La identidad del analito se puede confirmar mediante una co-cromatograffa, 0 utilizando un detector de red de diodos, mediante el cual se com­ paran los espectros del extracto de la muestra y de la soluei6n de calibrado (60.3.9.3) con un contenido de 6,Olıg/ml. 60.6.1.1 Co-cromatograffa. Reforzar un extracto de muestra ariadiendole una cantidad apropiada de soluci6n de calibrado (60.3.9.3). La cantidad de robenidina aria­ dida debera ser similar a la cantidad calculada de robe­ nidina hallada en el extracto de la muestra. S610 debera aumentar la altura del pico de robenidina, teniendo en cuenta tanto la cantidad ariadida como la diluci6n del extracto . La anchura del pico, a la mitad de su altura maxima, debera estar comprendida dentro del ± 10 por 100 de la anchura original. 60.6.1.2 Detecci6n por red de diodos. Los resul­ tados se evaluan con arreglo a 108 siguientes criterios: a) La longitud de onda a la que se da la absorci6n maxima de los espectros de la muestra y del patr6n, regis.trados en el apice del pico cromatogrƏfico, debe ser la misma dentro de un margen determinado por la resoluei6n del detector. En el caso del detector de red de diodos, el margen esta situado generalmente en ± 2 nm. . b) Entre 250 y 400 nm, los espectros de la muestra y del patr6n registrados en el apice del pico cromato­ grƏfico no deberan ser diferentes para aquellas partes del espectro comprendidas entre el 10 Y el 1 00 por 1 00 de la absorbancia relativa.