Похибка вимірювань анероїд становить 1-2 мбар. Для отримання істинного значення тиску анероїд потребує три поправки: на шкалу — зумовлена тим, що анероїд неоднаково реагує на зміну тиску в різних ділянках шкали; на температуру — зумовлена ​​залежністю пружних властивостей коробки і пружини від температури; додаткова — обумовлена ​​зміною пружних властивостей коробки і пружини з часом. Історія