text:
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF
Chia sẻ: Nguyen Van Trong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20
lượt xem 63
download
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF
Máy kinh vĩ điện tử series DT-200 ứng dụng hệ thống quang học tăng dần vào các phương pháp đo góc kỹ thuật số. Máy có thể thực hiện việc đo đạc, tính toán, hiển thị và lưu nhớ, v.v… bằng các phương tiện của ngành công nghệ máy tính. Máy thể hiện đồng thời giá trị góc ngang và góc đứng. Ngoài ra, góc đứng có thể chuyển thành góc thiên đỉnh hoặc độ dốc (%), v.v…. Máy kinh vĩ series DT-200 được sử dụng trong ngành đường sắt, đường cao tốc, cầu đường, trong kỹ nghệ thăm dò...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF 1. LỜI MỞ ĐẨU: Máy kinh vĩ điện tử series DT-200 ứng dụng hệ thống quang học tăng dần vào các - phương pháp đo góc kỹ thuật số. Máy có thể thực hiện việc đo đạc, tính toán, hiển thị và lưu nhớ, v.v… bằng các phương tiện của ngành công nghệ máy tính. Máy thể hiện đồng thời giá trị góc ngang và góc đứng. Ngoài ra, góc đứng có thể chuyển thành góc thiên đỉnh hoặc độ dốc (%), v.v…. Máy kinh vĩ series DT-200 được sử dụng trong ngành đường sắt, đường cao tốc, cầu - đường, trong kỹ nghệ thăm dò khai thác nước và khoáng sản, cũng như trong ngành xây dựng, lắp đặt các thiết bị lớn. Máy kinh vĩ điện tử series DT-200 có màn hình tinh thể lỏng rộng, với 04 pin tiểu AA - có thể hoạt động liên tục 80 giờ. Khi đo góc ngang bị mã hóa hoàn toàn, khi tắt nguồn, máy sẽ lưu giữ dữ liệu, để khi mở máy, góc ngang vẫn không thay đổi. 2. GIỚI THIỆU CHUNG: 2.1. THIẾT BỊ CHUẨN TRONG THÙNG: Thiết bị bao gồm: 1. Máy chính: 01 2. Hướng dẫn sử dụng: 01 3. Bộ sạc: 01 4. Pin: 01 5. Bộ dụng cụ: 01 6. Túi ni lông che mưa 01 7. Túi hút ẩm: 01 CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 1 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 2.2. TÊN GỌI: Tay cầm Tiêu ngắm Khoá pin Ống kính Hộp pin Khoá bàn độ Bọt thuỷ dài Vi động Màn hình Bàn phím Bọt thuỷ tròn Ốc vặn tay cầm Tiêu cự Thị kính Khoá bàn độ Dọi tâm Vi động Ốc đế máy Đế máy CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 2 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 2.3. HIỂN THỊ Màn hình hiển thị Mô tả FOIF FOIF mark Số series No 888888 Ngày sản xuất 8888 Tỉ lệ % V% Góc thiên đỉnh Vz Đơn vị hiển thị GON G Chức năng thứ hai của phím Shift Chế độ nghiêng Tilt Giữ góc ngang Hold HL Góc ngang bên trái Góc ngang bên phải HR 0 Đơn vị hiển thị DEG (độ, phút, giây) ‘“ 2.4. CÁC PHÍM CHỨC NĂNG: CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 3 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Phím Chức năng Phím mở hoặc tắt máy Chọn chức năng thứ hai của phím SHIFT Giữ nguyên giá trị góc ngang đã đo HOLD Cài đặt góc ngang về 0: 0 00’ 00” (Chức năng thứ nhất) 0SET Mở hoặc tắt màn hình LCD (Chức năng thứ hai) Chọn góc thiên đỉnh hoặc góc % (Chức năng thứ nhất) V% Chuyển dữ liệu đến thiết bị khác thông qua RS-232C (Chức năng thứ hai) REC Chọn góc ngang bên trái hoặc bên phải (Chức năng thứ nhất) R/L Chọn đơn vị góc là DEG hoặc GON (Chức năng thứ hai) UNIT 3. PIN: 3.1. LẮP PIN VÀO MÁY: Lắp pin vào máy bằng cách xếp các pin lại thành hàng với vết khía hình chữ V trên - thiết bị, nhấn phần trên của hộp pin vào thân máy cho đến khi nghe một tiếng “ Click”. 3.2. THÁO PIN RA KHỎI MÁY: Ấn nút ở tay cầm và kéo bộ sạc ra. - CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 4 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 3.3. HIỂN THỊ ĐÈN BÁO TÌNH TRẠNG PIN: Tình trạng pin được hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình tinh thể lỏng LCD. Phần - màu đen nhiều hơn có nghĩa là pin đầy. Nếu phần màu đen ít hơn hoặc hạ thấp gần dưới đáy có nghĩa là cần phải thay pin khác hoặc phải sạc pin lại. 3.4. BỘ SẠC: Cắm đầu dây cáp vào nguồn điện 100- 240 V (50/60 Hz). Đèn đỏ bật sáng. - Lắp zắc cắm của bộ sạc pin vào pin, đèn đỏ bật sáng báo hiệu pin đang sạc. Hiệu điện - thế đầu ra là DC 6V và model của bộ cáp nguồn là FDJ5. Khi việc nạp pin xong, đèn đỏ lại bật sáng. Đây là dấu hiệu cho biết pin đã nạp xong. - Thông thường nạp pin trong vòng 3.5 giờ. Cẩn thận: Chỉ sử dụng cáp nguồn ở trong nhà hoặc nơi có mái che (để tránh ướt). 3.5. THAY THẾ CÁC PIN TIỂU AA: Mở nắp hộp pin chứa pin tiểu, tháo bỏ các pin cũ đi, cho 4 cục pin mới vào như hình - minh họa, chú ý các dấu + và - , sau đó đóng nắp hộp pin lại. Lưu ý: 1./ Thay hết 4 pin cũ bằng 4 pin mới cùng lúc. ( Không sử dụng pin cũ và mới cùng lúc) 2./ Nếu không sử dụng máy trong một thời gian dài, lấy pin ra khỏi máy. 4. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI KHẢO SÁT: 4.1. BỐ TRÍ THIẾT BỊ: (1) Bố trí đế máy: Điều chỉnh chân máy đế để đạt đến 1 chiều cao thích hợp cho việc khảo sát. Xiết chặt - ốc khoá đế máy với chân máy. (2) Đặt máy lên trên chân máy, gắn máy với chân máy bằng con ốc trung tâm. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 5 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 4.2. CÂN BẰNG MÁY: (1) Dùng bọt thủy: Bằng cách điều chỉnh 2 ốc cân chỉnh A và B, bọt thủy nằm ở trung tâm của vòng tròn. - Điều chỉnh ốc cân chỉnh C, bọt thủy nằm ở trung tâm của vòng tròn. - (2) Dùng đĩa cân chỉnh để cân bằng thiết bị một cách chính xác. Nới lỏng ốc kẹp ngang, đặt đĩa cân chỉnh song song với đường nối 2 ốc A và B. Điều - chỉnh 2 ốc A và B. Bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh (hình 11). Nới lỏng ốc kẹp ngang, lần lượt xoay tròn đĩa cân chỉnh 1 góc 90 độ xung quanh trục - đối xứng dọc. Điều chỉnh ốc C, bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh. Lặp lại các bước trên cho đến khi bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh đối với - bất kỳ vị trí nào. 4.3. CHỈNH VỀ TRỌNG TÂM: 4.3.1. Dùng dọi tâm quang học: 4.3.1.1. Ba ốc ở đế máy: Xoay nút điều chỉnh tiêu điểm của dọi tâm quang học và điều chỉnh tiêu điểm sao cho - khớp với vị trí của điểm đánh dấu trên mặt đất. Sau đó, nới lỏng ốc cân chỉnh trung tâm của chân đế. Quan sát qua dọi tâm quang học, - di chuyển đế máy trên mặt phẳng của chân máy cho đến khi điểm trung tâm trùng với điểm đánh dấu trên mặt đất. Vặn chặt ốc cân chỉnh trung tâm. Phải chắc chắn rằng khi xoay đĩa cân chỉnh đúng 1 góc 90 độ, bọt thủy sẽ nằm ngay trung tâm. Nếu bọt thủy nằm lệch vị trí, điều chỉnh ốc cân chỉnh bọt thủy. Lặp lại các bước trên, bảo đảm vòng tròn sẽ trùng với điểm đánh dấu khi xoay một góc - bất kỳ. 4.3.1.2. Dịch chuyển phần trên của đế máy: Xoay nút điều chỉnh tiêu điểm của dọi tâm quang học, điều chỉnh sao cho tiêu điểm - khớp với vị trí của điểm đánh dấu trên mặt đất. Sau đó, mở khóa của đĩa làm thay đổi vị trí tiêu điểm. Quan sát qua thị kính của dọi tâm - quang học, dùng đầu ngón tay đẩy vòng ngắm chuẩn để điểm đánh dấu trùng với tiêu điểm. Đóng khóa lại. Khi xoay đĩa cân chỉnh đúng 1 góc 90 độ, chắc chắn bọt thủy sẽ nằm - ngay trung tâm. Nếu bọt thủy bị lệch, điều chỉnh lại ốc cân chỉnh. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 6 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 4.3.2. Chỉnh bằng dọi tâm laser: (phụ kiện do nhà sản xuất chọn) (1) Theo chỉ dẫn của biểu tượng tia laser có cường độ cao (xem bên có chữ “ ON”), xoay để mở công tắc điều chỉnh tiêu điểm, tia laser sẽ phát ra và điều chỉnh độ mạnh yếu của nó. Tiếp tục xoay nút này cho đến khi tia laser và điểm đánh dấu trên mặt đất đều nằm trên một mặt phẳng ngang. (2) Mở ốc cân chỉnh trung tâm của đế máy, di chuyển đĩa nền (đĩa này nằm ở phần trên của đế máy) cho đến khi điểm laser trùng với điểm đánh dấu trên mặt đất. Khóa ốc cân chỉnh trung tâm. (3) Lặp lại việc cân chỉnh và các bước trên cho đến khi thiết bị thăng bằng và điểm laser trùng với điểm đánh dấu khi xoay vòng ngắm chuẩn của thiết bị theo bất kỳ hướng nào. (4) Sau khi cân chỉnh, tắt công tắc điều chỉnh tiêu điểm (bên có chữ “OFF”), để tiết kiệm nguồn. 4.4. ĐIỀU CHỈNH VÀ NGẮM HƯỚNG: (1) Dây chữ thập: Hướng ống kính lên trời hoặc nơi có bề mặt ánh sáng đồng nhất, xoay thị kính cho đến - khi 2 đường chữ thập có màu đen rõ nét. Lúc này, trên thang đo chỉ ra hướng chính xác cần ngắm đến. - (2) Điều chỉnh ảnh ngắm: Mở bàn kẹp ngang và đứng. Dùng các phương pháp thích hợp hoặc dùng máy ngắm - quang học để hướng thấu kính đến mục tiêu. Đóng bàn kẹp. Dùng khóa ở thị kính quang học để điểu chỉnh độ rung cho đến khi nhìn thấy mục tiêu. Dời dây chữ thập đến gần mục tiêu bằng cách mở ốc cân chỉnh 2 đường tiếp tuyến ngang và đứng. Tiếp tục điều chỉnh độ rung cho đến khi ảnh ngắm rõ nét và không bị ảnh hưởng bởi - góc thị sai, ví dụ đáng lẽ không có sự dịch chuyển rõ ràng giữa dây chữ thập và mục tiêu khi người quan sát thay đổi một chút vị trí quan sát của mắt. Nếu bỏ góc thị sai, phải điều chỉnh tiêu điểm một chút. Các mũi tên chỉ hướng trên vòng đai cho biết hướng đến vùng có quy mô lớn hơn. 5. CÀI ĐẶT CÁC GIÁ TRỊ CHO MÁY: Lần đầu sử dụng máy, phải cài đặt lại các thông số. Nhưng ở những lần sau, nếu không - thay đổi bất cứ yêu cầu kỹ thuật nào, thì không cần cài đặt lại. 5.1. Cài đặt: Nhấn phím để khởi động nút “ Power” và “ Holding”, nhấn phím R/L dữ liệu - đang có sẽ được thể hiện, chữ số 0 đang nhấp nháy. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 7 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 5.2. Các phương thức chọn lựa cụ thể: Cài đặt giá trị STT Mô tả 0 1 Bật/tắt góc ngang hoàn toàn bằng Tắt Mở 1 phương thức mã hóa Bật/tắt bộ phận bù góc đứng Tắt Mở 2 Cài đặt chế độ tự động tắt trong vòng Tắt Mở 3 10 phút nếu máy không hoạt động Cài đặt giá trị STT Mô tả 00 01 10 11 1” 5” 10” 20” Chọn giá trị nhỏ nhất 4-5 0.5 mgon 1 mgon 2 mgon Chọn giá trị tốc độ truyền 6-7 1200 2400 4800 9600 5.3. THIẾT LẬP CÁCH THỨC LỰA CHỌN: Người ta sử dụng phương thức mã hóa để thiết lập tất cả các thông số trên cùng một bề - mặt. Ví dụ: Ở nút tắt tự động, số đọc nhỏ nhất: 5” - CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 8 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tiến trình thực hiện: Thực hiện Hiển thị 1. Bật công tắc ON và nhấn phím [R.L] Bật công tắc Dữ liệu hiện hành được thể hiện với số 0 + đang nhấp nháy. [ R/L] 2. Nhấn phím , số đứng ở vị trí thứ 3 đang nhấp nháy. 3. Nhấn phím , chọn số 1. 4. Nhấn phím , số đứng ở vị trí thứ 5 nhấp nháy. 5. Nhấn phím để chọn “1”. 6. Nhấn phím , thiết bị bắt đầu thực hiện việc đo góc. Chú ý: 1) Nhấn phím , số đang nhấp nháy sẽ di chuyển về phía bên phải. 2) Nhấn phím , số đang nhấp nháy sẽ thể hiện “0” hoặc “1”. Sau khi thực hiện các bước trên, số đọc nhỏ nhất lúc này là “5”. 6. HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ: 6.1. Mở máy: Nhấn phím tất cả những đoạn sẽ thể hiện trên màn hình tinh thể lỏng LCD. Thả - tay ra khỏi phím, thiết bị bắt đầu tiến hành phương thức đánh dấu. Xoay ống kính lên xuống để đánh dấu góc đứng và phát tín hiệu âm thanh một lần. Nếu góc ngang bị mã hóa hoàn toàn, xoay thiết bị một vòng để đánh dấu góc ngang, bắt - đầu tiến hành đo góc. Khi ấy, máy sẽ hiển thị góc ngang, góc đứng, tình trạng bộ sạc pin, số series, v.v… Chú ý: Nếu góc ngang không bị mã hóa hoàn toàn, thì không cần thiết phải xoay thiết bị. 6.2. Tắt máy: [POWER] Nhấn giữ phím cho đến khi màn hình hiển thị chữ “OFF”, thả tay ra, thiết bị sẽ - ngưng hoạt động. 6.3. Dời vị trí góc sang trái/phải (R/L): Sau khi khởi động máy và đánh dấu, màn hình hiển thị góc ngang là: Hr xxx0 xx’ xx”, - góc ngang sẽ tăng nếu xoay thiết bị theo chiều kim đồng hồ ( Phương pháp đo “HR”). CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 9 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Nhấn phím R/L và buông tay, trên màn hình hiển thị góc ngang đổi thành: Hl xxx xx’ - xx”, góc ngang sẽ tăng nếu xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ ( Phương pháp đo “HL”). 6.4. Cài đặt góc ngang về “0”: Nhấn phím OSET, thả tay ra, giá trị góc ngang sẽ đổi thành 0000 00’ 00”. - 6.5. Dời vị trí góc đứng lên / xuống dốc: [V%] (1) Phương pháp dời góc đứng lên đỉnh: (Vz) Sau khi khởi động máy và đánh dấu, góc đứng sẽ tự động biến đổi thành góc thiên đỉnh. - Phạm vi giá trị của góc là: 00 đến 3600. (2) Phương pháp dời góc đứng xuống dốc: (V%) Nhấn phím [V%] phương pháp đo góc đứng sẽ chuyển thành phương pháp đo % độ - dốc. Phạm vi thay đổi (giới hạn) độ dốc là -100% đến 100%, của góc là -450 đến 450. - Phương ngang là 0.0000. Nếu vượt quá mức này, màn hình tinh thể lỏng LCD sẽ thể hiện “V% --.-----“. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 10 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 6.6. Giữ nguyên giá trị góc ngang và cài đặt giá trị tùy ý: [HOLD] (1) Giữ nguyên giá trị góc ngang: Nhấn phím [HOLD] một lần, bộ phận phát tín hiệu âm thanh sẽ kêu lên, trên màn hình - LCD ở dòng cuối cùng sẽ hiển thị chữ “Hold”. Lúc này, khi xoay bàn độ ngang, số đọc góc ngang vẫn không đổi. Nhấn phím [HOLD] lần nữa, máy sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Góc ngang sẽ thay đổi - khi ta xoay thiết bị. (2) Cài đặt giá trị tùy ý cho góc ngang: Xoay ốc cân chỉnh tiếp tuyến ngang cho đến khi hiển thị giá trị mong muốn. Nhấn phím - một lần, giá trị của góc sẽ được lưu lại và trên màn hình sẽ thông báo đã lưu. Xoay thiết bị và nhắm vào mục tiêu, nhấn phím lần nữa, máy sẽ thoát ra khỏi chức năng lưu, có thể tiếp tục công việc đo đạc. 6.7. Phương pháp sử dụng chức năng thứ hai của phím: Một số phím trên màn hình có hai chức năng: Chức năng thứ nhất được đánh dấu ngay - trên phím, chức năng thứ hai được đánh dấu trên phím đó. Thông thường, chức năng thứ nhất đóng vai trò chủ yếu, trong trường hợp đặc biệt thì chức năng thứ hai lại là chủ yếu. Nhấn phím [SHIFT] một lần, bộ phận phát tín hiệu âm thanh sẽ kêu lên, màn hình LCD - hiển thị chữ [SHIFT] ở dòng cuối cùng, máy bắt đầu thực hiện chức năng thứ hai. Nhấn lại phím [SHIFT] một lần, máy trở lại chức năng thứ nhất. 6.8. Mở/Tắt hình ảnh minh họa: Vào chức năng thứ hai của phím, màn hình hiển thị chữ “SHIFT”. Nhấn phím [0SET] - phận phát tín hiệu sẽ phát tiếng kêu, màn hình LCD sẽ hiển thị hình ảnh minh họa. Nhấn phím [SHIFT] thiết bị chuyển sang chức năng thứ nhất, ta cũng thấy được hình ảnh minh họa. Muốn tắt hình ảnh minh họa, thực hiện tương tự như trên. - 6.9. Chọn đơn vị cho góc 3600 hoặc 400 gon (UNIT): Các bước chuyển đổi các góc trong giới hạn tối đa 360o thành các góc trong giới hạn tối - đa 400 gon: + Nhấn phím [SHIFT] để vào chức năng thứ hai của phím, màn hình LCD hiển thị chữ “Shift” + Nhấn phím [R/L], bộ phận phát tín hiệu sẽ kêu lên và đơn vị góc sẽ đổi thành “gon”.Tiếp tục nhấn phím [SHIFT] lần nữa, thiết bị trở lại chức năng thứ nhất của phím, đơn vị góc cũng đổi thành “ gon”. + Tương tự, vào chức năng thứ hai, nhấn phím [R/L] để đổi đơn vị đo các góc trong giới hạn tối đa là 360o thành “gon”. