1.13  alimentaci ón eléctrica  110-220 VAC  / 50 – 60 Hz    
 
 
13.1.14  Alarmas visibles y  audibles  a. Para  baja y alta  temperatura  
programables     
b. Para  fallo de energía     
c. Puerta  abierta     
13.1.14 Certificado de precalificaci ón otorgada por la OM S en cumplimiento de la 
exigencia establecida en el cap ítulo de Vacunaci ón, estándar  de habilitaci ón de la 
resoluci ón 3100 de 2019.      
 
 
 
 
13.2 Accesorios  13.2.1  Ocho  baterías  de gel (para  transporte  de medicamentos)     
13.2.2  Un termo  o nevera  de transporte  de 0,6 litros  con control  de temperatura,     
13.2.3  Una UPS de  3KVA     
13.2.4.  (1) Termómetro  digital de  max y min Display  con medición  de máximos  y 
mínimos  en temperatura  Aprox:  de -30 a 70°C.  Con certificado  de calibración  vigente.     
13.2.5. (2)  Termohigrómetros  digital  Display con  medición  de máximos  y mínimos  en 
temperatura  Aprox: de  -30 a 70°C  y humedad  Aprox (10  – 99). Con  certificado  de 
calibración vigente.     
CLASIFICADOR  DE BIENES Y  SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
41 10 30 0 
CONDICIONES PARTICULARES  POSTVENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3 GARANTIA  13.3.1  2 AÑOS     
13.3.2 El  oferente garantiza  que la  garantía  iniciara desde  la fecha  de puesta en  
marcha  y test de aceptación  del equipo,  acción  que será realizada  por el oferente  en 
presencia  del personal  que sea designado  por cada  una de las Unidades  de Servicios  
de Salud (USS)  de la Subred  a la que  va dirigido.     
13.3.3.  El oferente  garantiza  que en caso  de presentarse  un evento  adverso  atribuible  
a fallas  del equipo  médico  y sea  reportado  como  efectivo  por parte  del programa  de 
tecnovigilancia  institucional  y verificado  por parte  del oferente,  se compromete  a 
realizar  el cambio  del equipo  respectivo  por uno igual  o mejor  sin ningún  costo  
adicional,  en los  treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha del evento.     

  
13.3.4.  El oferente  garantiza  que en los casos  en que los daños  en los bienes  se 
deban  a causas  diferentes  a la mala  operación  del equipo  por parte  del operario,  el 
oferente  soportara  el servicio  con un bien de iguales  o mejores  características,  
durante  el tiempo  que tome su reparación  y entrega a satisfacción.     
 
 
13.4 TIEMPO DE  
RESPUESTA   
El oferente garantiza que,  durante la garantía,  el tiempo  de respuesta  a los  
requerimientos  realizados  por la unidad  de servicios  de salud  y/o el supervisor  del 
contrato, será  de máximo  5 horas, para  lo cual, en  el momento  de la entrega  de los 
equipos  en el punto  autorizado,  se hará entrega  de información  tal como,  nombre  de 
contacto,  dirección y  número telefónico.     
 
 
13.5 
MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO  El oferente  garantiza  que, durante  el periodo  de duración  de la  garantía, realizará  
como  mínimo  dos (2) mantenimientos  preventivos  al año a cada  uno de los equipos  
ofertados  de acuerdo  con los protocolos  establecidos  en los manuales  del equipo.  El 
cronograma  de mantenimiento  de cada  uno de los equipos  será suministrado  en el 
momento  de la entrega  del equipo  a la USS asignada  del mismo  y se remitirá  copia  a 
la supervisión del  contrato.     
 
 
13.6 
MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO   
El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  necesarios  a los 
equipos  ofertados  durante  el tiempo  que dure la garantía, dicho  mantenimiento  incluirá  
el suministro  de repuestos  sin costo  alguno  para las USS de la subred  Integrada  de 
Servicios  de Salud, cuando  los daños  sean  ocasionados  por causas  diferentes  a la 
mala  operación  del equipo  por parte  del personal  asistencial  que opere  dicho  equipo.     
 
 
13.7 TIEMPO DE  
SOPORTE  
POSTVENTA   
El oferente  garantiza  que brindará  respaldo  postventa  mínimo  durante  los cinco  (5) 
años  siguientes  al vencimiento de la  garantía ofrecida,  en relación  con el  
mantenimiento  preventivo,  correctivo  y suministro  de repuestos,  cuyos  costos  serían  
asumidos  por la USS,  inmediatamente  vencido  el periodo  de garantía  contractual.     
 
13.8. CALIFICACION  
DE INSTALACION Y  
OPERACIÓN   
El oferente  garantiza  que realizara  la calificación  de instalación,  operación  y 
desempeño  del equipo  en el lugar de instalacion.     
13.9.  
COMPONENTES  
ADICIONALES DE  
INSTALACION   
En caso  de que el equipo  ofertado  requiera  de alimentacion  electrica  superior  a los 
110 VAC el oferente  adjudicatario  debera  entregar  debidamente  instalado  un elevador  
de voltaje  sin costo  adicional  para la  Subred.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  detalladas  en la 
presente  ficha  técnica.  
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono   
 
 
 
LOTE No. 14.  REFRIGERADOR  VERTICAL  - HEMODERIVADOS  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-014  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
REFRIGERADOR  VERTICAL  - HEMODERIVADOS  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
Equipo  cuya  función  es garantizar  la preservación  de elementos  anatomopatologicos  mediante  un control  de temperatura  
 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1 GENERALES  14.1.1  Composición  Un (1) cuerpo,  no Frost     
 
14.1.2  Datos  Display digital para visualización de  
temperatura     
 
14.1.3  Cámara  y entrepaños  a. Cámara  en material  inoxidable  con 
puerta  en vidrio     
b. Entrepaños  Perforados     
c. Movibles     
 
14.1.4  Iluminación  Iluminación  interior  tipo LED,  de 
encendido  automático     
 
14.1.5  Elementos  de movimiento  Cuatro  ruedas  con freno  en mínimo  
dos de ellas.     
14.1.6  Almacenamiento  Vertical     
14.1.7  Volumen  neto  Mínimo  280. litros     
14.1.8  Control  Microprocesador     
14.1.9  Compresores  Con refrigerantes  ecológicos  libres  de 
CFC    
 
14.1.10  Alarmas  visibles  y audibles  Para  baja y alta temperatura  
programables     
Para  fallo de energía     
Puerta  abierta     
14.1.11  Seguridad  Con cerradura  de seguridad     
14.1.12  Rango  de temperatura  2 - 8 °C ajustable     
 
 
 
14.2 Accesorios  14.2.1.  Una UPS de 3KVA     
14.2.2.  (1) Termómetro digital de max y min Con certificado de  
calibración  vigente.     
14.2.3.  (1) Termohigrómetros digitales con medición de máximos y  
mínimos  en temperatura  y humedad  Con certificado  de calibración  
vigente.     
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
41 10 30 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 14.3.1.  2 AÑOS     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.3.  GARANTIA   
14.3.2.  El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test  
de aceptación  del equipo,  acción  que será realizada  por el oferente  en presencia  del personal  que 
sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que  
va dirigido.     
 
14.3.3.   El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas  
del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia  
institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a re alizar el cambio del equipo  
respectivo  por uno igual  o mejor  sin ningún  costo  adicional,  en los treinta  días hábiles siguientes  a 
la fecha  del evento.     
 
14.3.4.  El oferente  garantiza  que en los  casos  en que  los daños  en los  bienes se  deban a  
causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el  
servicio  con un bien de iguales  o mejores  características,  durante  el tiempo  que tome  su 
reparación  y entrega  a satisfacción.     
 
