El método de análisis de suelos para el fósforo Olsen según la norma UNE 77324 es el siguiente:

1. Muestra de suelo: La muestra de suelo debe secarse al aire y triturarse hasta que pase por un tamiz de 2 mm. Debe tomarse una muestra representativa de al menos 500 gramos de suelo.

2. Reactivos y equipos necesarios:

- Ácido sulfúrico (H2SO4) al 0.5 N
- Solución de sulfato de amonio (NH4)2SO4 al 1 M
- Solución de bicarbonato de sodio (NaHCO3) al 0.5 M
- Solución de ácido clorhídrico (HCl) al 0.1 N
- Solución de cloruro de calcio (CaCl2) al 0.01 M
- Papel de filtro cuantitativo
- Matraz aforado de 100 ml
- Pipetas volumétricas de 2 ml y 10 ml
- Balanza analítica
- Agitador magnético
- Horno de secado a 105 °C
- Espectrofotómetro UV-VIS

3. Procedimiento:

3.1. Extracción con solución de sulfato de amonio (NH4)2SO4 al 1 M

- Pesar 10 gramos de suelo seco y tamizado en un matraz aforado de 100 ml.
- Añadir 40 ml de solución de sulfato de amonio (NH4)2SO4 al 1 M y agitar en un agitador magnético durante 30 minutos.
- Filtrar la solución a través de un papel de filtro cuantitativo y recoger 25 ml de la solución filtrada en un matraz aforado de 100 ml.
- Añadir 2 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) al 0.5 N al matraz aforado y completar el volumen con agua destilada.
- Agitar la solución y dejar reposar durante 15 minutos.
- Filtrar la solución a través de un papel de filtro cuantitativo.

3.2. Determinación del fósforo en la solución filtrada

- Pesar 0,5 gramos de bicarbonato de sodio (NaHCO3) y disolver en 100 ml de agua destilada.
- Pesar 0,625 gramos de cloruro de calcio (CaCl2) y disolver en 100 ml de agua destilada.
- Pipetear 10 ml de la solución filtrada en un matraz aforado de 100 ml.
- Añadir 10 ml de la solución de bicarbonato de sodio (NaHCO3) al matraz aforado y agitar durante 5 minutos.
- Añadir 10 ml de la solución de cloruro de calcio (CaCl2) al matraz aforado y agitar durante 5 minutos.
- Dejar reposar durante 15 minutos.
- Filtrar la solución a través de un papel de filtro cuantitativo.
- Medir la absorbancia de la solución a una longitud de onda de 882 nm en el espectrofotómetro UV-VIS.

4. Cálculo de las incertidumbres de medida:

Para calcular las incertidumbres de medida del procedimiento se deben identificar los factores que pueden contribuir a la incertidumbre y determinar su magnitud. Algunos de los factores que pueden contribuir a la incertidumbre son:

- Variabilidad de la muestra de suelo
- Errores de pesada y dilución de las soluciones
- Errores de pipeteo
- Variabilidad en la medición de la absorbancia en el espectrofotómetro

Para cada uno de estos factores se puede estimar su magnitud y calcular la incertidumbre combinada del método mediante la fórmula:

Uc = √(U1^2 + U2^2 + ... + Un^2)

Donde Uc es la incertidumbre combinada y U1, U2,...,Un son las incertidumbres de cada uno de los factores identificados.

Es importante realizar un estudio de validación del método para determinar su precisión y exactitud, y realizar un seguimiento y control de calidad regular para asegurar la fiabilidad del método.
วิธีวิเคราะห์ดินสำหรับฟอสฟอรัส Olsen ตามมาตรฐาน UNE 77324 มีดังต่อไปนี้ 1. ตัวอย่างดิน: ตัวอย่างดินจะต้องตากให้แห้งและบดจนผ่านตะแกรงขนาด 2 มม. ต้องใช้ตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนอย่างน้อย 500 กรัม 2. รีเอเจนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็น: - กรดซัลฟิวริก 0.5 โมลาร์ (H2SO4) - สารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 1 โมลาร์ - สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 0.5 โมลาร์ - สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.5 โมลาร์ 0.1 นิวตัน - แคลเซียมคลอไรด์ 0.01 โมลาร์ สารละลาย (CaCl2) - กระดาษกรองเชิงปริมาณ - ขวดปริมาตร 100 มล. - ปิเปตปริมาตร 2 มล. และ 10 มล. - เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ - เครื่องกวนแม่เหล็ก - เตาอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 °C - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV-VIS 3. ขั้นตอน: 3.1. การสกัดด้วยสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 1 โมลาร์ - ชั่งน้ำหนักดินแห้งและตะแกรง 10 กรัมลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มล. - เติมสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 1 โมลาร์ 40 มล. แล้วคนบนเครื่องคนแบบแม่เหล็กเป็นเวลา 30 นาที - กรองสารละลายผ่านกระดาษกรองเชิงปริมาณ และรวบรวมสารละลายที่กรองแล้ว 25 มล. ในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มล. - เติมกรดซัลฟิวริก 0.5 นอร์มัล (H2SO4) 2 มล. ลงในขวดวัดปริมาตรและทำให้ปริมาตรสมบูรณ์ด้วยน้ำกลั่น - เขย่าสารละลายแล้วพักไว้ 15 นาที - กรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเชิงปริมาณ 3.2. การหาปริมาณฟอสฟอรัสในสารละลายกรอง - ชั่งน้ำหนักโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 0.5 กรัมแล้วละลายในน้ำกลั่น 100 มล. - ชั่งน้ำหนักแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 0.625 กรัม แล้วละลายในน้ำกลั่น 100 มล. - ปิเปต สารละลายกรองแล้ว 10 มล. ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มล. - เติมสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 10 มล. ลงในขวดวัดปริมาตร และเขย่าเป็นเวลา 5 นาที - เติมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 10 มล. ลงในขวดวัดปริมาตร และเขย่าเป็นเวลา 5 นาที - ปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที - กรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเชิงปริมาณ - วัดการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตรในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV-VIS 4. การคำนวณความไม่แน่นอนของการวัด: ในการคำนวณความไม่แน่นอนของการวัดของขั้นตอน จะต้องระบุปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความไม่แน่นอนและกำหนดขนาด ปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลต่อความไม่แน่นอน ได้แก่: - ความแปรปรวนของตัวอย่างดิน - ข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักและการเจือจางของสารละลาย - ข้อผิดพลาดในการปิเปต - ความแปรปรวนในการวัดค่าการดูดกลืนแสงในเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คุณสามารถประมาณขนาดและคำนวณสำหรับแต่ละปัจจัยเหล่านี้ได้ ความไม่แน่นอนรวมของวิธีโดยใช้สูตร Uc = √(U1^2 + U2^2 + ... + Un^2) โดยที่ Uc คือความไม่แน่นอนรวม และ U1, U2,..., หนึ่งคือความไม่แน่นอนของ แต่ละปัจจัยที่ระบุ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการศึกษาการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการเพื่อระบุความแม่นยำและความถูกต้องแม่นยำ และดำเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของวิธีการ
spam fails_task lang_mismatch pii not_appropriate hate_speech sexual_content quality toxicity humor helpfulness creativity violence