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 11 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 7. ĐO GÓC: 7.1. ĐO GÓC NGANG: (1) Mở công tắc, xoay thấu kính và để đánh dấu thiết bị. (2) Kiểm tra bộ phận báo tình trạng pin. (3) Kiểm tra xem màn hình LCD đang ở chế độ mở hay tắt. (4) Chọn hướng đo góc (HR hay HL) (5) Chọn đơn vị đo góc( 360o hay 400 gon). (6) Cài đặt góc ngang về 0 hoặc giá trị tùy ý. ([OSET] hoặc [HOLD]) (7) Nhắm mục tiêu. (8) Đọc giá trị hiển thị trên màn hình. (9) Tiếp tục đo. (10) Hoàn chỉnh việc đo đạc và tắt máy. 7.1. ĐO GÓC ĐỨNG: (1) Mở công tắc, xoay thấu kính và để đánh dấu thiết bị. (2) Kiểm tra bộ phận báo tình trạng pin. (3) Kiểm tra xem màn hình LCD đang ở chế độ mở hay tắt. (4) Chọn đơn vị đo góc ( 360o hay 400 gon). (5) Cài đặt góc ngang về 0 hoặc giá trị tùy ý. (góc thiên đỉnh hoặc góc nghiêng %) (6) Nhắm mục tiêu. (7) Đọc giá trị hiển thị trên màn hình. (8) Tiếp tục đo. (9) Hoàn chỉnh việc đo đạc và tắt máy. Ghi chú: Cả góc ngang và góc đứng có thể đọc cùng một lúc 8. DÙNG CHỈ ĐỌC TRÊN MIA ĐỂ ĐO KHOẢNG CÁCH: Thực hiện như sau: (1) Đặt thiết bị và cân bằng máy tại trạm đo. (2) Đặt mia tại điểm trạm. (3) Đọc khoảng cách (l). (4) Tính khoảng cách từ thiết bị đến mục tiêu bằng công thức: L = 100 x l CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 12 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Chú ý: l: khoảng cách giữa đường đỉnh và đường đáy của dây chữ thập L: khoảng cách từ thiết bị đến mục tiêu. 100: Hệ số máy. Ống kính: nằm ngang 9. KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH: 9.1.Kiểm tra/hiệu chỉnh bọt thuỷ ngang: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên bộ phận đồng bộ với nó (ví dụ như chân đế) và gắn chúng lại với nhau. (2) Cân bằng thiết bị, đĩa cân chỉnh song song với đường nối hai ốc cân chỉnh. Điều chỉnh 2 ốc này, bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh. (3) Xoay thiết bị một góc đúng bằng 1800 (tương đương 200 gon), xem bọt thủy đã nằm ở tâm hay chưa. Nếu bọt thủy đã nằm ngay tâm, không cần hiệu chỉnh thêm. Nếu bị lệch, phải hiệu chỉnh. Thực hiện như sau: (1) Đặt máy lên trên bộ phận đồng bộ với nó và gắn chúng lại với nhau. (2) Cân bằng thiết bị. (3) Xoay thiết bị, đặt đĩa cân chỉnh song song với đường nối hai ốc cân chỉnh. Điều chỉnh 2 ốc này, bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh. (4) Xoay thiết bị một góc 1800 (tương đương 200 gon), dời phần bọt thủy bị lệch ra ngoài bằng cách điều chỉnh 2 ốc này (dùng tăm chỉnh) (5) Lặp lại các bước (3) và (4) cho đến khi bọt thủy luôn nằm ở tâm bằng cách xoay thiết bị. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 13 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 9.2. Kiểm tra/hiệu chỉnh bọt thuỷ tròn: (1) Đặt máy lên trên bộ phận đồng bộ với nó và gắn chúng lại với nhau. (2) Cân bằng máy hoàn toàn bằng đĩa cân chỉnh. (3) Điều chỉnh 2 ốc cân chỉnh bọt thủy để đưa bọt thủy vào vị trí trung tâm Cân chỉnh: (1) Đặt máy lên chân ba và vặn cứng lại. (2) Độ cân bằng của máy là bọt thuỷ tròn. (3) Chúng ta chỉnh cho bọt thuỷ tròn vào giữa tâm là được. Chú ý: Khi điều chỉnh 2 ốc cân chỉnh, đừng nhấn quá mạnh. 9.3. Thị kính quang học: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên đế 3 chân và gắn chúng lại với nhau. (2) Đặt thiết bị cách bảng ngắm dây chữ thập 50m. (3) Quan sát qua ống kính, nhắm vào dây chữ thập trên bảng ngắm. (4) Phải chắc chắn rằng thị kính quang nhắm vào dây chữ thập. Nếu dây chữ thập lệch khỏi vị trí, phải tiến hành điều chỉnh như sau: * Điều chỉnh: (1) Đặt máy lên trên đế 3 chân,gắn chúng lại với nhau. (2) Đặt thiết bị cách bảng ngắm dây chữ thập 50m. (3) Quan sát qua ống kính, ngắm vào dây chữ thập trên bảng ngắm. (4) Nới lỏng 4 ốc gắn của thị kính, điều chỉnh thị kính về vị trí đúng. Khóa chặt 4 ốc này. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 14 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 9.4. Dọi tâm quang học: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên đế 3 chân, gắn chúng lại với nhau. (2) Để dấu chữ thập dưới thiết bị. (3) Xoay các ốc cân chỉnh sao cho giao điểm của dây chữ thập trùng với tâm điểm. Nếu trùng, không cần điều chỉnh. Nếu không, phải điều chỉnh. * Thực hiện như sau: (1) Đặt máy lên đế 3 chân và gắn chúng lại với nhau. (2) Để dấu chữ thập dưới thiết bị. (3) Vặn các ốc cân chỉnh sao cho giao điểm của dây chữ thập trùng với tâm điểm. (4) Xoay thiết bị một góc 1800 (tương đương 200 gon), gỡ bỏ phần bảo vệ thị kính, đưa phần bị lệch ra khỏi giao điểm của dây chữ thập bằng cách điều chỉnh con chốt (tán). (5) Lặp lại bước (3), (4) cho đến khi giao điểm của dây chữ thập và tâm điểm trùng nhau. 9.5. DỌI TÂM LASER( phụ kiện do nhà sản xuất lựa chọn): * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên thiết bị đồng bộ và gắn chúng lại với nhau. (2) Đặt dấu chữ thập trên mặt đất, bên dưới thiết bị. (3) Bật dọi tâm laser và điều chỉnh tiêu cự chính xác. (4) Xoay 3 ốc cân chỉnh cho đến khi thiết bị giữ cân bằng và điểm laser trùng với điểm đánh dấu trên mặt đất. (5) Xoay ngang thiết bị một góc 1800 (tương đương 200 gon), kiểm tra điểm laser và dấu chữ thập. Nếu điểm laser và dấu chữ thập trùng nhau thì không cần điều chỉnh. Nếu không trùng, điều chỉnh lại. * Điều chỉnh: (1) Đặt máy lên trên thiết bị đồng bộ và gắn chúng lại với nhau. (2) Đặt dấu chữ thập trên mặt đất, bên dưới thiết bị. (3) Bật dọi tâm laser và điều chỉnh tiêu cự chính xác. (4) Vặn 3 ốc cân chỉnh cho đến khi thiết bị giữ cân bằng và điểm laser trùng với điểm đánh dấu trên mặt đất. (5) Xoay ngang thiết bị một góc 1800 (tương đương 200 gon), tháo núm bảo vệ dọi tâm quang học, điều chỉnh 4 ốc cân chỉnh để dịch chuyển điểm laser đến dấu chữ thập. Lúc này, điểm laser nằm lệch ra khỏi dấu chữ thập khoảng một nửa. (6) Lặp lại bước (3) và (4) cho đến khi ổn định trạng thái cân bằng và điểm laser trùng với dấu chữ thập khi xoay bàn độ ngang của thiết bị theo bất kỳ hướng nào. 9.6. Dây chữ thập: CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 15 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt thiết bị lên trên chân 3 và cân bằng nó hoàn toàn. (2) Đặt thiết bị cách điểm đánh dấu 50 m. (3) Nhắm vào điểm đánh dấu A, xoay ống kính. Nếu điểm A dịch chuyển dọc các đường kẻ đứng, không cần điều chỉnh. Nếu lệch, điều chỉnh lại. * Điều chỉnh: (1) Đặt máy và đặt điểm đánh dấu A cách thiết bị 50 m. (2) Tháo phần bao ngoài của thị kính, nới lỏng 4 ốc cân chỉnh một chút. Xoay đều thị kính cho đến khi điểm A trùng với các đường kẻ đứng. Vặn chặt 4 ốc cân chỉnh. (3) Lặp lại bước (3) ở khâu kiểm tra sơ bộ, lặp lại bước (2) ở khâu điều chỉnh cho đến khi điểm A không bị lệch nữa. 9.7. HIỆU CHỈNH GÓC NGANG C: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt thiết bị và cân bằng nó hoàn toàn. (2) Nhắm vào các dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu rõ ràng ở một khoảng cách nào đó. Giá trị H(l) cho biết giá trị góc trái. Giá trị H(r) cho biết giá trị góc phải. (3) Tính sai số của góc ngang C như sau: C = ( H(l) + H(r) ± 1800).2 Nếu C< 10”: không cần hiệu chỉnh Nếu C> 10”: phải hiệu chỉnh. Thực hiện như sau: * Hiệu chỉnh: (1) Xoay thiết bị sang phải, vi động bàn độ ngang cho đến khi: H(r’) = H(r) + C CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 16 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (2) Nới lỏng phần che bên ngoài của ống kính, điều chỉnh 2 ốc sang bên trái và bên phải cho đến khi các đường kẻ đứng của dây chữ thập trùng dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. (3) Lặp lại các bước kiểm tra sơ bộ và hiệu chỉnh cho đến khi góc ngang đạt đến giá trị chuẩn. 9.8. KIỂM TRA VÀ SỬA LỖI GÓC ĐỨNG I: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên đế 3 chân hoặc bệ đỡ và cân bằng nó hoàn toàn. (2) Nhắm vào dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. Dây chữ thập cách đường ngang trong khoảng ±100. Đọc giá trị góc đứng bên trái Vl và góc đứng bên phải Vr. (3) Tính sai số của góc đứng i theo công thức: i = ( Vl + Vr -360 ).2 (4) Nếu i < 15”: không cần hiệu chỉnh Nếu i > 15”: phải hiệu chỉnh * Hiệu chỉnh: (1) Đặt thiết bị lên đế 3 chân hoặc bệ đỡ có chức năng hiệu chỉnh và cân bằng nó hoàn toàn. (2) Nhấn phím Power 1 lần. Thiết bị bắt đầu ghi nhận, nhấn và giữ phím SHIFT bộ phận phát tín hiệu âm thanh kêu lên “beep”, sau đó khoảng 2 giây, buông tay ra khỏi phím, máy sẽ thực hiện phần sửa lỗi góc đứng i. Trên màn hình của máy thể hiện góc đứng ở dòng thứ hai và dòng thứ ba. (3) Xoay ống kính lên xuống để đánh đấu (ghi nhận) góc đứng, nhắm vào dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. Dây chữ thập cách đường ngang ±100, nhấn và giữ phím Power, máy kêu “beep” một lần. Sau đó khoảng 2 giây, buông tay, màn hình hiển thị trên dòng thứ ba. (4) Xoay thiết bị một góc 1800, nhắm vào mục tiêu cũ, nhấn và giữ phím Power, máy kêu “beep” một lần. Khoảng 2 giây sau, buông tay, việc điều chỉnh đã xong và máy tự động đo. Chú ý: 1) Sau khi hiệu chỉnh góc đứng i, kiểm tra lại lần nữa. 2) Nếu góc ngang bị mã hóa hoàn toàn, phải ghi nhận để tiến hành đo. 9.9. KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH BỘ PHẬN BÙ GÓC ĐỨNG: (Chỉ áp dụng đối với DT 202C (L), DT 205C (L) ) * Kiểm tra sơ bộ: (1) Dùng đĩa cân chỉnh để cân bằng hoàn toàn thiết bị. (2) Nhắm vào dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. Dây chữ thập nằm trong khoảng ±100, đọc giá trị góc đứng V1. (3) Xoay vi động bàn độ đứng để tăng hoặc giảm góc đứng 3’. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 17 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (4) Điều chỉnh ốc cân chỉnh thứ 3 cho đến khi ống kính nhắm vào mục tiêu, đọc góc đứng V2 . (5) Tính toán: sai số ( độ lệch) góc: dV = V2 – V1 (6) Nếu dV ≤ 3”: không cần hiệu chỉnh. Nếu dV > 3”: phải hiệu chỉnh. Chú ý: Máy model DT 205D không có bộ phận bù, vui lòng không thực hiện các bước kiểm tra sơ bộ và hiệu chỉnh bộ phận bù. * Hiệu chỉnh: (1) Dùng bọt thuỷ tròn để cân bằng hoàn toàn thiết bị, sao cho hoàn toàn song song với đường nối 2 ốc cân chỉnh bất kỳ. Nhấn và giữ phím [SHIFT], nhấn phím [POWER], khoảng 2 giây sau, buông tay khỏi phím [POWER], màn hình LCD sẽ hiển thị SET 0. Buông tay phím [SHIFT], thiết bị bắt đầu việc hiệu chỉnh. (2) Xoay ống kính để đánh dấu, dòng đầu tiên thể hiện giá trị góc đứng, dòng thứ hai thể hiện giá trị nghiêng. (3) Hiệu chỉnh ốc cân chỉnh thứ 3 cho đến khi giá trị nghiêng là 000. (4) Nhắm vào dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. Dây chữ thập và mục tiêu không cách xa đường ngang quá phạm vi ± 100. Đọc góc đứng V. (5) Xoay ốc vi động để tăng hoặc giảm góc đứng 3’. (6) Hiệu chỉnh ốc cân chỉnh thứ 3 cho đến khi ống kính nhắm vào mục tiêu. Sau khi giá trị ổn định, nhấn phím [POWER]. Lúc này, thiết bị bắt đầu tự động đo đạc. Ghi chú: 1) Sau khi hiệu chỉnh bộ phận bù, vui lòng kiểm tra lại sai số của góc đứng i. 2) Nếu góc ngang bị mã hóa hoàn toàn, ghi nhận để bắt đầu thực hiện việc đo đạc. 10. LẮP RÁP VÀ THÁO ĐẾ MÁY 3 CHÂN: * Tháo rời: (1) Vặn chặt ốc cố định. (2) Xoay bàn kẹp (bàn kẹp là một nút để nối liền phần trên và phần dưới của của thiết bị) một góc 1800 ( tương đương 200 gon) ngược chiều kim đồng hồ. (3) Một tay giữ phần trên của chân máy, tay còn lại giữ tay cầm của máy và nhấc máy lên khỏi phần trên của chân đế. * Lắp ráp: (1) Nới lỏng bàn kẹp. (2) Đặt nhẹ máy lên chân đế. (3) Xoay bàn kẹp đúng một góc 1800 (tương đương 200 gon) theo chiều kim đồng hồ. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 18 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (4) Vặn chặt ốc cố định. (Chú ý: Không được tháo ốc cố định ra khỏi phần trên của chân đế). (5) Phải bảo đảm rằng máy và phần trên của chân đế gắn với nhau một cách chắc chắn. 11. PHỤ KIỆN CHỌN THÊM: Hướng ống kính hình đường xiên vào ống kính của máy để - quan sát góc cao độ lớn hơn và góc thiên đỉnh. Lắp ráp: (1) Nới lỏng phần bên ngoài của thị kính theo ngược chiều kim đồng hồ, tháo thị kính ra. (2) Đặt thị kính của ống kính hình đường xiên này vào vị trí tương ứng với phần thị kính đã bị tháo ra. Vặn phần bao ngoài của thị kính theo chiều kim đồng hồ. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 19 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 12. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: DT 202C DT 202 DT 205 DT 205 Model DT 202CL DT 202L DT 205CL DT 205L Đường kính vật kính 42 mm Độ phóng đại 30X Ảnh Thuận 1o20’ Trường ngắm 2m/1m (có thể chọn) Khoảng cách ngắn nhất Độ chính xác 2” 5” Số đọc nhỏ nhất 1” (0.2mgon)/5” (1mgon)/10” (2mgon)/20” Nguồn điện Pin sạc hoặc pin AA Thời gian hoạt động khoảng 40/80 giờ Đơn vị góc DEG hoặc GON -200 đến +500 C Nhiệt độ hoạt động Màn hình hiển thị Hai màn hình đọc số Một màn hình đọc số Giao diện RS 232C Trọng lượng máy 4.8 kg 4.7 kg Bộ phận bù Có Không Có Không Mức bù trừ ±3’ ±3’ Độ nhạy bọt thủy Đĩa cân chỉnh 30”/2mm Bọt thủy tròn 8’/2mm Dọi tâm quang học Độ chính xác ±0.75mm/1.5m Ảnh Thuận Độ phóng đại 3x 5o Trường ngắm 0.5m - Dọi tâm laser Độ chính xác ±0.75mm.1.5m 2 ( IEC 60825-1: 2001) Bước sóng của tia laser 635nm670nm Kích thước điểm laser. Có thể điều chỉnh được CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 20 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa Hiren Boot CD
19 p | 5091 | 2396
-
Ebook Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả với partition magic, boot magic - Nguyễn Xuân Phong
222 p | 365 | 171
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả - Nguyễn Văn Phong
222 p | 151 | 84
-
Hướng dẫn sử dụng Omron CD
3 p | 284 | 53
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 1
23 p | 105 | 45
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 2
23 p | 155 | 44
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 3
23 p | 148 | 39
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 4
23 p | 116 | 32
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 7
23 p | 112 | 30
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 8
23 p | 80 | 29
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 9
23 p | 81 | 29
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 6
23 p | 114 | 27
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 5
23 p | 77 | 27
-
Ebook Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa iPod toàn tập: Phần 2 - NXB Hồng Đức
106 p | 28 | 9
-
Ebook Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa iPod toàn tập: Phần 1 - NXB Hồng Đức
97 p | 20 | 7
-
Hướng dẫn sử dụng phần mềm dtip
26 p | 72 | 4
-
Hướng dẫn sử dụng Smart Defrag
2 p | 24 | 2