 
 
14.4.  TIEMPO  DE 
RESPUESTA   
 
El oferente  garantiza que  durante la  garantía, el  tiempo de  respuesta a  los requerimientos  
realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5  
horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará  
entrega  de información  tal como,  nombre  de contacto,  dirección  y número  telefónico.     
 
 
 
14.5.  MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO   
 
El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo  
dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con  
los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El  cronograma de mantenimiento de  
cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del  equipo a la USS  
asignada  del mismo  y se remitirá  copia  a la supervisión  del contrato.     
 
 
 
14.6.  MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO   
 
El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos  necesarios a los equipos  
ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de  
repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Se rvicios de Salud, cuando  
los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del  
personal  asistencial  que opere  dicho  equipo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
14.7.  TIEMPO DE  
SOPORTE  POST -VENTA   
El oferente  garantiza  que brindará  respaldo  postventa  mínimo  durante  los cinco  (5) años  
siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo,  
correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente  
vencido  el periodo  de garantía  contractual.     
14.8.  CALIFICACION  DE 
INSTALACION Y 
OPERACIÓN  El oferente  garantiza  que realizara  la calificación  de instalación,  operación  y desempeño  del 
equipo  en el lugar  de instalacion.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  detalladas  en la presente  ficha  
técnica.  
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 

LOTE No.  15. RUEDA  DE HOMBRO  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO: PDAT -FE- 
F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN Y  EVALUACIÓN DE  PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA TÉCNICA DE  ESTANDARIZACIÓN DE  REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-015  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
RUEDA  DE HOMBRO  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN GENERAL  
Rueda  para la cinesiterapia  activa  resistida.  Permite  el movimiento  de rotación  para el hombro  y la escápula.  
 
 
ESPECIFICACIONES   
CUMPLE  NO 
CUMPLE   
FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
15.1 Generales  15.1.1  Rotacion  Bidireccional     
 
15.1.2  Margen de  
regulacion de  altura  de eje  
Ajustables     
 
15.1.3  Margen  de altura  de 
eje con mastil   
Ajustable     
 
15.1.4  material   
Base  de acero  para asegurar  el 
montaje  en la pared.     
15.1.5  Tipo  de freno.  Magnetico     
15.1.6  Pantalla  LCD.     
 
15.1.7  Funciones  Recuento  de zancadas.     
Zancadas  por minuto.     
Tiempo  de ejercicio.     
Calorías  consumidas     
CLASIFICADOR DE  BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 25 16 0 
 
CONDICIONES  PARTICULARES POST -VENTA   
CUMPLE  NO 
CUMPLE   
FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 GARANTIA  15.2.1  1 AÑO     
15.2.2  El oferente  garantiza  que la garantía  iniciara  desde  la fecha  
de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que  
será realizada por el oferente en presencia del personal que sea  
designado por cada una de las Unidades  de Servicios  de Salud  
(USS)  de la Subred  a la que va dirigido.     
15.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento  
adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como  
efectivo  por parte  del programa  de tecnovigilancia  institucional  y 
verificado  por parte  del oferente,  se compromete  a realizar  el 
cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo  
adicional,  en los treinta  días hábiles  siguientes  a la fecha  del 
evento.     
15.2.4  El oferente  garantiza  que en los casos  en que los daños  en 
los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del  
equipo  por parte  del operario,  el oferente  soportara  el servicio  con 
un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que  
tome  su reparación  y entrega  a satisfacción.     

 
 
 
 
15.3.  TIEMPO  DE RESPUESTA   
El oferente  garantiza  que durante  la garantía,  el tiempo  de 
respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios  
de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento  
tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la  
entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de  
información  tal como,  nombre  de contacto,  dirección  y número  
telefónico.     
 
 
 
 
15.4 MANTENIMIENTO  PREVENTIVO   
El oferente  garantiza que,  durante el  periodo de  duración de  la 
garantía,  realizará  como  mínimo  dos (2) mantenimientos  
preventivos  al año a cada  uno de los equipos  ofertados  de acuerdo  
con los protocolos  establecidos  en los manuales  del equipo.  El 
cronograma  de mantenimiento  de cada  uno de los equipos  será 
suministrado  en el momento  de la entrega  del equipo  a la USS 
asignada  del mismo  y se remitirá  copia  a la supervisión  del contrato.     
 
 
 
 
15.5 MANTENIMIENTO  CORRECTIVO   
El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  
necesarios  a los equipos  ofertados  durante  el tiempo  que dure la 
garantía,  dicho  mantenimiento  incluirá  el suministro  de repuestos  
sin costo  alguno  para las USS de la subred  Integrada  de Servicios  
de Salud,  cuando los  daños  sean  ocasionados  por causas  
diferentes  a la mala  operación del  equipo  por parte  del personal  
asistencial  que opere  dicho  equipo.     
 
 
 
 
15.6 INSTALACION   
 
 
El oferente  debera  realizar  la instalcion  y puesta  en funcionamiento  
del equipo  sin costo  adicional  para la Subred  Integrada  de Servicios  
de Salud.     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  
detalladas  en la  presente  ficha  técnica.  
Nombre  y firma  del representante  legal   
Dirección:  
Teléfono  
 
 
LOTE  No. 16. SISTEMAS  DE CALENTAMIENTO  LIQUIDOS  
ITEM  EQUIPO  MARCA   MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
       
       
 
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y  
SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-016  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
SISTEMAS  DE CALENTAMIENTO  LIQUIDOS  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
equipo  utilizado  para calentar  de manera  segura  y eficiente  fluidos  , soluciones  endovenosas  y sangre  para su aplicacion  en pacientes  sin alterar  el equilibrio  de 
este 
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.1 GENERALES  16.1.1 Tipo  de equipo  De tipo gabinete  de piso    
 
 
 
16.1.2  Construcción  a. De un cuerpo,  en acero  inoxidable     
b. Con mínimo  una puerta  panorámica  
en vidrio  tempado  o puerta  en acero  
inoxidable     
c. Equipo portátil y con cuatro ruedas de  
transporte con freno en mínimo dos de  
ellas    
 
16.1.3  Capacidad  Capacidad útil de mínimo 100  l y/o 50  
bolsas  o botellas  de 500 cc y/o 
minimo  15 mantas     
 
16.1.4  Control  de temperatura  Con ajuste  de temperatura  de trabajo  
preconfigurada  desde  35 °C o menor     
 
 
 
 
 
16.1.5  Panel  de control   
a. Con botón  para encendido  y apagado     
 
b. Con  control  digital  de la temperatura     
 
c. Visualización  digital  de temperatura     
d. Sistema  de alarmas  audibles  y visibles     
16.1.6  Fuente  Alimentación  eléctrica  110-120V  / 50 - 
60Hz     
CLASIFICADOR  DE BIENES Y  SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 19 19 0 
CONDICIONES PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 16.2.1.  2 AÑOS     
16.2.2. El  oferente  garantiza  que la garantía  iniciará  desde  la fecha  de 
puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada  
por el oferente  en presencia  del personal  que sea designado  por cada  una 
de las Unidades de servicios de salud (USS) de las subredes a las que va  
dirigido.     
 
 
44 

 
 
 
 
16.2 GARANTIA  16.2.3.  El oferente  garantiza  que en caso  de presentarse  un evento  
adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo  
por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte  
del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por  
uno igual  o mejor  sin ningún  costo  adicional,  en los treinta  días hábiles  
siguientes a  la fecha del  evento.     
 
