Психрометричний гігрометр або просто — психрометр. Електронні гігрометри Електронні гігрометри можуть використовувати різні принципи: оптоелектронні — вимірюють точку роси за допомогою охолоджуваного дзеркала (дзеркало охолоджується до температури напевне нижчої від температури точки роси, потім повільно нагрівається до температури точки роси); ємнісні — вимірюють зміну ємності полімерного або металоксидного конденсатора, викликану абсорбцією вологи (діапазон їх вимірювання — від 5 до 95 відносних відсотків, схильні до відходу показань через старіння, але їх показання майже не залежать від температури); кондуктометричні або резистивні-використовують ефект змінення електропровідності деяких гігроскопічних солей або електропровідних полімерів зі зміненням вологості;