markdown:
# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF
Chia sẻ: Nguyen Van Trong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20
lượt xem 63
download
![](http://image.tailieu.vn/document/thumbnail/2012/20121026/nguyenvantrong9/80x100/6611351260204.jpg)
##
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](images/down16x21.png)
Máy kinh vĩ điện tử series DT-200 ứng dụng hệ thống quang học tăng dần vào các phương pháp đo góc kỹ thuật số. Máy có thể thực hiện việc đo đạc, tính toán, hiển thị và lưu nhớ, v.v… bằng các phương tiện của ngành công nghệ máy tính. Máy thể hiện đồng thời giá trị góc ngang và góc đứng. Ngoài ra, góc đứng có thể chuyển thành góc thiên đỉnh hoặc độ dốc (%), v.v…. Máy kinh vĩ series DT-200 được sử dụng trong ngành đường sắt, đường cao tốc, cầu đường, trong kỹ nghệ thăm dò...
![](images/graphics/blank.gif)
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KINH VĨ KIỆN TỬ DT-200 – FOIF 1. LỜI MỞ ĐẨU: Máy kinh vĩ điện tử series DT-200 ứng dụng hệ thống quang học tăng dần vào các - phương pháp đo góc kỹ thuật số. Máy có thể thực hiện việc đo đạc, tính toán, hiển thị và lưu nhớ, v.v… bằng các phương tiện của ngành công nghệ máy tính. Máy thể hiện đồng thời giá trị góc ngang và góc đứng. Ngoài ra, góc đứng có thể chuyển thành góc thiên đỉnh hoặc độ dốc (%), v.v…. Máy kinh vĩ series DT-200 được sử dụng trong ngành đường sắt, đường cao tốc, cầu - đường, trong kỹ nghệ thăm dò khai thác nước và khoáng sản, cũng như trong ngành xây dựng, lắp đặt các thiết bị lớn. Máy kinh vĩ điện tử series DT-200 có màn hình tinh thể lỏng rộng, với 04 pin tiểu AA - có thể hoạt động liên tục 80 giờ. Khi đo góc ngang bị mã hóa hoàn toàn, khi tắt nguồn, máy sẽ lưu giữ dữ liệu, để khi mở máy, góc ngang vẫn không thay đổi. 2. GIỚI THIỆU CHUNG: 2.1. THIẾT BỊ CHUẨN TRONG THÙNG: Thiết bị bao gồm: 1. Máy chính: 01 2. Hướng dẫn sử dụng: 01 3. Bộ sạc: 01 4. Pin: 01 5. Bộ dụng cụ: 01 6. Túi ni lông che mưa 01 7. Túi hút ẩm: 01 CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 1 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 2.2. TÊN GỌI: Tay cầm Tiêu ngắm Khoá pin Ống kính Hộp pin Khoá bàn độ Bọt thuỷ dài Vi động Màn hình Bàn phím Bọt thuỷ tròn Ốc vặn tay cầm Tiêu cự Thị kính Khoá bàn độ Dọi tâm Vi động Ốc đế máy Đế máy CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 2 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 2.3. HIỂN THỊ Màn hình hiển thị Mô tả FOIF FOIF mark Số series No 888888 Ngày sản xuất 8888 Tỉ lệ % V% Góc thiên đỉnh Vz Đơn vị hiển thị GON G Chức năng thứ hai của phím Shift Chế độ nghiêng Tilt Giữ góc ngang Hold HL Góc ngang bên trái Góc ngang bên phải HR 0 Đơn vị hiển thị DEG (độ, phút, giây) ‘“ 2.4. CÁC PHÍM CHỨC NĂNG: CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 3 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Phím Chức năng Phím mở hoặc tắt máy Chọn chức năng thứ hai của phím SHIFT Giữ nguyên giá trị góc ngang đã đo HOLD Cài đặt góc ngang về 0: 0 00’ 00” (Chức năng thứ nhất) 0SET Mở hoặc tắt màn hình LCD (Chức năng thứ hai) Chọn góc thiên đỉnh hoặc góc % (Chức năng thứ nhất) V% Chuyển dữ liệu đến thiết bị khác thông qua RS-232C (Chức năng thứ hai) REC Chọn góc ngang bên trái hoặc bên phải (Chức năng thứ nhất) R/L Chọn đơn vị góc là DEG hoặc GON (Chức năng thứ hai) UNIT 3. PIN: 3.1. LẮP PIN VÀO MÁY: Lắp pin vào máy bằng cách xếp các pin lại thành hàng với vết khía hình chữ V trên - thiết bị, nhấn phần trên của hộp pin vào thân máy cho đến khi nghe một tiếng “ Click”. 3.2. THÁO PIN RA KHỎI MÁY: Ấn nút ở tay cầm và kéo bộ sạc ra. - CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 4 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 3.3. HIỂN THỊ ĐÈN BÁO TÌNH TRẠNG PIN: Tình trạng pin được hiển thị ở góc dưới bên phải của màn hình tinh thể lỏng LCD. Phần - màu đen nhiều hơn có nghĩa là pin đầy. Nếu phần màu đen ít hơn hoặc hạ thấp gần dưới đáy có nghĩa là cần phải thay pin khác hoặc phải sạc pin lại. 3.4. BỘ SẠC: Cắm đầu dây cáp vào nguồn điện 100- 240 V (50/60 Hz). Đèn đỏ bật sáng. - Lắp zắc cắm của bộ sạc pin vào pin, đèn đỏ bật sáng báo hiệu pin đang sạc. Hiệu điện - thế đầu ra là DC 6V và model của bộ cáp nguồn là FDJ5. Khi việc nạp pin xong, đèn đỏ lại bật sáng. Đây là dấu hiệu cho biết pin đã nạp xong. - Thông thường nạp pin trong vòng 3.5 giờ. Cẩn thận: Chỉ sử dụng cáp nguồn ở trong nhà hoặc nơi có mái che (để tránh ướt). 3.5. THAY THẾ CÁC PIN TIỂU AA: Mở nắp hộp pin chứa pin tiểu, tháo bỏ các pin cũ đi, cho 4 cục pin mới vào như hình - minh họa, chú ý các dấu + và - , sau đó đóng nắp hộp pin lại. Lưu ý: 1./ Thay hết 4 pin cũ bằng 4 pin mới cùng lúc. ( Không sử dụng pin cũ và mới cùng lúc) 2./ Nếu không sử dụng máy trong một thời gian dài, lấy pin ra khỏi máy. 4. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI KHẢO SÁT: 4.1. BỐ TRÍ THIẾT BỊ: (1) Bố trí đế máy: Điều chỉnh chân máy đế để đạt đến 1 chiều cao thích hợp cho việc khảo sát. Xiết chặt - ốc khoá đế máy với chân máy. (2) Đặt máy lên trên chân máy, gắn máy với chân máy bằng con ốc trung tâm. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 5 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 4.2. CÂN BẰNG MÁY: (1) Dùng bọt thủy: Bằng cách điều chỉnh 2 ốc cân chỉnh A và B, bọt thủy nằm ở trung tâm của vòng tròn. - Điều chỉnh ốc cân chỉnh C, bọt thủy nằm ở trung tâm của vòng tròn. - (2) Dùng đĩa cân chỉnh để cân bằng thiết bị một cách chính xác. Nới lỏng ốc kẹp ngang, đặt đĩa cân chỉnh song song với đường nối 2 ốc A và B. Điều - chỉnh 2 ốc A và B. Bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh (hình 11). Nới lỏng ốc kẹp ngang, lần lượt xoay tròn đĩa cân chỉnh 1 góc 90 độ xung quanh trục - đối xứng dọc. Điều chỉnh ốc C, bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh. Lặp lại các bước trên cho đến khi bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh đối với - bất kỳ vị trí nào. 4.3. CHỈNH VỀ TRỌNG TÂM: 4.3.1. Dùng dọi tâm quang học: 4.3.1.1. Ba ốc ở đế máy: Xoay nút điều chỉnh tiêu điểm của dọi tâm quang học và điều chỉnh tiêu điểm sao cho - khớp với vị trí của điểm đánh dấu trên mặt đất. Sau đó, nới lỏng ốc cân chỉnh trung tâm của chân đế. Quan sát qua dọi tâm quang học, - di chuyển đế máy trên mặt phẳng của chân máy cho đến khi điểm trung tâm trùng với điểm đánh dấu trên mặt đất. Vặn chặt ốc cân chỉnh trung tâm. Phải chắc chắn rằng khi xoay đĩa cân chỉnh đúng 1 góc 90 độ, bọt thủy sẽ nằm ngay trung tâm. Nếu bọt thủy nằm lệch vị trí, điều chỉnh ốc cân chỉnh bọt thủy. Lặp lại các bước trên, bảo đảm vòng tròn sẽ trùng với điểm đánh dấu khi xoay một góc - bất kỳ. 4.3.1.2. Dịch chuyển phần trên của đế máy: Xoay nút điều chỉnh tiêu điểm của dọi tâm quang học, điều chỉnh sao cho tiêu điểm - khớp với vị trí của điểm đánh dấu trên mặt đất. Sau đó, mở khóa của đĩa làm thay đổi vị trí tiêu điểm. Quan sát qua thị kính của dọi tâm - quang học, dùng đầu ngón tay đẩy vòng ngắm chuẩn để điểm đánh dấu trùng với tiêu điểm. Đóng khóa lại. Khi xoay đĩa cân chỉnh đúng 1 góc 90 độ, chắc chắn bọt thủy sẽ nằm - ngay trung tâm. Nếu bọt thủy bị lệch, điều chỉnh lại ốc cân chỉnh. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 6 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 4.3.2. Chỉnh bằng dọi tâm laser: (phụ kiện do nhà sản xuất chọn) (1) Theo chỉ dẫn của biểu tượng tia laser có cường độ cao (xem bên có chữ “ ON”), xoay để mở công tắc điều chỉnh tiêu điểm, tia laser sẽ phát ra và điều chỉnh độ mạnh yếu của nó. Tiếp tục xoay nút này cho đến khi tia laser và điểm đánh dấu trên mặt đất đều nằm trên một mặt phẳng ngang. (2) Mở ốc cân chỉnh trung tâm của đế máy, di chuyển đĩa nền (đĩa này nằm ở phần trên của đế máy) cho đến khi điểm laser trùng với điểm đánh dấu trên mặt đất. Khóa ốc cân chỉnh trung tâm. (3) Lặp lại việc cân chỉnh và các bước trên cho đến khi thiết bị thăng bằng và điểm laser trùng với điểm đánh dấu khi xoay vòng ngắm chuẩn của thiết bị theo bất kỳ hướng nào. (4) Sau khi cân chỉnh, tắt công tắc điều chỉnh tiêu điểm (bên có chữ “OFF”), để tiết kiệm nguồn. 4.4. ĐIỀU CHỈNH VÀ NGẮM HƯỚNG: (1) Dây chữ thập: Hướng ống kính lên trời hoặc nơi có bề mặt ánh sáng đồng nhất, xoay thị kính cho đến - khi 2 đường chữ thập có màu đen rõ nét. Lúc này, trên thang đo chỉ ra hướng chính xác cần ngắm đến. - (2) Điều chỉnh ảnh ngắm: Mở bàn kẹp ngang và đứng. Dùng các phương pháp thích hợp hoặc dùng máy ngắm - quang học để hướng thấu kính đến mục tiêu. Đóng bàn kẹp. Dùng khóa ở thị kính quang học để điểu chỉnh độ rung cho đến khi nhìn thấy mục tiêu. Dời dây chữ thập đến gần mục tiêu bằng cách mở ốc cân chỉnh 2 đường tiếp tuyến ngang và đứng. Tiếp tục điều chỉnh độ rung cho đến khi ảnh ngắm rõ nét và không bị ảnh hưởng bởi - góc thị sai, ví dụ đáng lẽ không có sự dịch chuyển rõ ràng giữa dây chữ thập và mục tiêu khi người quan sát thay đổi một chút vị trí quan sát của mắt. Nếu bỏ góc thị sai, phải điều chỉnh tiêu điểm một chút. Các mũi tên chỉ hướng trên vòng đai cho biết hướng đến vùng có quy mô lớn hơn. 5. CÀI ĐẶT CÁC GIÁ TRỊ CHO MÁY: Lần đầu sử dụng máy, phải cài đặt lại các thông số. Nhưng ở những lần sau, nếu không - thay đổi bất cứ yêu cầu kỹ thuật nào, thì không cần cài đặt lại. 5.1. Cài đặt: Nhấn phím để khởi động nút “ Power” và “ Holding”, nhấn phím R/L dữ liệu - đang có sẽ được thể hiện, chữ số 0 đang nhấp nháy. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 7 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 5.2. Các phương thức chọn lựa cụ thể: Cài đặt giá trị STT Mô tả 0 1 Bật/tắt góc ngang hoàn toàn bằng Tắt Mở 1 phương thức mã hóa Bật/tắt bộ phận bù góc đứng Tắt Mở 2 Cài đặt chế độ tự động tắt trong vòng Tắt Mở 3 10 phút nếu máy không hoạt động Cài đặt giá trị STT Mô tả 00 01 10 11 1” 5” 10” 20” Chọn giá trị nhỏ nhất 4-5 0.5 mgon 1 mgon 2 mgon Chọn giá trị tốc độ truyền 6-7 1200 2400 4800 9600 5.3. THIẾT LẬP CÁCH THỨC LỰA CHỌN: Người ta sử dụng phương thức mã hóa để thiết lập tất cả các thông số trên cùng một bề - mặt. Ví dụ: Ở nút tắt tự động, số đọc nhỏ nhất: 5” - CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 8 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tiến trình thực hiện: Thực hiện Hiển thị 1. Bật công tắc ON và nhấn phím [R.L] Bật công tắc Dữ liệu hiện hành được thể hiện với số 0 + đang nhấp nháy. [ R/L] 2. Nhấn phím , số đứng ở vị trí thứ 3 đang nhấp nháy. 3. Nhấn phím , chọn số 1. 4. Nhấn phím , số đứng ở vị trí thứ 5 nhấp nháy. 5. Nhấn phím để chọn “1”. 6. Nhấn phím , thiết bị bắt đầu thực hiện việc đo góc. Chú ý: 1) Nhấn phím , số đang nhấp nháy sẽ di chuyển về phía bên phải. 2) Nhấn phím , số đang nhấp nháy sẽ thể hiện “0” hoặc “1”. Sau khi thực hiện các bước trên, số đọc nhỏ nhất lúc này là “5”. 6. HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ: 6.1. Mở máy: Nhấn phím tất cả những đoạn sẽ thể hiện trên màn hình tinh thể lỏng LCD. Thả - tay ra khỏi phím, thiết bị bắt đầu tiến hành phương thức đánh dấu. Xoay ống kính lên xuống để đánh dấu góc đứng và phát tín hiệu âm thanh một lần. Nếu góc ngang bị mã hóa hoàn toàn, xoay thiết bị một vòng để đánh dấu góc ngang, bắt - đầu tiến hành đo góc. Khi ấy, máy sẽ hiển thị góc ngang, góc đứng, tình trạng bộ sạc pin, số series, v.v… Chú ý: Nếu góc ngang không bị mã hóa hoàn toàn, thì không cần thiết phải xoay thiết bị. 6.2. Tắt máy: [POWER] Nhấn giữ phím cho đến khi màn hình hiển thị chữ “OFF”, thả tay ra, thiết bị sẽ - ngưng hoạt động. 6.3. Dời vị trí góc sang trái/phải (R/L): Sau khi khởi động máy và đánh dấu, màn hình hiển thị góc ngang là: Hr xxx0 xx’ xx”, - góc ngang sẽ tăng nếu xoay thiết bị theo chiều kim đồng hồ ( Phương pháp đo “HR”). CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 9 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Nhấn phím R/L và buông tay, trên màn hình hiển thị góc ngang đổi thành: Hl xxx xx’ - xx”, góc ngang sẽ tăng nếu xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ ( Phương pháp đo “HL”). 6.4. Cài đặt góc ngang về “0”: Nhấn phím OSET, thả tay ra, giá trị góc ngang sẽ đổi thành 0000 00’ 00”. - 6.5. Dời vị trí góc đứng lên / xuống dốc: [V%] (1) Phương pháp dời góc đứng lên đỉnh: (Vz) Sau khi khởi động máy và đánh dấu, góc đứng sẽ tự động biến đổi thành góc thiên đỉnh. - Phạm vi giá trị của góc là: 00 đến 3600. (2) Phương pháp dời góc đứng xuống dốc: (V%) Nhấn phím [V%] phương pháp đo góc đứng sẽ chuyển thành phương pháp đo % độ - dốc. Phạm vi thay đổi (giới hạn) độ dốc là -100% đến 100%, của góc là -450 đến 450. - Phương ngang là 0.0000. Nếu vượt quá mức này, màn hình tinh thể lỏng LCD sẽ thể hiện “V% --.-----“. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 10 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 6.6. Giữ nguyên giá trị góc ngang và cài đặt giá trị tùy ý: [HOLD] (1) Giữ nguyên giá trị góc ngang: Nhấn phím [HOLD] một lần, bộ phận phát tín hiệu âm thanh sẽ kêu lên, trên màn hình - LCD ở dòng cuối cùng sẽ hiển thị chữ “Hold”. Lúc này, khi xoay bàn độ ngang, số đọc góc ngang vẫn không đổi. Nhấn phím [HOLD] lần nữa, máy sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Góc ngang sẽ thay đổi - khi ta xoay thiết bị. (2) Cài đặt giá trị tùy ý cho góc ngang: Xoay ốc cân chỉnh tiếp tuyến ngang cho đến khi hiển thị giá trị mong muốn. Nhấn phím - một lần, giá trị của góc sẽ được lưu lại và trên màn hình sẽ thông báo đã lưu. Xoay thiết bị và nhắm vào mục tiêu, nhấn phím lần nữa, máy sẽ thoát ra khỏi chức năng lưu, có thể tiếp tục công việc đo đạc. 6.7. Phương pháp sử dụng chức năng thứ hai của phím: Một số phím trên màn hình có hai chức năng: Chức năng thứ nhất được đánh dấu ngay - trên phím, chức năng thứ hai được đánh dấu trên phím đó. Thông thường, chức năng thứ nhất đóng vai trò chủ yếu, trong trường hợp đặc biệt thì chức năng thứ hai lại là chủ yếu. Nhấn phím [SHIFT] một lần, bộ phận phát tín hiệu âm thanh sẽ kêu lên, màn hình LCD - hiển thị chữ [SHIFT] ở dòng cuối cùng, máy bắt đầu thực hiện chức năng thứ hai. Nhấn lại phím [SHIFT] một lần, máy trở lại chức năng thứ nhất. 6.8. Mở/Tắt hình ảnh minh họa: Vào chức năng thứ hai của phím, màn hình hiển thị chữ “SHIFT”. Nhấn phím [0SET] - phận phát tín hiệu sẽ phát tiếng kêu, màn hình LCD sẽ hiển thị hình ảnh minh họa. Nhấn phím [SHIFT] thiết bị chuyển sang chức năng thứ nhất, ta cũng thấy được hình ảnh minh họa. Muốn tắt hình ảnh minh họa, thực hiện tương tự như trên. - 6.9. Chọn đơn vị cho góc 3600 hoặc 400 gon (UNIT): Các bước chuyển đổi các góc trong giới hạn tối đa 360o thành các góc trong giới hạn tối - đa 400 gon: + Nhấn phím [SHIFT] để vào chức năng thứ hai của phím, màn hình LCD hiển thị chữ “Shift” + Nhấn phím [R/L], bộ phận phát tín hiệu sẽ kêu lên và đơn vị góc sẽ đổi thành “gon”.Tiếp tục nhấn phím [SHIFT] lần nữa, thiết bị trở lại chức năng thứ nhất của phím, đơn vị góc cũng đổi thành “ gon”. + Tương tự, vào chức năng thứ hai, nhấn phím [R/L] để đổi đơn vị đo các góc trong giới hạn tối đa là 360o thành “gon”. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 11 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 7. ĐO GÓC: 7.1. ĐO GÓC NGANG: (1) Mở công tắc, xoay thấu kính và để đánh dấu thiết bị. (2) Kiểm tra bộ phận báo tình trạng pin. (3) Kiểm tra xem màn hình LCD đang ở chế độ mở hay tắt. (4) Chọn hướng đo góc (HR hay HL) (5) Chọn đơn vị đo góc( 360o hay 400 gon). (6) Cài đặt góc ngang về 0 hoặc giá trị tùy ý. ([OSET] hoặc [HOLD]) (7) Nhắm mục tiêu. (8) Đọc giá trị hiển thị trên màn hình. (9) Tiếp tục đo. (10) Hoàn chỉnh việc đo đạc và tắt máy. 7.1. ĐO GÓC ĐỨNG: (1) Mở công tắc, xoay thấu kính và để đánh dấu thiết bị. (2) Kiểm tra bộ phận báo tình trạng pin. (3) Kiểm tra xem màn hình LCD đang ở chế độ mở hay tắt. (4) Chọn đơn vị đo góc ( 360o hay 400 gon). (5) Cài đặt góc ngang về 0 hoặc giá trị tùy ý. (góc thiên đỉnh hoặc góc nghiêng %) (6) Nhắm mục tiêu. (7) Đọc giá trị hiển thị trên màn hình. (8) Tiếp tục đo. (9) Hoàn chỉnh việc đo đạc và tắt máy. Ghi chú: Cả góc ngang và góc đứng có thể đọc cùng một lúc 8. DÙNG CHỈ ĐỌC TRÊN MIA ĐỂ ĐO KHOẢNG CÁCH: Thực hiện như sau: (1) Đặt thiết bị và cân bằng máy tại trạm đo. (2) Đặt mia tại điểm trạm. (3) Đọc khoảng cách (l). (4) Tính khoảng cách từ thiết bị đến mục tiêu bằng công thức: L = 100 x l CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 12 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Chú ý: l: khoảng cách giữa đường đỉnh và đường đáy của dây chữ thập L: khoảng cách từ thiết bị đến mục tiêu. 100: Hệ số máy. Ống kính: nằm ngang 9. KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH: 9.1.Kiểm tra/hiệu chỉnh bọt thuỷ ngang: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên bộ phận đồng bộ với nó (ví dụ như chân đế) và gắn chúng lại với nhau. (2) Cân bằng thiết bị, đĩa cân chỉnh song song với đường nối hai ốc cân chỉnh. Điều chỉnh 2 ốc này, bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh. (3) Xoay thiết bị một góc đúng bằng 1800 (tương đương 200 gon), xem bọt thủy đã nằm ở tâm hay chưa. Nếu bọt thủy đã nằm ngay tâm, không cần hiệu chỉnh thêm. Nếu bị lệch, phải hiệu chỉnh. Thực hiện như sau: (1) Đặt máy lên trên bộ phận đồng bộ với nó và gắn chúng lại với nhau. (2) Cân bằng thiết bị. (3) Xoay thiết bị, đặt đĩa cân chỉnh song song với đường nối hai ốc cân chỉnh. Điều chỉnh 2 ốc này, bọt thủy nằm ở trung tâm của đĩa cân chỉnh. (4) Xoay thiết bị một góc 1800 (tương đương 200 gon), dời phần bọt thủy bị lệch ra ngoài bằng cách điều chỉnh 2 ốc này (dùng tăm chỉnh) (5) Lặp lại các bước (3) và (4) cho đến khi bọt thủy luôn nằm ở tâm bằng cách xoay thiết bị. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 13 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 9.2. Kiểm tra/hiệu chỉnh bọt thuỷ tròn: (1) Đặt máy lên trên bộ phận đồng bộ với nó và gắn chúng lại với nhau. (2) Cân bằng máy hoàn toàn bằng đĩa cân chỉnh. (3) Điều chỉnh 2 ốc cân chỉnh bọt thủy để đưa bọt thủy vào vị trí trung tâm Cân chỉnh: (1) Đặt máy lên chân ba và vặn cứng lại. (2) Độ cân bằng của máy là bọt thuỷ tròn. (3) Chúng ta chỉnh cho bọt thuỷ tròn vào giữa tâm là được. Chú ý: Khi điều chỉnh 2 ốc cân chỉnh, đừng nhấn quá mạnh. 9.3. Thị kính quang học: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên đế 3 chân và gắn chúng lại với nhau. (2) Đặt thiết bị cách bảng ngắm dây chữ thập 50m. (3) Quan sát qua ống kính, nhắm vào dây chữ thập trên bảng ngắm. (4) Phải chắc chắn rằng thị kính quang nhắm vào dây chữ thập. Nếu dây chữ thập lệch khỏi vị trí, phải tiến hành điều chỉnh như sau: * Điều chỉnh: (1) Đặt máy lên trên đế 3 chân,gắn chúng lại với nhau. (2) Đặt thiết bị cách bảng ngắm dây chữ thập 50m. (3) Quan sát qua ống kính, ngắm vào dây chữ thập trên bảng ngắm. (4) Nới lỏng 4 ốc gắn của thị kính, điều chỉnh thị kính về vị trí đúng. Khóa chặt 4 ốc này. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 14 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 9.4. Dọi tâm quang học: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên đế 3 chân, gắn chúng lại với nhau. (2) Để dấu chữ thập dưới thiết bị. (3) Xoay các ốc cân chỉnh sao cho giao điểm của dây chữ thập trùng với tâm điểm. Nếu trùng, không cần điều chỉnh. Nếu không, phải điều chỉnh. * Thực hiện như sau: (1) Đặt máy lên đế 3 chân và gắn chúng lại với nhau. (2) Để dấu chữ thập dưới thiết bị. (3) Vặn các ốc cân chỉnh sao cho giao điểm của dây chữ thập trùng với tâm điểm. (4) Xoay thiết bị một góc 1800 (tương đương 200 gon), gỡ bỏ phần bảo vệ thị kính, đưa phần bị lệch ra khỏi giao điểm của dây chữ thập bằng cách điều chỉnh con chốt (tán). (5) Lặp lại bước (3), (4) cho đến khi giao điểm của dây chữ thập và tâm điểm trùng nhau. 9.5. DỌI TÂM LASER( phụ kiện do nhà sản xuất lựa chọn): * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên thiết bị đồng bộ và gắn chúng lại với nhau. (2) Đặt dấu chữ thập trên mặt đất, bên dưới thiết bị. (3) Bật dọi tâm laser và điều chỉnh tiêu cự chính xác. (4) Xoay 3 ốc cân chỉnh cho đến khi thiết bị giữ cân bằng và điểm laser trùng với điểm đánh dấu trên mặt đất. (5) Xoay ngang thiết bị một góc 1800 (tương đương 200 gon), kiểm tra điểm laser và dấu chữ thập. Nếu điểm laser và dấu chữ thập trùng nhau thì không cần điều chỉnh. Nếu không trùng, điều chỉnh lại. * Điều chỉnh: (1) Đặt máy lên trên thiết bị đồng bộ và gắn chúng lại với nhau. (2) Đặt dấu chữ thập trên mặt đất, bên dưới thiết bị. (3) Bật dọi tâm laser và điều chỉnh tiêu cự chính xác. (4) Vặn 3 ốc cân chỉnh cho đến khi thiết bị giữ cân bằng và điểm laser trùng với điểm đánh dấu trên mặt đất. (5) Xoay ngang thiết bị một góc 1800 (tương đương 200 gon), tháo núm bảo vệ dọi tâm quang học, điều chỉnh 4 ốc cân chỉnh để dịch chuyển điểm laser đến dấu chữ thập. Lúc này, điểm laser nằm lệch ra khỏi dấu chữ thập khoảng một nửa. (6) Lặp lại bước (3) và (4) cho đến khi ổn định trạng thái cân bằng và điểm laser trùng với dấu chữ thập khi xoay bàn độ ngang của thiết bị theo bất kỳ hướng nào. 9.6. Dây chữ thập: CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 15 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt thiết bị lên trên chân 3 và cân bằng nó hoàn toàn. (2) Đặt thiết bị cách điểm đánh dấu 50 m. (3) Nhắm vào điểm đánh dấu A, xoay ống kính. Nếu điểm A dịch chuyển dọc các đường kẻ đứng, không cần điều chỉnh. Nếu lệch, điều chỉnh lại. * Điều chỉnh: (1) Đặt máy và đặt điểm đánh dấu A cách thiết bị 50 m. (2) Tháo phần bao ngoài của thị kính, nới lỏng 4 ốc cân chỉnh một chút. Xoay đều thị kính cho đến khi điểm A trùng với các đường kẻ đứng. Vặn chặt 4 ốc cân chỉnh. (3) Lặp lại bước (3) ở khâu kiểm tra sơ bộ, lặp lại bước (2) ở khâu điều chỉnh cho đến khi điểm A không bị lệch nữa. 9.7. HIỆU CHỈNH GÓC NGANG C: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt thiết bị và cân bằng nó hoàn toàn. (2) Nhắm vào các dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu rõ ràng ở một khoảng cách nào đó. Giá trị H(l) cho biết giá trị góc trái. Giá trị H(r) cho biết giá trị góc phải. (3) Tính sai số của góc ngang C như sau: C = ( H(l) + H(r) ± 1800).2 Nếu C< 10”: không cần hiệu chỉnh Nếu C> 10”: phải hiệu chỉnh. Thực hiện như sau: * Hiệu chỉnh: (1) Xoay thiết bị sang phải, vi động bàn độ ngang cho đến khi: H(r’) = H(r) + C CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 16 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (2) Nới lỏng phần che bên ngoài của ống kính, điều chỉnh 2 ốc sang bên trái và bên phải cho đến khi các đường kẻ đứng của dây chữ thập trùng dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. (3) Lặp lại các bước kiểm tra sơ bộ và hiệu chỉnh cho đến khi góc ngang đạt đến giá trị chuẩn. 9.8. KIỂM TRA VÀ SỬA LỖI GÓC ĐỨNG I: * Kiểm tra sơ bộ: (1) Đặt máy lên trên đế 3 chân hoặc bệ đỡ và cân bằng nó hoàn toàn. (2) Nhắm vào dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. Dây chữ thập cách đường ngang trong khoảng ±100. Đọc giá trị góc đứng bên trái Vl và góc đứng bên phải Vr. (3) Tính sai số của góc đứng i theo công thức: i = ( Vl + Vr -360 ).2 (4) Nếu i < 15”: không cần hiệu chỉnh Nếu i > 15”: phải hiệu chỉnh * Hiệu chỉnh: (1) Đặt thiết bị lên đế 3 chân hoặc bệ đỡ có chức năng hiệu chỉnh và cân bằng nó hoàn toàn. (2) Nhấn phím Power 1 lần. Thiết bị bắt đầu ghi nhận, nhấn và giữ phím SHIFT bộ phận phát tín hiệu âm thanh kêu lên “beep”, sau đó khoảng 2 giây, buông tay ra khỏi phím, máy sẽ thực hiện phần sửa lỗi góc đứng i. Trên màn hình của máy thể hiện góc đứng ở dòng thứ hai và dòng thứ ba. (3) Xoay ống kính lên xuống để đánh đấu (ghi nhận) góc đứng, nhắm vào dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. Dây chữ thập cách đường ngang ±100, nhấn và giữ phím Power, máy kêu “beep” một lần. Sau đó khoảng 2 giây, buông tay, màn hình hiển thị trên dòng thứ ba. (4) Xoay thiết bị một góc 1800, nhắm vào mục tiêu cũ, nhấn và giữ phím Power, máy kêu “beep” một lần. Khoảng 2 giây sau, buông tay, việc điều chỉnh đã xong và máy tự động đo. Chú ý: 1) Sau khi hiệu chỉnh góc đứng i, kiểm tra lại lần nữa. 2) Nếu góc ngang bị mã hóa hoàn toàn, phải ghi nhận để tiến hành đo. 9.9. KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH BỘ PHẬN BÙ GÓC ĐỨNG: (Chỉ áp dụng đối với DT 202C (L), DT 205C (L) ) * Kiểm tra sơ bộ: (1) Dùng đĩa cân chỉnh để cân bằng hoàn toàn thiết bị. (2) Nhắm vào dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. Dây chữ thập nằm trong khoảng ±100, đọc giá trị góc đứng V1. (3) Xoay vi động bàn độ đứng để tăng hoặc giảm góc đứng 3’. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 17 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (4) Điều chỉnh ốc cân chỉnh thứ 3 cho đến khi ống kính nhắm vào mục tiêu, đọc góc đứng V2 . (5) Tính toán: sai số ( độ lệch) góc: dV = V2 – V1 (6) Nếu dV ≤ 3”: không cần hiệu chỉnh. Nếu dV > 3”: phải hiệu chỉnh. Chú ý: Máy model DT 205D không có bộ phận bù, vui lòng không thực hiện các bước kiểm tra sơ bộ và hiệu chỉnh bộ phận bù. * Hiệu chỉnh: (1) Dùng bọt thuỷ tròn để cân bằng hoàn toàn thiết bị, sao cho hoàn toàn song song với đường nối 2 ốc cân chỉnh bất kỳ. Nhấn và giữ phím [SHIFT], nhấn phím [POWER], khoảng 2 giây sau, buông tay khỏi phím [POWER], màn hình LCD sẽ hiển thị SET 0. Buông tay phím [SHIFT], thiết bị bắt đầu việc hiệu chỉnh. (2) Xoay ống kính để đánh dấu, dòng đầu tiên thể hiện giá trị góc đứng, dòng thứ hai thể hiện giá trị nghiêng. (3) Hiệu chỉnh ốc cân chỉnh thứ 3 cho đến khi giá trị nghiêng là 000. (4) Nhắm vào dây chữ thập của collimator hoặc mục tiêu. Dây chữ thập và mục tiêu không cách xa đường ngang quá phạm vi ± 100. Đọc góc đứng V. (5) Xoay ốc vi động để tăng hoặc giảm góc đứng 3’. (6) Hiệu chỉnh ốc cân chỉnh thứ 3 cho đến khi ống kính nhắm vào mục tiêu. Sau khi giá trị ổn định, nhấn phím [POWER]. Lúc này, thiết bị bắt đầu tự động đo đạc. Ghi chú: 1) Sau khi hiệu chỉnh bộ phận bù, vui lòng kiểm tra lại sai số của góc đứng i. 2) Nếu góc ngang bị mã hóa hoàn toàn, ghi nhận để bắt đầu thực hiện việc đo đạc. 10. LẮP RÁP VÀ THÁO ĐẾ MÁY 3 CHÂN: * Tháo rời: (1) Vặn chặt ốc cố định. (2) Xoay bàn kẹp (bàn kẹp là một nút để nối liền phần trên và phần dưới của của thiết bị) một góc 1800 ( tương đương 200 gon) ngược chiều kim đồng hồ. (3) Một tay giữ phần trên của chân máy, tay còn lại giữ tay cầm của máy và nhấc máy lên khỏi phần trên của chân đế. * Lắp ráp: (1) Nới lỏng bàn kẹp. (2) Đặt nhẹ máy lên chân đế. (3) Xoay bàn kẹp đúng một góc 1800 (tương đương 200 gon) theo chiều kim đồng hồ. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 18 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (4) Vặn chặt ốc cố định. (Chú ý: Không được tháo ốc cố định ra khỏi phần trên của chân đế). (5) Phải bảo đảm rằng máy và phần trên của chân đế gắn với nhau một cách chắc chắn. 11. PHỤ KIỆN CHỌN THÊM: Hướng ống kính hình đường xiên vào ống kính của máy để - quan sát góc cao độ lớn hơn và góc thiên đỉnh. Lắp ráp: (1) Nới lỏng phần bên ngoài của thị kính theo ngược chiều kim đồng hồ, tháo thị kính ra. (2) Đặt thị kính của ống kính hình đường xiên này vào vị trí tương ứng với phần thị kính đã bị tháo ra. Vặn phần bao ngoài của thị kính theo chiều kim đồng hồ. CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 19 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
- Máy kinh vĩ điện tử DT-200 Serries Foif HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 12. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: DT 202C DT 202 DT 205 DT 205 Model DT 202CL DT 202L DT 205CL DT 205L Đường kính vật kính 42 mm Độ phóng đại 30X Ảnh Thuận 1o20’ Trường ngắm 2m/1m (có thể chọn) Khoảng cách ngắn nhất Độ chính xác 2” 5” Số đọc nhỏ nhất 1” (0.2mgon)/5” (1mgon)/10” (2mgon)/20” Nguồn điện Pin sạc hoặc pin AA Thời gian hoạt động khoảng 40/80 giờ Đơn vị góc DEG hoặc GON -200 đến +500 C Nhiệt độ hoạt động Màn hình hiển thị Hai màn hình đọc số Một màn hình đọc số Giao diện RS 232C Trọng lượng máy 4.8 kg 4.7 kg Bộ phận bù Có Không Có Không Mức bù trừ ±3’ ±3’ Độ nhạy bọt thủy Đĩa cân chỉnh 30”/2mm Bọt thủy tròn 8’/2mm Dọi tâm quang học Độ chính xác ±0.75mm/1.5m Ảnh Thuận Độ phóng đại 3x 5o Trường ngắm 0.5m - Dọi tâm laser Độ chính xác ±0.75mm.1.5m 2 ( IEC 60825-1: 2001) Bước sóng của tia laser 635nm670nm Kích thước điểm laser. Có thể điều chỉnh được CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẤT HỢP 08-511 6747 Trang: 20 144 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa Hiren Boot CD
19 p |
5091 |
2396
-
Ebook Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả với partition magic, boot magic - Nguyễn Xuân Phong
222 p |
365 |
171
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả - Nguyễn Văn Phong
222 p |
151 |
84
-
Hướng dẫn sử dụng Omron CD
3 p |
284 |
53
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 1
23 p |
105 |
45
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 2
23 p |
155 |
44
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 3
23 p |
148 |
39
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 4
23 p |
116 |
32
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 7
23 p |
112 |
30
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 8
23 p |
80 |
29
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 9
23 p |
81 |
29
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 6
23 p |
114 |
27
-
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả part 5
23 p |
77 |
27
-
Ebook Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa iPod toàn tập: Phần 2 - NXB Hồng Đức
106 p |
28 |
9
-
Ebook Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa iPod toàn tập: Phần 1 - NXB Hồng Đức
97 p |
20 |
7
-
Hướng dẫn sử dụng phần mềm dtip
26 p |
72 |
4
-
Hướng dẫn sử dụng Smart Defrag
2 p |
24 |
2