16.2.4.  El oferente  garantiza  que en los  casos  en que los daños  en los  
bienes  se deban  a causas  diferentes  a la mala  operación del  equipo por  
parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o  
mejores  características,  durante  el tiempo  que tome  su reparación  y entrega  
a satisfacción.     
 
 
 
16.3 TIEMPO DE  RESPUESTA   
El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los  
requerimientos  realizados  por la unidad  de servicios  de salud  y/o el 
supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento  
de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de  
información  tal como,  nombre  de contacto,  dirección  y número  telefónico.     
 
 
16.4 MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO   
El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía,  
realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno  
de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los  
manuales del equipo. El cronogram a de mantenimiento de cada uno de los  
equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS  
asignada del  mismo  y se remitirá  copia  a la supervisión  del contrato.     
 
 
16.5 MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO   
El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  
necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía,  
dicho  mantenimiento  incluirá  el suministro  de repuestos  sin costo  alguno  
para las USS de la subred  Integrada  de Servicios  de Salud, cuando l os 
daños  sean  ocasionados  por causas  diferentes  a la mala  operación  del 
equipo  por parte  del personal  asistencial que  opere dicho equipo.     
 
 
16.6 TIEMPO DE SOPORTE  
POST -VENTA   
El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los  
cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación  
con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos  
costos serían asumidos por l a USS, inmediatamente vencido el periodo de  
garantía  contractual.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 

 
 
 
 
 
16.7 CALIBRACION   
 
El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de  
calibracion  correspondiente,  el cual debera  ser vigente  y avalado  por 
la ONAC     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  
detalladas  en la  presente  ficha  técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 

 
 
LOTE  No. 17. TORNIQUETE  NEUMATICO  
ITEM  EQUIPO  MARCA   MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
       
       
 PROCESO  GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y 
SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-017  
 
NOMBRE  DEL PRODUCTO/SERVICIO  
TORNIQUETE  NEUMATICO  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
Equipo  que se utiliza  para restringir  el flujo sanguineo  durante  una cirugia  que asi lo requiera.  
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.1.  GENERALES  a. Pantalla  LCD o TFT para la visualizacion  de la presion     
b. teclado  de membrana  y/o Touch  para la programacion  de parametros     
c. Rango  de presion  de 0 a 400 mmHg  o mayor     
d. funcionamiento  de dos brazales  simultaneamente     
e. nivel de ruido  ≤ 60 Db    
f. Alarmas  de seguridad  audibles  y visibles     
g. Minimo  dos canales  de trabajo     
h. Alimentacion  electrica  110 - 120 VAC  50 - 60 Hz    
 
 
 
 
 
 
 
i. Accesorios  Un brazalete  brazo  pediatrico     
Un brazalete  brazo  adulto  mediano  (M)    
Un brazalete  brazo  adulto  grande  (L)    
Un brazalete  muslo  adulto  mediano  (M)    
Un brazalete  muslo  adulto  grande  (L)    
Un brazalete  muslo  adulto  extra  grande  
(XL)    
Minimo  1 maguera  de aire por cada  canal     
Un cable  de alimentacion  electrica  de 
minimo  2 m de  longitud     
Un carro  de transporte  con canastilla  para 
almacenar los accesorios con reudas  
antideslizantes  con freno     
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO  UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 29 51 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.2.  GARANTIA  17.2.1.  1 AÑO     
 
17.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta  
en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el  
oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las  
Unidades  de servicios  de salud  (USS)  de las subredes  a las que va dirigido.     
17.2.3.  El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso  
atribuible  a fallas  del equipo  médico  y sea reportado  como  efectivo  por parte  del 
programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se  
compromete  a realizar  el cambio  del equipo  respectivo  por uno igual  o mejor  sin 
ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del  
evento.     
 
 
 
 
47 

 
 
  
17.2.4.  El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes  
se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del  
operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores  
características,  durante  el tiempo  que tome  su reparación  y entrega  a 
satisfacción.     
 
 
17.3 TIEMPO  DE RESPUESTA   
El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los  
requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor  
del contrato,  será de máximo  5 horas,  para lo cual en el momento  de la entrega  
de los equipos  en el punto  autorizado,  se hará entrega  de información  tal como,  
nombre  de contacto,  dirección  y número  telefónico.     
 
 
17.4 MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO  El oferente  garantiza  que, durante  el periodo  de duración  de la garantía,  
realizará  como  mínimo  dos (2) mantenimiento  preventivos  al año a cada  uno de 
los equipos  ofertados  de acuerdo  con los protocolos  establecidos  en los 
manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los  
equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS  
asignada  del mismo  y se remitirá  copia  a la supervi sión del contrato.     
 
 
17.5 MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO  El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  necesarios  a 
los equipos  ofertados  durante  el tiempo  que dure la garantía,  dicho  
mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las  
USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean  
ocasionados  por causas  diferentes  a la mala  operación  del equipo  por parte  del 
personal  asistencial  que opere  dicho  equipo.     
 
 
17.6 TIEMPO  DE SOPORTE  
POST -VENTA   
El oferente  garantiza  que brindará  respaldo  postventa  mínimo  durante  los cinco  
(5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el  
mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos  
serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía  
contractual.     
 
 
17.7 CALIBRACION   
El oferente  debera  entregar  junto  con el equipo  el certificado  de 
calibracion  correspondiente,  el cual debera  ser vigente  y avalado  por la 
ONAC     
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  
detalladas  en la presente  ficha  técnica.  
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:  
Teléfono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 

 
 
LOTE  18. VIDEOLARINGOSCOPIO  
ITEM  EQUIPO  MARCA  MODELO  REFERENCIA  PAIS  FABRICANTE  
      
      
 PROCESO GESTIÓN  MISIONAL  CÓDIGO:  PDAT -FE-F9 
PROCEDIMIENTO  FORMULACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE PROYECTOS  VERSIÓN:  3 
FICHA  TÉCNICA  DE ESTANDARIZACIÓN  DE REQUERIMIENTOS  DE BIENES  Y SERVICIOS  FECHA:  21/01/2021  
 
CÓDIGO:  EB-018  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO  
VIDEOLARINGOSCOPIO  
UNIDAD  DE MEDIDA  
Unidad  
DESCRIPCIÓN  GENERAL  
El videolaringoscopio  es un dispositivo  para la intubación  endotraqueal  de pacientes  que requieren  asistencia  en el suministro  de oxígeno  cuando  se encuentran  imposibilitados  para 
respirar  por sí mismos  a causa de  eventos  quirúrgicos  o de emergencia.  
ESPECIFICACIONES  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.1 Generales   
 
18.1.1  Alimentación  eléctrica  110 - 120 VAC  50 – 60 Hz o fuente  de alimentación  DC    
 
Batería  recargable  incluida  con el equipo  con 
autonomía  de minimo  2 horas     
 
 
 
18.1.2  Pantalla  a. Pantalla  LCD o TFT a  color de  minimo  2"    
b. Ajuste  de blancos  manual  o automático     
c. Que permita  la angulación de  la pantalla      
d. Angulo  de rotación  mino  118 °    
e. que permita  la visualización  del nivel  de carga  de la 
batería     
18.1.3  Angulo  de campo  60° o mayor     
18.1.4  Angulo  de visión  0 +/- 10°    
 
18.1.5  Fuente  de luz 18.1.6.1  Luz tipo LED    
18.1.6.2  Temperatura  color  > 5000  K    
18.1.6.3  Intensidad  lumínica  mínima  de 600 lux    
18.1.6  Almacenamiento  de datos  Minimo  5 GB    
18.1.7  Registro  de fotos  y video  Minimo  500 Fotos y  1 hora de video     
18.1.8  Puerto  de datos  HDMI  o USB  tipo C  o micro  USB     
18.2 Hojas  18.2.1  Tipo  Macintosh  y Miller     
 
