2) Ewonan kaping luwih saka lampu merkuri B2ltraviolet tradisional, sing nutupi spektrum sterilisasi lengkap (200-315nm)
3) Efisien, ramah lingkungan, cepet (mung 5 menit)
4) Radius disinfeksi bisa nganti 3 meter, mateni superbug kayata CRE, VRE lan MRSA sajrone menit
5) Ora ana kerusakan peralatan lan instrumen sing disebabake dening adhem, siap digunakake
6) Iki banget nyebabake patogen. Ora ana patogen sing kakebalan cahya pulsa sing kuat
Aku butuh rega
Detail Produk
Tag Produk
Parameter Teknis Sterilisasi Pulv Ultraviolet
(Robot disinfeksi) PulseIn-D
1 Lampu pulen xenon
1.1 Tabung lampu xenon internal nggawe cahya kuat sing kuat
1.2 Dawa busar pemancar cahya ≥ 37.5 cm
1.3 Jarak elektroda ≥ 3,5 cm
1,4 Frekuensi bercahaya ≥ 2 Hz; voltase ngliwati elektroda ≥ 3000V
1,5 Lampu urip pulsa lampu ≥ 3 yuta kaping
2 Kapasitor debit voltase dhuwur
2.1 Ngisi daya lan ngeculake kaping ≥ 50 yuta kaping
2.2 Sistem kanthi otomatis ndeteksi status kapasitor debit lan kanthi otomatis ngelingake sampeyan ngganti kapasitor debit sing kadaluwarsa
3 Daya sistem
3.1 Tegangan input: 220V / 50HZ
3.2 Daya input ≥1200W
4 Faktor disinfeksi
▲ 4.1 Faktor desinfeksi yaiku lampu adhem pulsa band lengkap kalebu lampu ultraviolet ing pita 200nm-315nm
▲ 4.2 Energi cahya ultraviolet pulsa kanthi dawa 250nm-280nm kudu> 62000uw / ​​cm2 ing 1 meter (disedhiyakake laporan tes)
5 Efek disinfeksi (nyedhiyakake laporan tes)
5.1 Tingkat pembunuhan MRSA ing permukaan obyek kanthi 3 meter sawise iradiasi 5 menit yaiku ≥ 99,9%
5,2 Tingkat pembunuhan bakteri alami ing lumahing 3 meter sawise iradiasi 5 menit ≥ 99,0%
5,3 Tingkat pembunuhan Acinetobacter baumannii ≥ 99,9% ing 3 meter sawise iradiasi 5 menit
6 Wektu disinfeksi
6.1 Wektu desinfeksi bisa disetel nganti 5 menit, lan radius desinfeksi ≥ 3 meter, sing disetel miturut obyek sing bakal diinfeksi lan ukuran ruangan.
7. Bagean ngangkat lampu cerdas
▲ 7.1 Lampu bakal kanthi otomatis munggah lan tiba miturut pandhuan sistem lan status kerja, lan dhuwure digunakake yaiku ≥165cm.
7.2 Tes mandhiri lampu, sistem kanthi otomatis ngelingake supaya ngganti lampu sing kadaluwarsa
7.3 Ing njaba tabung lampu nggunakake kaca kuarsa permeabilitas tinggi sing diimpor, desinfeksi permeabilitas dhuwur lan lampu sterilisasi, dipotong 200NM
Lampu ing ngisor iki ditularake kanggo ngindhari generasi ozon sing adoh saka tabung lampu.
▲ 7.4 Filter ozon lan jaringan dekomposisi dipasang ing sisih ndhuwur tabung lampu kanggo bosok lan nyaring ozon sing digawe ing area cedhak tabung lampu; konsentrasi ozon sawise disinfeksi lan sterilisasi yaiku <0,08mg / m³ (laporan tes diwenehake)
8. Lumahing pangilon sing diimpor dibentuk dadi permukaan sing nggambarake bola kanthi cetakan kanggo nambah energi cahya sing sumunar metu lan nambah
Efek disinfeksi ditambah
9. Sistem kasebut siyap digunakake: nggunakake flicker pulsa kanggo ngetokake cahya adhem sing kuwat, ora ana kerusakan peralatan sing disinari, plastik logam, tirai tembok lan lingkungan liyane
10. Layar sentuh capacitive pinter 7 inci
10.1 Piranti lunak layar tutul nduweni fungsi ngelingake rampunge disinfeksi, mundhakake lampu, nyuda lampu, wiwiti sumunar, mungkasi sumunar, setelan sistem, setelan parameter, lsp. Tombol fungsi
10.2 Piranti lunak layar tutul duwe fungsi manajemen cerdas, kanthi otomatis ngrekam data sing relevan kanggo saben desinfeksi,
Sistem kanthi otomatis nglumpukake data saben modul sistem lan duwe fungsi alarm kanthi otomatis.
10.3 Remote control panel datar 7-inci duwe fungsi sing padha karo layar tutul host;
11. Swara kabeh mesin ≤ 65DB
12. Bobot mesin kasebut 65KG, lan bungkuse 100KG.
13. Produsen wis lulus sertifikasi ISO9001
▲ 14. Model produk wis lulus sertifikasi CE; produk duwe sertifikat paten; produk wis nglaporake laporan telusuran anyar.
▲ 15. Domestik> 10 rumah sakit ing ndhuwur Kelas III wis nginstal kapasitas.