Server: Apache/2.2.15 (CentOS)


text:
Hoạt động kinh doanh
-
Đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng Eximbank trình bày tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
39p thai_buh_vn 08-09-2014 22038 22180 Download
-
Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tình toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký hợp đồng...
90p nguyenvankiem09 20-11-2009 4141 2086 Download
-
Tài liệu "Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh" hệ thống bài tập của cả 3 chương môn Phân tích hoạt động kinh doanh dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập, củng cố kiến thức và thi tốt.
6p tinhphuong60 10-06-2010 7060 2076 Download
-
Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp
106p yy8891 13-04-2011 2535 1401 Download
-
Tà liệu tham khảo bài tập môn Quản trị học " Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên "
24p banshee1806 23-10-2010 1780 1030 Download
-
ỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1.1.
24p iiduongii5 16-04-2011 2497 915 Download
-
Tài liệu ôn thi Môn Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp do Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học ngoại thương ra đề. Mời các bạn cùng tham khảo.
16p vinh08ac3 13-01-2011 2019 894 Download
-
Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo biên hòa (bibica)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
33p nang_xanh91 30-05-2011 2991 836 Download
-
Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. Sau những năm đổi mới, hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, khoa học phân tích hoạt động kinh doanh cũng có nhiều thay đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Rất nhiều tài liệu về phân tích họat động kinh doanh đã được ra đời.
106p thuyvanqtri 15-01-2011 1330 675 Download
-
Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học …
33p hoattb12 30-05-2011 1560 672 Download
-
Mẫu số B 02 – DN Địa chỉ:…………............... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm………
1p donglanh_18_5 01-03-2011 3370 645 Download
-
Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan vì vậy hoạt động phân tích kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng.
32p concanhcam 13-05-2010 1355 640 Download
-
Đề tài “ Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long’’
Lý do chọn đề tài. Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Mỗi quốc gia muốn phát triển ngành công nghiệp du lịch không thể thiếu hệ thống các công ty lữ hành hùng mạnh tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường.
79p demtichlieu 15-07-2010 1311 627 Download
-
Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp DESCON
Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp descon', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
28p le_cuongtv 01-06-2011 1472 571 Download
-
Tài liệu tham khảo giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
14p camchanhchua 29-09-2010 824 569 Download
-
Khóa luận tốt nghiệp:Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả tại công ty TNHH Minh Thành
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp công ty tự đánh gía về thế mạnh, thế yếu để củng cố, phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý. Từ đó, công ty tận dụng và phát huy mọi tiềm năng, khai thác tối đa những nguồn lực nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.
77p love1toyou 21-06-2012 981 569 Download
-
Tài liệu tham khảo giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất
12p camchanhchua 29-09-2010 973 565 Download
-
Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn ….
128p ntgioi120404 11-11-2009 1147 519 Download
-
Tài liệu tham khảo giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích tình hình giá thành sản xuất
6p camchanhchua 29-09-2010 792 511 Download
-
Phân loại chi phí (classifying costs) rất cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh
33p daisyshop 02-08-2010 839 508 Download