 
18.3 Accesorios  18.3.1  Dos juegos  de hojas  adulto  M1, M2, M3 Y M4, que incluya  una por cada  número  reusables.     
18.3.2 Dos juegos de hojas pediátricas Miller 00, Miller 0 y Miller 1, que incluya una por cada  
número  reusables.     
18.3.3  Una batería  de repuesto  con autonomía  de minimo  2 horas  cuando  aplique     
18.3.4  Un Cable  de alimentación  AC o adaptador  DC    
CLASIFICADOR  DE BIENES  Y SERVICIOS  - CÓDIGO UNSPSC  
SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  
42 27 20 0 
CONDICIONES  PARTICULARES  POST -VENTA  CUMPLE  NO CUMPLE  N° FOLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.4 GARANTIA  18.4.1  1 AÑO     
 
18.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de  
puesta  en marcha  y test de aceptación  del equipo,  acción  que será 
realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por  
cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la  
que va dirigido.     
18.4.3.  El oferente  garantiza  que en caso  de presentarse  un  evento  
adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo  
por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte  
del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por  
uno igual o mejor sin ning ún costo adicional, en los treinta días hábiles  
siguientes  a la fecha  del evento.     
 
 
 
 
49 

 
 
  
18.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los  
bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por  
parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o  
mejores  características,  durante  el tiempo  que tome  su  reparación  y  
entrega  a satisfacción.     
 
 
18.5 TIEMPO  DE RESPUESTA  El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los  
requerimientos  realizados  por la unidad  de servicios  de salud  y/o el 
supervisor  del contrato,  será de máximo  5 horas,  para lo cual en el 
momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará  
entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número  
telefónico.     
 
 
 
18.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO   
El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía,  
realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada  
uno de los equipos ofertados de acuerdo con los  protocolos establecidos  
en los manuales del equipo. El cronogr ama de mantenimiento de cada uno  
de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a  
la USS  asignada  del mismo  y se remitirá  copia  a la supervisión  del  
contrato.     
 
 
 
18.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO   
El oferente  garantiza  que realizará  los mantenimientos  correctivos  
necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía,  
dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno  
para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando l os 
daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del  
equipo  por parte  del personal  asistencial  que opere  dicho  equipo.     
 
 
18.8 TIEMPO  DE SOPORTE POST -VENTA   
El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los  
cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación  
con el mantenimiento  preventivo,  correctivo  y suministro  de repuestos,  
cuyos  costos  serían asumidos  por la USS,  inmediatamente  vencido el  
periodo  de garantía  contractual.     
 
Bajo  la gravedad  de juramento  certifico  que el lote  presentado  en mi oferta  cumple  con el 100%  de las especificaciones  técnicas  detalladas  en la presente  ficha  técnica.  
 
 
 
 
Nombre y firma del representante legal  
Dirección:  
Teléfono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

CONDICIONES  GENERALES  MINIMAS  PARA  TODOS  LOS LOTES  
 
 
 
REQUERIMI  
ENTO  No. CRITERIO  CUMPLE  NO 
CUMPLE  No. FOLIO  
 
1 Realizar todos los trámites de importación y  
nacionalización  de los equipos,  asumiendo  
todos  los costos  que estos  generen.     
 
 
 
 
 
 
2  
Asumir  los gastos  de la  adquisición de  
materiales,  equipos,  herramientas,  costos  de 
importación,  transporte,  fletes  o costos  
indirectos  que se generen  por la adquisición  
de los equipos  y/o cualquier  otro que  sea 
necesario para el  desarrollo del contrato  y 
puesta  en funcionamiento  de los bienes  en el 
destino final  sin que esto refleje  un aumento  
del valor ni disminución de la calidad de los  
equipos y en cumplimiento de la Resolución  
3100 del 2019.     
 
 
 
 
 
 
3  
 
Realizar la entrega, instalación,  puesta en  
funcionamiento  y prueba  de puesta  en 
marcha de  los equipos  en su  destino final  
(Unidades de Servicios de Salud de la Subred  
Integrada  de Servicios  de Salud  Sur 
Occidente  E.S.E.),  en presencia  del delegado  
o los delegados  por la gerencia  de la subred  
y el personal de la Unidad que se designe  
para ello,  dentro del plazo contemplado.     
 
 
 
 
 
 
4  
El oferente  garantiza  que 
los LOTES  ofertados serán  sujetos  a 
verificación de cumplimiento de las  
especificaciones técnicas por  parte  de los  
ingenieros  biomédicos de la subred al  
momento de la instalación,  y en caso de  
presentarse incumplimiento en relación con  lo 
manifestado en  la oferta,  deberá realizar  el 
cambio del  equipo  por uno que cumpla  con lo 
ofertado inicialmente o  con características  
superiores.     
 
 
5  
Presentar  los cronogramas  de mantenimiento  
preventivo y calibración por equipo según  
recomendaciones del  fabricante,  durante  el 
periodo  de garantía.     
 
 
 
 
 
6  
Garantizar por  el periodo de garantía el  
mantenimiento preventivo, actualizaciones de  
software  requeridas  y los kits  de 
mantenimiento sin costo adicional para la  
subred,  para ello debe presentar  al inicio del  
contrato,  el programa  de visitas de  
mantenimiento.  Esto será  corroborado de  
acuerdo con  el proceso  de recepción  técnica  
de la subred.     
 
 
 
7 El oferente  garantizará  que en el evento  de 
que el equipo  ofrecido  sea retirado  del 
mercado  por el fabricante  durante  el tiempo  
de garantía,  se realizará  el cambio de este  
por uno de iguales o  de mejores  
características sin costo adicional para la  
Subred.     
 
 
8  
Entregar  equipos  nuevos,  los cuales no  
deben  estar  usados  ni repotenciados,  ni en  
fase de experimentación;  el año de  
fabricación debe ser  2020 o  superior.     
 
 
 
9 Realizar la capacitación de manejo de los  
equipos al personal asistencial que lo  
operará,  la cual  debe comprender  cuidado,  
uso adecuado, limpieza y desinfección; dicha  
capacitación  se debe realizar  a todos los  
turnos y  en la  frecuencia requerida  por el 
supervisor  del contrato.     
 
 
 
10 Realizar capacitación técnica al personal de  
ingeniería biomédica de la Subred, el cual se  
debe entrenar  en soporte  técnico,  resolución  
de fallas,  asistencia técnica en mantenimiento  
(preventivo y  correctivo),  test de chequeo y  
calibración para los  equipos  que lo  
requieran.     
 
 
 
11  
Se debe entregar  a cada uno  de los  
participantes  certificado de capacitación;  
dicha capacitación se realizará en la  
frecuencia requerida por  el supervisor  del 
contrato,  durante la vigencia de la garantía.     
 
 
 
12  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega  de manual  de usuario  en medio  
físico y  digital  con instrucciones de manejo  y 
cuidados  para tener  en cuenta  para el  
adecuado funcionamiento y conservación del  
equipo.     
 
 
 
13  
 
El oferente garantiza que junto con el equipo  
hará entrega de manual de Servicio Técnico,  
en castellano,  en medio físico y  digital     
 
 
 
14  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega de hoja de vida,  en medio físico  
y digital donde se especifique las  
características técnicas del equipo,  de 
acuerdo  con el formato  suministrado  por la 
Subred.     
 
 
 
15  
 
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega de guía de limpieza y  
desinfección del equipo.     
 
 
 
16  
 
 
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega de guía de mantenimiento.     
 
 
 
17  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega  de una  guía rápida de  manejo  
en castellano por  equipo,  la cual debe ser  
plastificada,  de un solo cuerpo  de acuerdo  
con el formato  suministrado  por la Subred.     
 
 
 
 
 
18  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega de los manuales y las guías  
deberán ser  originales del  fabricante,  si el 
original se  encuentra  en idioma  diferente  al 
castellano,  se debe entregar  copia de  
traducción al  castellano.  Los manuales no  
deberán tener  marca,  anotación  o sello que 
dificulte  su lectura.  Las versiones  traducidas  
deben ser  entregadas  empastadas o  
argolladas.     
 
 
 
19  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega  de una copia  de los documentos  
de verificación técnica de  conformidad a  lo 
descrito en  el numeral  1.3 del presente  anexo  
técnico     
 
 
 
 
 
20  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
entregara  una certificación que  el equipo  
ofertado no  tiene  vigente  ningún  tipo de  alerta  
sanitaria o  suceso  de seguridad  en los entes  
internacionales  como los  nacionales.  (el 
requerimiento podra  ser verificado  por el 
comite  evaluador  como  por el personal  
desigando por  la subred para  la recepcion de  
los equipos)     
 
 
 
21  
 
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega  de una copia  de los documentos  
de nacionalización por equipo entregado a las  
Unidades de Servicios  de Salud  -USS    
 
 
 
22  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega  de una copia  de los documentos  
de verificación del recurso humano  de 
conformidad a  lo descrito en  el numeral 1.5  
del presente  anexo técnico     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  
hará entrega  de las siguientes  placas  (en 
lugar de fácil visualización) con las siguiente  
leyenda:     
PLACA :  
 
PRIMERA  PLACA:   
Propiedad de la Subred Integrada De  
Servicios De Salud Sur  Occidente  E.S.E.  
- Secretaria  Distrital  de Salud de  Bogotá   
 
 
SEGUNDA  PLACA:  

  
Nota: El tamaño de la placa serán proporcional al  
bien  que identifican, siempre visible, legible y  de 
difícil eliminación.  La placa no  se podrá arrancar  
manualmente y no debe dañar los bienes. Se  
exceptúan  de la placa, los  bienes  fabricados en  
acero  inoxid able,  los cuales  serán gravados  en la 
estructura.   
 
 
 
 
 
 
 
 
24  
 
El oferente  garantiza  que tomara  todas  las 
medidas  pertinentes  para garantizar  que no 
se presenten daños  a los  bienes de las USS  
asignadas,  durante el periodo de instalación y  
puesta  en funcionamiento  de los equipos,  
para lo  cual se  implementarán  medidas  para 
la protección de pisos,  muros,  techos,  
carpinterías, instalaciones,  equipos  y en 
general todas las  partes y bienes de las  
instalaciones.  Que será  a su cargo  la 
ejecución de los  trabajos que  se originen  a 
causa de sus  intervenciones y la entrega de  
los bienes  en el mismo  buen  estado en  que le 
fueron entregados.     
 
 
 
 
 
 
 
 
25  
 
 
 
 
El oferente  garantizará  que en el momento  de 
la instalación y  puesta  en funcionamiento  de 
los equipos  tomará las  precauciones  
necesarias para  la protección  y seguridad  del 
personal  a su cargo o  servicio y las de  otros  
contratistas,  de acuerdo con las  
reglamentaciones  vigentes en el  país.     
 
 
 
 
 
 
 
 
26  
 
 
El oferente garantiza  la entrega  de los  
certificados de calibración y calificaciones  
avalados  por la ONAC de cada uno de los  
equipos  suministrados  y de los accesorios  en 
los casos que aplique.  Estos certificados  
serán entregados con  cada uno  de los  
equipos suministrados a  la Unidad de  
Servicios de Salud (USS). NOTA: es de  
resaltar que  para  el aval  de los certificados  
metrologicos  no sera  considerado  como  valido  el 
certificado  de conformidad  emitido  por el  
fabricante.     
 
 
 
 
27  
 
Los equipos y accesorios contendidos en el  
presente  proceso  deberán  cumplir  con los  
requisitos y exigencias contempladas en la  
normatividad  vigente aplicable.     
 
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CERTIFICACIÓN DE  
CUMPLIMIENTO  DE CONDICIONES  GENERALES  MINIMAS  PARA  TODOS  LOS LOTES”  contenido  en el  
archivo  de Excel  etiquetado  “Cumplimiento  otros  requisitos  técnicos”  
1.3 DOCUMENTOS  DE VERIFICACIÓN  TÉCNICA  
 
REQUERIMIENTO  No. CRITERIO  DOCUMENTO  
 
 
 
 
 
1  
El oferente  adjudicatario  entregara  junto  con el equipo  la 
certificación  vigente  expedida  por la autoridad  certificadora  
competente  o declaración  de conformidad  vigente  expedida  por 
fabrica  para cada  uno de los bienes  ofrecidos  en relación  con el 
cumplimiento  de los estándares  de las siguientes  entidades:   
 
 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓN  EXPEDIDA  POR  EL 
ENTE  REGULADOR  VIGENTE  
 
FDA (Food  and Drug  Administration),  CE (Comisión  Europea)  y/o 
certificado  de calidad  equivalente  al país de fabricación  del equipo.  
NOTA:  las certificaciones  expedidas  en idioma  distinto  al castellano  
deberán  entregarse  con su debida  traducción.  
 
 
 
 
 
2  
El oferente  anexará  a la propuesta  el registro  sanitario  vigente  de 
cada  uno de los bienes  expedido  por él INVIMA,  donde  figure  el 
fabricante,  distribuidor  o importador,  igualmente  debe  presentar  
certificado  por el INVIMA  en caso  de que los bienes  no necesiten  
registro  sanitario.   
 
 
 
REGISTRO INVIMA LEGIBLE Y  
VIGENTE  POR  CADA  UNO  DE LOS 
LOTES  OFERTADOS  SEÑALANDO  LA 
MARCA, MODELO, IMPORTADOR Y  
DISTRIBUIDOR DEL  EQUIPO  
OFERTADO.   
NOTA  1: Las renovaciones  de los Registros  Sanitarios  INVIMA  
serán  aceptadas,  siempre  y cuando,  el oferente  anexe  la respectiva  
solicitud  con el radicado  respectivo  y que la fecha  del radicado  de la 
solicitud  sea anterior  al cierre  del presente  proceso.  
 amiento  y Almacenamiento  – CCAA  vigente,  donde  figure  el fabricant  REGISTRO  DE ACONDICIONAMIENTO  
Y ALMACENAMIENTO CCAA  VIGENTE  
 
3  
NOTA  1: Las renovaciones  de las Certificaciones  CCAA  que estén  
en trámite  serán  aceptadas,  siempre  y cuando,  el oferente  anexe  la 
respectiva  solicitud  con el radicado  respectivo  y que la fecha  del 
radicado  de la solicitud  de ampliación  de vigencia  de la certificación  
sea anterior  al cierre  del presente  proceso.   
 
Para los  establecimientos  
importadores  que almacenen  y/o 
acondicionen  dispositivos  médicos  
para uso humano.  
 
 
4  
El oferente  anexará  a la propuesta  el certificado  vigente  de 
distribuidor  autorizado  en Colombia  de los bienes  ofrecidos  en el 
cual se evidencie  la totalidad  de la cadena  de distribución  de los 
bienes.   
 