markdown:
# Hoạt động kinh doanh
**Hoạt động kinh doanh**
-
Đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng Eximbank trình bày tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
39p
thai_buh_vn
08-09-2014
22038
22180
Download
-
Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tình toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký hợp đồng...
90p
nguyenvankiem09
20-11-2009
4141
2086
Download
-
Tài liệu "Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh" hệ thống bài tập của cả 3 chương môn Phân tích hoạt động kinh doanh dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập, củng cố kiến thức và thi tốt.
6p
tinhphuong60
10-06-2010
7060
2076
Download
-
Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp
106p
yy8891
13-04-2011
2535
1401
Download
-
Tà liệu tham khảo bài tập môn Quản trị học " Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên "
24p
banshee1806
23-10-2010
1780
1030
Download
-
ỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1.1.
24p
iiduongii5
16-04-2011
2497
915
Download
-
Tài liệu ôn thi Môn Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp do Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học ngoại thương ra đề. Mời các bạn cùng tham khảo.
16p
vinh08ac3
13-01-2011
2019
894
Download
-
Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo biên hòa (bibica)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
33p
nang_xanh91
30-05-2011
2991
836
Download
-
Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. Sau những năm đổi mới, hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, khoa học phân tích hoạt động kinh doanh cũng có nhiều thay đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Rất nhiều tài liệu về phân tích họat động kinh doanh đã được ra đời.
106p
thuyvanqtri
15-01-2011
1330
675
Download
-
Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học …
33p
hoattb12
30-05-2011
1560
672
Download
-
Mẫu số B 02 – DN Địa chỉ:…………............... (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm………
1p
donglanh_18_5
01-03-2011
3370
645
Download
-
Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan vì vậy hoạt động phân tích kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng.
32p
concanhcam
13-05-2010
1355
640
Download
-
[Đề tài “ Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long’’](http://tailieu.vn/doc/de-tai-giai-phap-phat-trien-hoat-dong-kinh-doanh-lu-hanh-noi-dia-cua-xi-nghiep-dau-tu-va-phat-trie-231942.html)
Lý do chọn đề tài. Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Mỗi quốc gia muốn phát triển ngành công nghiệp du lịch không thể thiếu hệ thống các công ty lữ hành hùng mạnh tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường.
79p
demtichlieu
15-07-2010
1311
627
Download
-
[Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp DESCON](http://tailieu.vn/doc/bao-cao-thuc-tap-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-va-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tai-cong-ty-co-phan--640426.html)
Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp descon', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
28p
le_cuongtv
01-06-2011
1472
571
Download
-
Tài liệu tham khảo giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
14p
camchanhchua
29-09-2010
824
569
Download
-
[Khóa luận tốt nghiệp:Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả tại công ty TNHH Minh Thành](http://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-phan-tich-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-va-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-tai-cong-1202176.html)
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp công ty tự đánh gía về thế mạnh, thế yếu để củng cố, phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý. Từ đó, công ty tận dụng và phát huy mọi tiềm năng, khai thác tối đa những nguồn lực nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.
77p
love1toyou
21-06-2012
981
569
Download
-
Tài liệu tham khảo giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất
12p
camchanhchua
29-09-2010
973
565
Download
-
Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn ….
128p
ntgioi120404
11-11-2009
1147
519
Download
-
Tài liệu tham khảo giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích tình hình giá thành sản xuất
6p
camchanhchua
29-09-2010
792
511
Download
-
Phân loại chi phí (classifying costs) rất cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh
33p
daisyshop
02-08-2010
839
508
Download