CERTIFICACIÓN  VIGENTE  EXPEDIDA  
POR EL FABRICANTE  
NOTA:  Para  efectos  de la evaluación  se deberá  diligenciar  el formato  “CERTIFICACIÓN  CUMPLIMIENTO  DOCUMENTOS  DE 
VERIFICACION  TÉCNICA”  contenido  en el archivo  de Excel  etiquetado  “Cumplimiento  otros  requisitos  técnicos”  
1.4 EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE  
 
 
El comité  habilitador  de la  EGAT verificará  la experiencia  del oferente  a través  del Registro  Único  de 
Proponentes – RUP,  el cual es el  instrumento  sobre el  que los proponentes deberán  acreditar el  
requisito de experiencia según lo dictaminado por el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes  
contenidos  en el RUP  del Decreto  1082  de 2015;  para tal efecto,  las personas  naturales  o jurídicas  o 
uniones temporales o consorcios o cualquier forma de asociación que participe en este proceso,  
deberán  acreditar  la experiencia  como  se menciona  a continuación:  
 
La experiencia  del oferente  se verificará teniendo  en cuenta  los contratos reportados  en el RUP  que 
incluyan la Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) indicada para el  
presente proceso. La  suma de  los valores de  dichos  contratos expresados  en SMMLV deberán ser  
iguales o  superiores al cien  por ciento  (100%) del  presupuesto  oficial total asignado  al(los) LOTE(s)  
ofertado(s),  así: 
 
 
 
LOTE  DESCRIPCION  CLASIFICADOR  DE BIENES Y  SERVICIOS  
 
 
 
1  
 
 
APARATO  DE TRACCIÓN  LUMBAR    
 
 
42242100  Suministros y  
accesorios de  
tracción  
ortopédica  
 
 
 
2  
 
 
BANC O DE COLSON    
 
 
42251600  Equipo y  
dispositivos de  
ejercicio de  
rehabilitación  
 
 
 
3  
 
 
BAÑO SEROLOGICO     
 
 
41102400  Equipo de  
calefacción y  
secadores para  
laboratorio  
 
 
 
4  
 
 
CABINA SONOAMORTIGUADA    
 
 
42182400   
 
Productos para  
probar  el oír 
 
 
 
5  
 
 
CEN TRIFUGA    
 
 
41103900   
Centrifugadoras de  
laboratorio y  
accesorios  
 
 
 
6  
 
 
DOPPLER  FETAL    
 
 
42201700  hacer imágenes de  
ultrasonido médico  
y de doppler y de  
eco 
 
 
 
7  
 
 
ESCALERILLA  DEDOS   
 
 
42251600  Equipo y  
dispositivos de  
ejercicio de  
rehabilitación  
 
 
 
8  
 
 
EXTRACTOR  DE LECHE    
 
 
42192300   
 
Elevadores de  
paciente  
 
 
 
9  
INSTRUMENTAL  QUIRURGICOS   
 
 
42294200  instrumentos y  
sistemas  y 
bandejas  
quirúrgicos  
 
 
 
10  
 
 
LAMPARA DE FOTOCURAD O   
 
 
42152300  de iluminación y  
fibra óptica para  
odontología, y  
suministros  
 
 
 
11  
 
 
LAVADORA DE INSTRUMEN TAL    
 
 
42281700   
Soluciones y  
equipo de limpieza  
pre- esterilización  
 
 
 
12  
 
 
MUL TIFUNCIONAL 8 TORRE S   
 
 
42251600  Equipo y  
dispositivos de  
ejercicio de  
rehabilitación  
 
 
 
13  
 
 
NEVERA  DE VACUNACION    
 
 
41103000   
Equipo de  
enfriamiento para  
laboratorio  
 
 
 
14  
 
REFRIGERADOR  VERTICAL  - 
HEMODERIVAD OS   
 
 
41103000   
Equipo de  
enfriamiento para  
laboratorio  
 
 
 
15  
 
 
RUED A DE HOMBRO   
 
 
42251600  Equipo y  
dispositivos de  
ejercicio de  
rehabilitación  
 
 
 
16  
 
SISTEMAS  DE CALENTAMIENTO  
LIQUIDO S   
 
 
42191900   
 
 
Armarios  clínicos  
 
 
 
17  
 
 
TORNIQUETE NEUM ATICO    
 
 
42295100  Equipo quirúrgico  
y accesorios y  
productos  
relacionados  
 
 
 
18  
VIDEOLARINGOSCOPIO  
CONSUMIBLES  PEDIÁTRICOS  Y 
ADUL TO   
 
 
42272000   
 
Suministros de  
intubación  
 
 
 
Nota 1. En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante en el registro  
único  de proponentes  – RUP,  será la sumatoria  de las experiencias  de los integrantes  de la respectiva  
forma asociativa, y cada uno de los integrantes deberá cumpli r con la totalidad de la codificación  
UNSPSC,  según  lo exigido  en la tabla  del presente  numeral,  mínimo  hasta  el tercer  nivel (clase).  
 
 
Nota 2. Si el proponente acredita su experiencia mediante contratos realizados bajo la modalidad de  
consorcio  o de unión  temporal,  la EGAT  tomará  para la verificación  el porcentaje  (%) de participación  en 
la ejecución del contrato del oferente que haga parte del c onsorcio o de la unión temporal, y luego  
sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, se atenderá lo  
señalado  en el RUP  donde  conste  el porcentaje  de participación  en la ejecución  del contrato.  
 
Nota  3. En caso  de que la constitución  de la compañía  tenga  menos  de tres (3) años  es válida  la 
sumatoria  de la experiencia  de sus socios  accionistas  o constituyentes.  
Nota  4. De conformidad  con el artículo  221 del Decreto  19 de 2012,  el certificado  de registro  único  de 
proponentes  que adjunte  el proponente  con su propuesta  deberá  estar  vigente,  actualizado  y en firme  
antes  de la realización  de la onvocatoria  abierta  
 
Nota 5. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial,  
debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo  
proceso  de fusión  o escisión,  para ello debe  aportar  el certifica do del contador  público  o del revisor  fiscal  
(si la persona  jurídica  tiene  revisor  fiscal) que  así lo acredite.  
 
 
Nota 6. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a  
cada  uno de los escindidos,  y se contabilizará  según  se disponga  en las respectivas  Bases  de Invitación  
a convocatoria  abierta  
 
Nota  7. En caso  de requerir  documentación  adicional  a fin de verificar  o complementar  la información  
contenida  en el RUP,  la Entidad  podrá  solicitar  los documentos  necesarios.  
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CUMPLIMIENTO  
EXPERIENCIA PR OPONENTE” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros  
requisitos  técnicos”  
1.3 EXPERIENCIA  DEL RECURSO  HUMANO  
 
 
 
El oferente deberá entregar  con cada uno  de los  equipos  en los  que resulte habilitado las  hojas  de vida  actualizadas  
de mínimo un ingeniero biomédico y un técnico biomédico o afines, que realicen la instalación, puesta en  
funcionamiento, capacitación y mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, los cuales  
deberán estar debidamen te registrados ante el Consejo Profesional Nacional respectivo, según lo estipulado en la Ley  
842 de 2003, tener registro de INVIMA y certificado de entrenamiento en el equipo a instalar, en donde consigne  
nombre  del capacitado  y el objetivo  de la misma.  
 
Además,  deberán  certificar  el vínculo laboral  con el oferente  y acreditar  una experiencia  mínima  de dos (2)  años , 
dicha experiencia se deberá contar a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. En caso de realizar  
cambio del personal técn ico durante el tiempo de garantía, deberá presentar la hoja de vida con los mismos soportes  
requeridos  inicialmente,  para aprobación  por parte  del supervisor del contrato.  
 
NOTA 1: Se aclara que el ingeniero y el técnico solicitados pueden considerarse vá lidos para más de un (1) LOTE,  
siempre  y cuando  cumplan  con los requisitos solicitados para  cada  LOTE.  
 