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Connection: close

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1
Album:
Sáng tác:
Số lượt tải: 19
Cài làm nhạc chờ (trực tiếp)
Chú ý: Đây là bản nghe thử (đã bị cắt ngắn so với bản thật)
Soạn: HNC 48026 gửi 8577
Lời bài hát Hạnh phúc đôi khi là niềm đau
Em ! từng ngày quấn quít bên nhau
Vẫn từng ngày sánh bước bên nhau
Mà vì sao con tim ta vẫn u sầu
Cuộc đời buồn phiền nào đâu Ai muốn
Em ! cuộc đời dẫu có điêu ngoa
Em ! Dòng đời dẫu có cho ta
Ngàn đau thương trong anh ray rứt từng ngày
Dù ra sao anh vẫn yêu em trọn đời
Đk:
Tình yêu ngang trái cho ta nước mắt chua cay.
Những yêu thương ta trao ngày nào
Dẫu biết bên em Luôn có một người
Mặc dù ta yêu nhau nhiều lắm
Gạt đi nước mắt trong tim cố gắng mỉm cười
Lấy tương lai quên đi hiện tại
Dẫu biết mai sau đôi ta có còn yêu nhau như Ngày hôm nay
Nhạc chuông liên quan
thử
HD tải nhạc chuông "Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1"
Để nghe nhạc chuông Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1- Hoàng Hải Đăng, trình duyệt/ browser của bạn cần cài flash và javascript.
Chú ý: Nếu bài nhạc chuông "Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1" là miễn phí, bạn có thể nghe đầy đủ cả bài và tải về máy tính miễn phí, ngược lại bạn chỉ được nghe bản đã bị cắt ngắn.
Tainhacchuong.org hỗ trợ tải nhạc chuông bài hát Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1 về điện thoại qua tin nhắn sms và về máy tính.
Để đánh giá bài nhạc chuông, bạn đưa chuột vào biểu tượng sao đánh giá 1 - 2 - 3 - 4 hay 5 sao cho bài hát đang nghe.
Lời bài hát Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1 được cập nhật liên tục, chỉ mang tính tham khảo.
Nhập tên, nội dung và click vào "Gửi" nếu bạn muốn gửi lời bình cho nhạc chuông này
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Tải nhạc chuông Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1- Hoàng Hải Đăng về điện thoại, Download/ nghe/ Tai nhac chuong Hanh phuc doi khi la niem dau 1 cho dien thoai di dong; Download nhac chuong Hanh phuc doi khi la niem dau 1, ca si Hoang Hai Dang ve may tinh; Nhac chuong bai hat Hanh phuc doi khi la niem dau 1 Hoang Hai Dang
Bình luận:
Nội dung:

markdown:
# Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1
![Ca sĩ Hoàng Hải Đăng Ca sĩ Hoàng Hải Đăng](http://cainhaccho.net/anh-ca-si/hoang-hai-dang.jpg)
![Ca sĩ Hoàng Hải Đăng Ca sĩ Hoàng Hải Đăng](http://cainhaccho.net/anh-ca-si/hoang-hai-dang.jpg)
[Hoàng Hải Đăng](/ca-si/hoang-hai-dang/)
Album:
Sáng tác:
Số lượt tải: 19
[Tiểu sử Hoàng Hải Đăng](/tieu-su/hoang-hai-dang-profile/) *Cài làm nhạc chờ (trực tiếp)* **Chú ý:**Đây là bản nghe thử (đã bị cắt ngắn so với bản thật)
Soạn:
*HNC 48026*gửi *8577* [click vào đây](sms:8577?body=HNC%2048026)
## Lời bài hát Hạnh phúc đôi khi là niềm đau
[Lời bài hát "Hạnh phúc đôi khi là niềm đau"](/loi-bai-hat/4o3em/hanh-phuc-doi-khi-la-niem-dau.htm)
Em ! từng ngày quấn quít bên nhau
Vẫn từng ngày sánh bước bên nhau
Mà vì sao con tim ta vẫn u sầu
Cuộc đời buồn phiền nào đâu Ai muốn
Em ! cuộc đời dẫu có điêu ngoa
Em ! Dòng đời dẫu có cho ta
Ngàn đau thương trong anh ray rứt từng ngày
Dù ra sao anh vẫn yêu em trọn đời
Đk:
Tình yêu ngang trái cho ta nước mắt chua cay.
Những yêu thương ta trao ngày nào
Dẫu biết bên em Luôn có một người
Mặc dù ta yêu nhau nhiều lắm
Gạt đi nước mắt trong tim cố gắng mỉm cười
Lấy tương lai quên đi hiện tại
Dẫu biết mai sau đôi ta có còn yêu nhau như Ngày hôm nay
## Nhạc chuông liên quan
**Tên bài nhạc chuông**Ca sĩ **Nghe**
thử
thử
## HD tải nhạc chuông "Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1"
**Để nghe nhạc chuông Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1- Hoàng Hải Đăng**, trình duyệt/ browser của bạn cần cài flash và javascript.
Chú ý: Nếu bài nhạc chuông "Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1" là
**miễn phí**, bạn có thể nghe đầy đủ cả bài và tải về máy tính miễn phí, ngược lại bạn chỉ được nghe bản đã bị cắt ngắn.
Tainhacchuong.org hỗ trợ tải nhạc chuông bài hát Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1 về điện thoại qua tin nhắn sms và về máy tính.
Để đánh giá bài nhạc chuông, bạn đưa chuột vào biểu tượng sao đánh giá 1 - 2 - 3 - 4 hay 5 sao cho bài hát đang nghe.
Lời bài hát Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1 được cập nhật liên tục, chỉ mang tính tham khảo.
Nhập tên, nội dung và click vào "Gửi" nếu bạn muốn gửi lời bình cho nhạc chuông này
**Từ khóa tìm kiếm trang này**:
Tải nhạc chuông Hạnh phúc đôi khi là niềm đau 1- Hoàng Hải Đăng về điện thoại, Download/ nghe/ Tai nhac chuong Hanh phuc doi khi la niem dau 1 cho dien thoai di dong; Download nhac chuong Hanh phuc doi khi la niem dau 1, ca si Hoang Hai Dang ve may tinh; Nhac chuong bai hat Hanh phuc doi khi la niem dau 1 Hoang Hai Dang
Bình luậnXem toàn bộ Bình luận: Tên bạn: Nội dung:

WARC-Truncated: length

Cache-Control: max-age=30, public

X-C: Y,M:0 mobile

Accept-Ranges: bytes


text:
khai giảng
Cập nhật lúc : 23:36 05/09/2013
Rộn ràng buổi lễ khai giảng năm học mới Cùng với các trường trên cả nước, sáng ngày 5/9, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi TP Huế, tổ chức lễ khai giảng năm học 2013- 2014 trong không khí vui tươi, rộn ràng.
Tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ( phường Thủy Biều TP Huế), từ sáng sớm, học sinh đã tề tựu đông đủ. Ngôi trường giàu truyền thống hiếu học này đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Thành phố Huế, Phòng Giáo dục & đào tạo Thành phố cùng lãnh đạo địa phương về dự.
Học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ( Thủy Biều- TP Huế) tề tựu đông đủ dự lễ khai giảng. (Ảnh: Tôn Thất Đàn)
Trong năm học 2012-2013, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã đạt được nhiều thành tích như: 50% học sinh đạt giỏi, khá , Giải Ba toàn đoàn học sinh giỏi lớp 9 trong kì thi học sinh giỏi Thành phố, 90 % học sinh lớp 9 đậu vào các trường công lập trên địa bàn…Đặc biệt, với những thành tích đạt được trong những năm vừa qua, cùng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, năm học này - 2013-2014, Trường là một trong 2 đơn vị được Thành phố chọn xây xựng để công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Sau khi nghe thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã nghe diễn văn khai mạc năm học mới của thầy giáo Nguyễn Mạnh Tiến- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
Kết thúc lễ khai giảng năm học mới là hồi trống khai trường vang lên giục giã cùng những chùm bong bóng rực rỡ bay cao vào không trung như thúc giục thầy và trò vững bước tiến lên.
Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tiến - Hiệu trưởng nhà trường đánh hồi trống khai trường năm học mới ( Ảnh Tôn Thất Đàn)
Sau phần lễ, bước sang phần hội là các trò chơi dân gian với sự tham gia của học sinh toàn trường sôi nổi, hào hứng, tạo không khí vui tươi, rộn ràng của những ngày đầu năm học mới.
( Đưa tin 5-9-2013 -Tôn Thất Đàn)
Bản quyền thuộc THCS Nguyễn Văn Trỗi
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcs-nvtroi.tphue.thuathienhue.edu.vn/

markdown:
**khai giảng**
Cập nhật lúc : 23:36 05/09/2013
Rộn ràng buổi lễ khai giảng năm học mới Cùng với các trường trên cả nước, sáng ngày 5/9, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi TP Huế, tổ chức lễ khai giảng năm học 2013- 2014 trong không khí vui tươi, rộn ràng.
Tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ( phường Thủy Biều TP Huế), từ sáng sớm, học sinh đã tề tựu đông đủ. Ngôi trường giàu truyền thống hiếu học này đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Thành phố Huế, Phòng Giáo dục & đào tạo Thành phố cùng lãnh đạo địa phương về dự.
Học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ( Thủy Biều- TP Huế) tề tựu đông đủ dự lễ khai giảng. (Ảnh: Tôn Thất Đàn)
Trong năm học 2012-2013, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã đạt được nhiều thành tích như: 50% học sinh đạt giỏi, khá , Giải Ba toàn đoàn học sinh giỏi lớp 9 trong kì thi học sinh giỏi Thành phố, 90 % học sinh lớp 9 đậu vào các trường công lập trên địa bàn…Đặc biệt, với những thành tích đạt được trong những năm vừa qua, cùng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, năm học này - 2013-2014, Trường là một trong 2 đơn vị được Thành phố chọn xây xựng để công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Sau khi nghe thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã nghe diễn văn khai mạc năm học mới của thầy giáo Nguyễn Mạnh Tiến- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
Kết thúc lễ khai giảng năm học mới là hồi trống khai trường vang lên giục giã cùng những chùm bong bóng rực rỡ bay cao vào không trung như thúc giục thầy và trò vững bước tiến lên.
Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tiến - Hiệu trưởng nhà trường đánh hồi trống khai trường năm học mới ( Ảnh Tôn Thất Đàn)
Sau phần lễ, bước sang phần hội là các trò chơi dân gian với sự tham gia của học sinh toàn trường sôi nổi, hào hứng, tạo không khí vui tươi, rộn ràng của những ngày đầu năm học mới.
( Đưa tin 5-9-2013 -Tôn Thất Đàn)
Bản quyền thuộc THCS Nguyễn Văn Trỗi
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcs-nvtroi.tphue.thuathienhue.edu.vn/

Server: Apache/2.4.16 (Win32) OpenSSL/1.0.1p mod_fcgid/2.3.9

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
11:24 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)
Chị Thái Thị Cúc, SN 1957, trú tại ấp 1, xã Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước có đơn tố cáo Đồng Khắc Ngọc (SN 1953), ở phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã lừa đảo vợ chồng người em ruột chị là Thái Hồng Thanh, vợ là Đinh Thị Bảy.
23:27 | Thứ ba 22/06/2004 (GMT+7)
Nhìn ánh mắt thất thần của anh Thái Hồng Thanh - ngụ ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng khi nhận được toa thuốc điều trị cho con, chúng tôi không khỏi xót xa. Anh là cha bệnh nhi Thái Hồng Thanh Thiên, 14 tuổi, hiện đang điều trị ở phòng 6, khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.
11:11 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)
Vụ lừa đảo chạy án do Đồng Khắc Ngọc "đạo diễn" có liên quan đến một vị Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước.
Những lần “trảm tướng” nhanh như chớp của Bộ trưởng Thăng; Hành trình vây bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm; Hành lý của khách bị rạch ở sân bay: Thanh tra Bộ GTVT vào cuộc; Phá trọng án trong những ngày Tết nguyên đán đã cận kề;Câu chuyện giảm nghèo chưa bao giờ dừng lại;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 04/02/2016.
Sửa tàu Cát Linh-Hà Đông, Trung Quốc chưa nghe: Tội hình thức; “Ngáo đá” khống chế hai cháu bé, dọa dội nước sôi; "Choáng" với quy trình sản xuất chè Đinh 3 triệu đồng/kg; Sự thật sau lời đồn về cái chết bí ẩn của nam sinh trên cầu; Liên tiếp có nhiều trẻ em nhập viện vì ngộ độc chì trong thuốc cam;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 03/02/2016.
3/14 mẫu thực phẩm phục vụ Tết không đạt chất lượng; 102 người đi bộ bị xử phạt trong ngày đầu: "Cần nhưng chưa đủ"?; Bị phát hiện bột ngọt từ nguyên liệu TQ, chốt cửa tẩu tán; WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika;
Kẻ gian đào mộ mới chôn, trộm đi một phần cơ thể; Đã tháo dỡ hết biển báo dưới 50km/h sau 10 ngày; CSGT trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức: Luật quy định thế nào?; "Người dân đừng trộm hoa ven hồ Gươm nữa"; Đã có kết quả xét nghiệm gạo từ thiện gây ngộ độc;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 01/02/2016.
Nghi “ăn gạo từ thiện… ngộ độc”: Hội nạn nhân chất độc da cam lên tiếng; Hành trình phá đường dây ma túy hội quý tử con nhà giàu; Việt Nam lên phương án đối phó với virus Zika gây teo não; Sân bay Nội Bài lên tiếng vụ "vòi vĩnh": Người tố trên Facebook nói gì?; Coi chừng lỡ chuyến tàu Tết vì... vé không hợp lệ!;... là những tin tức thời sự nổi bật
Người Việt có thói quen quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhau. Nhưng điều này không phải phù hợp, thậm chí thành khiếm nhã. Tết là dịp điều này thể hiện rõ nhất.
Tai nạn giao thông chết người do người đi bộ gây ra ở TP.HCM và Hà Nội đáng báo động.
Showbiz Việt hôm qua (3/2) dậy sóng sau khi hình ảnh MC đắt show bậc nhất hiện nay "khóa môi", cõng người yêu cũ Đinh Tiến Đạt xuất hiện trên mạng.
Mỹ vừa ghi nhận ca lây nhiễm virus Zika gây bệnh teo não đầu tiên không phải do muỗi đốt mà dường như từ quan hệ tình dục.
Lợi dùng lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, một số đối tượng đã dùng thủ đoạn đổi tiền thật lấy tiền giả để chiếm đoạt tài sản. ------------ Xem thêm: Tiền giả công khai rao bán trên facebook, http://vietbao.vn/tp/Tien-gia-cong-khai-rao-ban-tren-facebook/13583762/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
Đang giũa chìa khóa cho khách, anh bỏ ngang, cúi xuống góc tủ cầm lấy tấm biển, bước nhanh về phía một bà cụ, cẩn thận dắt bà qua đường.
Người dân phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội gọi ông Nguyễn Viết Vân với biệt danh là ông Vân 'ma túy'.
Đến huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) hỏi ông Tráng xây cầu hầu như ai cũng biết.
'Nước sâm lạnh ngon, bạn cứ lấy uống nhé. Cảm ơn! Miễn phí'.
Từ vỏ chai, gốm hỏng, đất cát ven sông… đều được chàng trai trẻ thu gom để bán nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ người dân vùng cao.
Lệnh Hoàn Thành tiết lộ cho tình báo Mỹ bí mật thâm cung của Bắc Kinh; Hoà đàm Syria tạm ngừng do giao tranh khốc liệt trên chiến trường; Bà Clinton chính thức giành chiến thắng 'sít sao nhất lịch sử'; Viễn cảnh nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã cận kề.... là những tin chính trong tuần qua.
Ngày 2/2/2016 diễn ra buổi họp báo Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014, ông Đinh Quang Tri – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định chưa có kế hoạch tăng giá điện, tuy nhiên tới mùa cao điểm, doanh nghiệp 'chưa nói trước được điều gì'. Cũng trong buổi họp này, tổng kết hoạt động kinh doanh của tập đoàn này, EVN lãi hơn
Xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông ở HN; CSGT trưng dụng tài sản của dân gây tranh cãi; Đề xuất mua tàu Trung Quốc cũ; Hoa trang trí ở hồ Gươm bị ăn trộm; Các điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Bính Thân 2016 tại 64 tỉnh, thành... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.
Cảnh báo nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết; Phận tù 'mồ côi', Tết về rưng rưng nước mắt; Tiền giả công khai rao bán trên facebook; Rượu bia ngày Tết và những hệ lụy: Từ rượu giả đến tai nạn giao thông; Hành trình cảm động của người cha qua 15 tỉnh, thành đi tìm con; Phá án là trách nhiệm chứ không phải chiến công;.....là những tin đáng chú ý.
Thái Lan phát hiện virus Zika, Bộ Y tế Việt Nam họp khẩn; Ăn tiết canh ngày Tết, dễ chết như chơi; Trẻ nhập viện liên tiếp vì ngộ độc chì từ thuốc cam; Không biết bị lạc nội mạc tử cung: Nhiều phụ nữ vô sinh;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

markdown:
11:24 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)
Chị Thái Thị Cúc, SN 1957, trú tại ấp 1, xã Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước có đơn tố cáo Đồng Khắc Ngọc (SN 1953), ở phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã lừa đảo vợ chồng người em ruột chị là
**, vợ là Đinh Thị Bảy. Thái Hồng Thanh**
23:27 | Thứ ba 22/06/2004 (GMT+7)
Nhìn ánh mắt thất thần của anh
** - ngụ ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng khi nhận được toa thuốc điều trị cho con, chúng tôi không khỏi xót xa. Anh là cha bệnh nhi Thái Hồng Thanh**
11:11 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)
Vụ lừa đảo chạy án do Đồng Khắc Ngọc "đạo diễn" có liên quan đến một vị Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước.
Những lần “trảm tướng” nhanh như chớp của Bộ trưởng Thăng; Hành trình vây bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm; Hành lý của khách bị rạch ở sân bay: Thanh tra Bộ GTVT vào cuộc; Phá trọng án trong những ngày Tết nguyên đán đã cận kề;Câu chuyện giảm nghèo chưa bao giờ dừng lại;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 04/02/2016.
Sửa tàu Cát Linh-Hà Đông, Trung Quốc chưa nghe: Tội hình thức; “Ngáo đá” khống chế hai cháu bé, dọa dội nước sôi; "Choáng" với quy trình sản xuất chè Đinh 3 triệu đồng/kg; Sự thật sau lời đồn về cái chết bí ẩn của nam sinh trên cầu; Liên tiếp có nhiều trẻ em nhập viện vì ngộ độc chì trong thuốc cam;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 03/02/2016.
3/14 mẫu thực phẩm phục vụ Tết không đạt chất lượng; 102 người đi bộ bị xử phạt trong ngày đầu: "Cần nhưng chưa đủ"?; Bị phát hiện bột ngọt từ nguyên liệu TQ, chốt cửa tẩu tán; WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika;
Kẻ gian đào mộ mới chôn, trộm đi một phần cơ thể; Đã tháo dỡ hết biển báo dưới 50km/h sau 10 ngày; CSGT trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức: Luật quy định thế nào?; "Người dân đừng trộm hoa ven hồ Gươm nữa"; Đã có kết quả xét nghiệm gạo từ thiện gây ngộ độc;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 01/02/2016.
Nghi “ăn gạo từ thiện… ngộ độc”: Hội nạn nhân chất độc da cam lên tiếng; Hành trình phá đường dây ma túy hội quý tử con nhà giàu; Việt Nam lên phương án đối phó với virus Zika gây teo não; Sân bay Nội Bài lên tiếng vụ "vòi vĩnh": Người tố trên Facebook nói gì?; Coi chừng lỡ chuyến tàu Tết vì... vé không hợp lệ!;... là những tin tức thời sự nổi bật
Người Việt có thói quen quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhau. Nhưng điều này không phải phù hợp, thậm chí thành khiếm nhã. Tết là dịp điều này thể hiện rõ nhất.
Tai nạn giao thông chết người do người đi bộ gây ra ở TP.HCM và Hà Nội đáng báo động.
Showbiz Việt hôm qua (3/2) dậy sóng sau khi hình ảnh MC đắt show bậc nhất hiện nay "khóa môi", cõng người yêu cũ Đinh Tiến Đạt xuất hiện trên mạng.
Mỹ vừa ghi nhận ca lây nhiễm virus Zika gây bệnh teo não đầu tiên không phải do muỗi đốt mà dường như từ quan hệ tình dục.
Lợi dùng lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, một số đối tượng đã dùng thủ đoạn đổi tiền thật lấy tiền giả để chiếm đoạt tài sản. ------------ Xem thêm: Tiền giả công khai rao bán trên facebook, http://vietbao.vn/tp/Tien-gia-cong-khai-rao-ban-tren-facebook/13583762/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
Đang giũa chìa khóa cho khách, anh bỏ ngang, cúi xuống góc tủ cầm lấy tấm biển, bước nhanh về phía một bà cụ, cẩn thận dắt bà qua đường.
Người dân phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội gọi ông Nguyễn Viết Vân với biệt danh là ông Vân 'ma túy'.
Đến huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) hỏi ông Tráng xây cầu hầu như ai cũng biết.
'Nước sâm lạnh ngon, bạn cứ lấy uống nhé. Cảm ơn! Miễn phí'.
Từ vỏ chai, gốm hỏng, đất cát ven sông… đều được chàng trai trẻ thu gom để bán nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ người dân vùng cao.
Lệnh Hoàn Thành tiết lộ cho tình báo Mỹ bí mật thâm cung của Bắc Kinh; Hoà đàm Syria tạm ngừng do giao tranh khốc liệt trên chiến trường; Bà Clinton chính thức giành chiến thắng 'sít sao nhất lịch sử'; Viễn cảnh nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đã cận kề.... là những tin chính trong tuần qua.
Ngày 2/2/2016 diễn ra buổi họp báo Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014, ông Đinh Quang Tri – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định chưa có kế hoạch tăng giá điện, tuy nhiên tới mùa cao điểm, doanh nghiệp 'chưa nói trước được điều gì'. Cũng trong buổi họp này, tổng kết hoạt động kinh doanh của tập đoàn này, EVN lãi hơn
Xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông ở HN; CSGT trưng dụng tài sản của dân gây tranh cãi; Đề xuất mua tàu Trung Quốc cũ; Hoa trang trí ở hồ Gươm bị ăn trộm; Các điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Bính Thân 2016 tại 64 tỉnh, thành... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.
Cảnh báo nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết; Phận tù 'mồ côi', Tết về rưng rưng nước mắt; Tiền giả công khai rao bán trên facebook; Rượu bia ngày Tết và những hệ lụy: Từ rượu giả đến tai nạn giao thông; Hành trình cảm động của người cha qua 15 tỉnh, thành đi tìm con; Phá án là trách nhiệm chứ không phải chiến công;.....là những tin đáng chú ý.
Thái Lan phát hiện virus Zika, Bộ Y tế Việt Nam họp khẩn; Ăn tiết canh ngày Tết, dễ chết như chơi; Trẻ nhập viện liên tiếp vì ngộ độc chì từ thuốc cam; Không biết bị lạc nội mạc tử cung: Nhiều phụ nữ vô sinh;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.