 
NOTA: Para  efectos de  la evaluación  se deberá  diligenciar el  formato  “CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA  
RECURSO  HUMANO”  contenido  en el archivo  de Excel  etiquetado  “Cumplimiento  otros requisitos  técnicos”  y 
anexar  los soportes  correspondientes.  
 
Elaboró:  
 
 
 
 
 
 
DIEGO  ALEXANDER VELASQUEZ CLAVIJO    
 
SARA  STEPHANIA  DELGADO  CRISTANCHO  
 
Ingeniero Biomédico, Profesional de Proyecto  
EGAT   
ingeniera  Biomédica, Profesional  de Proyecto  EGAT  
APROBÓ:  
NOMBRE  CARGO  ENTIDAD  FIRMA  
 
 
JULIE  PAULINE  TALERO   
PROFESIONAL  
ESPECIALIZADO  
–SUBRED SUR  
OCCIDENTE   
SUBRED  INTEGRADA  DE 
SERVICIOS DE  SALUD  
SUR  OCCIDENTE  E.S. E  
 
CERTIFICACIÓN DE  CUMPLIMIENTO  DE CONDICIONES  GENERALES  MINIMAS  PARA  TODOS  LOS ITEMS  
El oferente  deberá  anexar  certificación  firmada  por el representante  legal,  donde  se evidencie  el cumplimiento  de cada  uno de los requerimientos  
detallados  a continuación  y diligenciar  marcando  con una "X" si cumple  o no el requisito  exigido,  favor  abstenerse  de realizar  modificaciones  al 
formato  
 INVITACION  CONTRATACION  ABIERTA  CA    
ADQUISICIÓN DE  EQUIPOS  BIOMÉDICOS,  MOBILIARIO  Y DEMÁS  ELEMENTOS  NECESARIOS  PARA  LA DOTACIÓN  DE LOS CAPS  TUNAL Y  
DANUBIO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS  DE SALUD  SUR PCCIDENTE  E.S.E DECLARADOS  FALLIDOS  DE LOS  PROCESOS  ISI 011 – 
ISI 014 Y CD 004  DE 2022  
REQUERIMIE  
NTO No.   
CRITERIO   
CUMPLE   
NO CUMPLE   
No. FOLIO  
 
 
1  
Realizar todos  los trámites  de importación  y nacionalización de  los equipos,  asumiendo  
todos  los costos  que estos  generen.     
 
 
 
2 Asumir  los gastos  de la adquisición  de materiales,  equipos,  herramientas,  costos  de 
importación,  transporte,  fletes  o costos  indirectos  que se generen  por la adquisición  de 
los equipos  y/o cualquier  otro que sea necesario  para el desarrollo  del contrato  y puesta  
en funcionamiento  de los bienes  en el destino  final sin que esto refleje  un aumento  del 
valor  ni disminución  de la calidad  de los equipos  y en cumplimiento  de la Resolución  
3100 del  2019.     
 
 
 
3  
Realizar  la entrega,  instalación,  puesta  en funcionamiento  y prueba  de puesta  en marcha  
de los equipos  en su destino  final (Unidades  de Servicios  de Salud  de la Subred  
Integrada  de Servicios  de Salud  Sur Occidente  E.S.E.),  en presencia  del delegado  o los 
delegados  por la gerencia  de la  subred  y el personal de  la Unidad  que se designe  para 
ello, dentro  del plazo  contemplado.     
 
 
 
4  
El oferente  garantiza  que los LOTES  ofertados  serán  sujetos  a verificación  de 
cumplimiento  de las especificaciones  técnicas  por parte  de los ingenieros  biomédicos  de 
la subred  al momento  de la instalación,  y en caso  de presentarse  incumplimiento  en 
relación  con lo manifestado  en la oferta,  deberá  realizar  el cambio  del equipo  por uno 
que cumpla  con lo ofertado  inicialmente  o con características  superiores.     
 
 
5  
Presentar  los cronogramas  de mantenimiento  preventivo  y calibración  por equipo  según  
recomendaciones  del fabricante,  durante  el periodo  de garantía.     
 
 
 
6  
Garantizar por  el periodo  de garantía  el mantenimiento  preventivo,  actualizaciones  de 
software  requeridas  y los kits de mantenimiento  sin costo  adicional  para la subred,  para 
ello debe  presentar  al inicio  del contrato,  el programa  de visitas  de mantenimiento.  Esto 
será corroborado  de acuerdo  con el proceso  de recepción  técnica  de la subred.     
 
 
7  
El oferente  garantizará  que en el evento  de que el equipo  ofrecido  sea retirado  del 
mercado  por el fabricante  durante  el tiempo  de garantía,  se realizará  el cambio  de este 
por uno de iguales  o de mejores  características  sin costo  adicional  para la Subred.     
 
 
8  
Entregar  equipos  nuevos,  los cuales  no deben  estar  usados  ni repotenciados,  ni en fase 
de experimentación;  el año de fabricación  debe  ser 2020  o superior.     
 
 
9 Realizar la  capacitación de  manejo de  los equipos  al personal asistencial  que lo  operará,  
la cual  debe  comprender  cuidado,  uso adecuado,  limpieza  y desinfección;  dicha  
capacitación  se debe  realizar  a todos  los turnos  y en la frecuencia  requerida  por el 
supervisor  del contrato.     
 
 
10 Realizar capacitación  técnica  al personal  de ingeniería  biomédica  de la Subred,  el cual 
se debe  entrenar  en soporte  técnico,  resolución  de fallas,  asistencia  técnica  en 
mantenimiento  (preventivo  y correctivo),  test de chequeo  y calibración  para los equipos  
que lo requieran.     
 
 
11  
Se debe  entregar  a cada  uno de los participantes  certificado  de capacitación;  dicha  
capacitación  se realizará  en la frecuencia  requerida  por el supervisor  del contrato,  
durante  la vigencia  de la garantía.     
 
12 El oferente garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de manual  de usuario  en 
medio  físico  y digital  con instrucciones  de manejo  y cuidados  para tener  en cuenta  para 
el adecuado  funcionamiento  y conservación  del equipo.     
 
13 El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de manual  de Servicio  
Técnico,  en castellano,  en medio  físico  y digital     
 
14 El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de hoja de vida,  en medio  
físico  y digital  donde  se especifique  las características  técnicas  del equipo,  de acuerdo  
con el formato  suministrado  por la Subred.     
 
15 El oferente  garantiza  que junto  con el equipo hará  entrega  de guía de limpieza  y 
desinfección del  equipo.     
16 El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de guía de mantenimiento.     
 
 
17  
El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una guía rápida de manejo  
en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada, de un solo cuerpo de acuerdo con  
el formato  suministrado  por la Subred.     
 
 
 
18  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de los manuales  y las guías  
deberán ser  originales  del fabricante,  si el original  se encuentra  en idioma  diferente  al 
castellano,  se debe  entregar  copia  de traducción  al castellano.  Los manuales  no 
deberán  tener  marca,  anotación  o sello que dificulte  su lectura.  Las versiones  traducidas  
deben ser  entregadas  empastadas  o argolladas.     
 
 
19  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de una copia  de los 
documentos  de verificación  técnica  de conformidad  a lo descrito  en el numeral  1.3 del 
presente  anexo  técnico     
 
 
20 El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  entregara  una certificación  que el equipo  
ofertado  no tiene  vigente  ningún  tipo de alerta  sanitaria  o suceso  de seguridad  en los 
entes  internacionales  como  los nacionales.  (el requerimiento  podra  ser verificado  por el 
comite  evaluador  como  por el personal  desigando  por la subred  para la recepcion  de los 
equipos)     
 
 
21  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de una copia  de los 
documentos  de nacionalización  por equipo  entregado  a las Unidades  de Servicios  de 
Salud  -USS    
 
 
22  
El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de una copia  de los 
documentos  de verificación  del recurso  humano  de conformidad  a lo descrito  en el 
numeral  1.5 del presente  anexo  técnico     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 El oferente  garantiza  que junto  con el equipo  hará entrega  de las siguientes  placas  (en 
lugar de  fácil visualización)  con las siguiente  leyenda:  
 
PLACA :    
PRIMERA  PLACA:     
   
Propiedad  de la Subred  Integrada  De Servicios  De Salid  
Sur Occidente  E.S.E.  - Secretaria  Distrital  de Salud  de 
Bogotá  D.C.  
 
SEGUNDA  PLACA:  
 
    
   
 
Nota:  El tamaño  de la placa  serán  proporcional  al bien que identifican,  siempre  visible,  
legible  y de difícil  eliminación.  La placa  no se podrá  arrancar  manualmente  y no debe  
dañar  los bienes.  Se exceptúan  de la placa,  los bienes  fabricados  en acero  inoxidable,  
los cuales  serán  gravados  en la estructura.     
 
 
 
 
24  
El oferente  garantiza  que tomara  todas  las medidas  pertinentes  para garantizar  que no 
se presenten  daños  a los bienes  de las USS asignadas,  durante  el periodo  de 
instalación  y puesta  en funcionamiento  de los equipos,  para lo cual se implementarán  
medidas  para la protección  de pisos,  muros,  techos,  carpinterías,  instalaciones,  equipos  
y en general  todas  las partes  y bienes  de las instalaciones.  Que será a su cargo  la 
ejecución  de los trabajos  que se originen  a causa  de sus intervenciones  y la entrega  de 
los bienes  en el mismo  buen  estado  en que le fueron  entregados.     
 
 
25 El oferente  garantizará  que en el momento  de la instalación  y puesta  en funcionamiento  
de los  equipos  tomará las  precauciones  necesarias  para la  protección  y seguridad del  
personal  a su cargo  o servicio  y las de otros  contratistas,  de acuerdo  con las 
reglamentaciones  vigentes  en el país.     
 
 
 
26  
El oferente  garantiza  la entrega  de los certificados  de calibración  y calificaciones  
avalados  por la ONAC  de cada  uno de los equipos  suministrados  y de los accesorios  en 
los casos  que aplique.  Estos  certificados  serán  entregados  con cada  uno de los equipos  
suministrados  a la Unidad  de Servicios  de Salud  (USS).  NOTA:  es de resaltar  que para 
el aval de los certificados  metrologicos  no sera considerado  como  valido  el certificado  de 
conformidad  emitido  por el fabricante.     
 
 
27  
Los equipos  y accesorios  contendidos  en el presente  proceso  deberán cumplir  con los 
requisitos  y exigencias  contempladas  en la normatividad  vigente  aplicable.     
  
Firma del  representante legal  
Nombre:  
Dirección:  
Teléfono  

 
CERTIFICACIÓN  CUMPLIMIENTO  DOCUMENTOS  DE VERIFICACION  TÉCNICA  
 
El oferente deberá anexar los documentos técnicos relacionados en el presente formato, donde se evidencie el  
cumplimiento de cada uno de los documentos y diligenciar marcando con una X si cumple o no el req uisito exigido,  
favor abstenerse de realizar modificaciones al formato, adicional a lo anterior debe presentar los certificados solicitados  
para el proceso  de evaluación  técnica.  
INVITACION  CONTRATACION  ABIERTA  CA 
ADQUISICIÓN  DE EQUIPOS  BIOMÉDICOS,  MOBILIARIO  Y DEMÁS  ELEMENTOS  NECESARIOS  PARA  LA 
DOTACIÓN DE LOS CAPS TUNAL Y DANUBIO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  
PCCIDENTE  E.S.E  DECLARADOS  FALLIDOS  DE LOS PROCESOS  ISI 011 – ISI 014 Y CD 004 DE 2022  
DOCUMENTO  CRITERIO  1. REGISTRO  
SANITARIO  INVIMA  2, CERTIFICADO  DE 
DISTRIBUIDOR  
 
1. REGISTRO  SANITARIO  
INVIMA  Fabricante:    
Representante:    
Nombre  del equipo:    
modelo:    
vigencia:    
 
2, CERTIFICADO  DE 
DISTRIBUIDOR  Nombre  del fabricante:    
Equipo:    
modelo:    
Fecha  de emisión:    
 
 
 
 
Nombre  y firma  del representante  legal  
Dirección:     
Teléfono     
CUMPLIMIENTO  EXPERIENCIA  PROPONENTE  
El oferente  deberá  relacionar  la experiencia  acreditada  para el LOTE  o LOTEs  a los cuales  presente  oferta;  la información  deberá  extractarse  
del Registro  Único  de Proponentes  (RUP).  
Nota:  Registre  únicamente  la cantidad  de contratos  que le permitan  acreditar  la experiencia  exigida  para el LOTE  o LOTEs  a ofertar  
INVITACION  CONTRATACION  ABIERTA  CA 
ADQUISICIÓN  DE EQUIPOS  BIOMÉDICOS,  MOBILIARIO  Y DEMÁS  ELEMENTOS  NECESARIOS  PARA  LA DOTACIÓN  DE LOS CAPS  
TUNAL  Y DANUBIO  SUBRED  INTEGRADA  DE SERVICIOS  DE SALUD  SUR PCCIDENTE  E.S.E  DECLARADOS  FALLIDOS  DE LOS 
PROCESOS  ISI 011 – ISI 014 Y CD 004 DE 2022  
 
 
 
LOTE   
 
 
CODIGO   
 
EXPERIENCIA  
SOLICITADA  
SMMLV  No. 
CONSECUTIVO  
DEL REPORTE  
DEL CONTRATO  
EJECUTADOSEG  
UN EL RUP   
 
NOMBRE DEL  
CONTRATANTE   
 
VALOR DEL CONTRATO  
EJECUTADO EXPRESADO EN 
SMMLV  
       
       
       
  
Firma  del representante  legal  
Nombre:  
Dirección:  
Teléfono  
 
CUMPLIMIENTO  EXPERIENCIA  RECURSO  HUMANO  
El oferente  deberá  diligenciar  la información  del talento  humano  con la que acreditará  la experiencia  exigida  en el 
proceso  para  efectos  de evaluación.  
 
INVITACION  CONTRATACION  ABIERTA  CA 
 
 
ADQUISICIÓN  DE EQUIPOS  BIOMÉDICOS,  MOBILIARIO  Y DEMÁS  ELEMENTOS  NECESARIOS  PARA  LA DOTACIÓN  DE LOS 
CAPS  TUNAL  Y DANUBIO  SUBRED  INTEGRADA  DE SERVICIOS  DE SALUD  SUR  PCCIDENTE  E.S.E  DECLARADOS  
FALLIDOS  DE LOS PROCESOS  ISI 011 – ISI 014 Y CD 004 DE 2022  
 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  
RELACIONADO  
 
LOTE   
DESCRIPCION  NOMBRE  DEL 
PROFESIONAL   
CEDULA  No. TARJETA  
PROFESIONAL  
No. AÑOS DE  
EXPERIENCIA  REGISTRO  
INVIMA  NO.  
CUMPLE   
NO CUMPLE  
         
       
         
       
         
       
         
       
  
Firma  del representante  legal  
Nombre:  
Dirección:  
Teléfono  
  
 
 