16. Ukuran mesin: ambane 55cm, dawane 72cm, dhuwure 115cm;
17. Periode garansi kanggo inang lan tabung lampu xenon: 12 wulan.
Katrangan Produk
Seri PulseIn-D sterilisasi UV xenon pulsed (robot germisida) ngasilake cahya pulsa spektrum lengkap (kalebu cahya ultraviolet band, utamane 200nm-320nm) liwat lampu xenon sing ramah lingkungan, lan utamane ngliwati spektrum lebar, energi tinggi cahya ultraviolet sing pulsa Iradiasi ngrusak DNA mikroba utawa RNA kanggo ngancurake mikroba utawa regenerasi mikroba, kanggo ngrampungake virus, jamur, bakteri, spora lan patogen liyane. Produk kasebut nyedhiyakake cara perawatan sterilisasi lan desinfeksi sing aman, cepet lan efisien, sing bisa nyuda beban mikroba ing lingkungan institusi medis lan kesehatan lan nyuda tingkat infeksi rumah sakit (HAI) institusi medis lan kesehatan.
Panggunaan utama
Sterilisasi UV xenon pulsed (robot kuman) sing diproduksi dening perusahaan kita bisa nyuda beban mikroba ing lingkungan institusi medis lan kesehatan kanthi cepet mateni patogen kayata virus, jamur, bakteri, lan spora. Bisa ditrapake ing institusi medis ing kabeh level. Bisa nyuda tingkat infeksi rumah sakit (HAI) institusi medis ing kabeh level kanthi efektif kanthi sterilisasi cepet lan desinfeksi permukaan obyek lan udara.
Efek sterilisasi produk
Efek bakteri sing disertifikasi ditampilake ing tabel ing ngisor iki:
Efek sterilisasi
Jeneng patogen
Efek sterilisasi
Wektu pajanan
Jarak tes
Escherichia coli
> 99,9%
5 menit
1,00 m
Staphylococcus aureus
> 99,9%
5 menit
1,00 m
Candida albicans
> 99,9%
5 menit
1,00 m
Staphylococcus aureus resisten Methicillin (MRSA)
> 99,9%
5 menit
2,00 m
Enterococci resisten Vancomycin (VRE)
> 99,9%
5 menit
2,00 m
Lampu xenon empuk 1. Tabung lampu xenon bawaan ngasilake cahya kuat pulsa 2. Panjang busar pemancar cahya ≥ 37.5 cm 3. Jarak elektroda ≥ 3,5 cm 4. Frekuensi bercahaya ≥ 2 Hz; voltase ngliwati elektroda ≥ 3000V 5. Lampu pulsa umure luminous ≥ 3 yuta kaping
Kapasitor debit voltase dhuwur 1 .Charge lan debit kaping ≥ 50 yuta kaping 2. Sistem kanthi otomatis ndeteksi kahanan kapasitor debit lan kanthi otomatis ngelingake sampeyan ngganti kapasitor debit sing kadaluwarsa.
Kekuwatan sistem 1. Voltase input: 220V / 50HZ 2. Daya input ≥1200W
Faktor disinfeksi 1 .Faktor desinfeksi yaiku gelombang kadhemen pulsa kanthi panjang gelombang, kalebu lampu ultraviolet ing pita 200nm-315nm 2. Energi sinar ultraviolet pulsa kanthi dawa 250nm-280nm kudu> 62000uw / ​​cm2 ing 1 meter (disedhiyakake laporan tes) Efek disinfeksi (nyediakake laporan tes) Tingkat pembunuhan bakteri alami ing permukaan 3 meter sawise iradiasi 5 menit ≥ 99,0%
Layar sentuh capacitive 7 inci
Produsen wis lulus sertifikasi ISO9001
Model produk wis lulus sertifikasi CE; produk duwe sertifikat paten; produk wis nglaporake laporan telusuran anyar.
Fitur lan kaluwihan
1. Disinfeksi cepet: Cara disinfeksi cepet ing papan tartamtu bisa mateni Ebola, C.diff, MRSA, CRE lan virus liyane lan bakteri resisten
2. Efisiensi kerja sing dhuwur: 5 menit bisa ngrampungake tugas desinfeksi 25 m²; 30 menit bisa ngatasi 150 m²;
3. Operasi sederhana: ora prelu operasi profesional, perawat, perawat lan staf reresik bisa operasi sawise latihan ngrampungake pembunuhan;
4. Ora ana efek samping: ora ana polusi, ora ana residu kimia;
5. Ora ana karusakan: Teknologi cahya adhem digunakake kanggo ora ngrusak kinerja lan permukaan peralatan medis; mesin manungsa dipisahake sajrone digunakake, lan remot kontrol nirkabel digunakake kanggo ngindhari kerusakan awak manungsa;
6. Penak: siap digunakake, disinfeksi kapan wae.
Barang
Nilai
Ukuran mesin
55cm ambane, dawane 72cm, dhuwure 115cm
Periode garansi saka inang lan tabung lampu xenon
12 wulan
Gangguan mesin
≤ 65DB
Wektu disinfeksi
bisa disetel nganti 5 menit, lan radius desinfeksi yaiku meters 3 meter, sing disetel miturut obyek menyang
disinfeksi lan ukuran kamar
Diagram blok sistem
Kemasan produk
Nalika peralatan pindhah ing pesawat, coba push peralatan lan aja narik peralatan kasebut, kaya sing dituduhake ing gambar ing ngisor iki:
gerakan kesalahan Gambar
gerakan tengen
Piranti kasebut pindhah ing pesawat. Nalika ana alur utawa tonjolan sing gedhe, kudu diterusake nganggo pedal sikil, supaya peralatan kasebut liwat alur, lan gagange ora bisa ditarik kanthi angel. Kaya sing dituduhake ing ngisor iki:
gerakan kesalahan alur
gerakan tengen alur
Nalika peralatan ngliwati slope, kudu dicathet yen nalika mindhah piranti, sampeyan kudu ngadeg ing ngarepe piranti lan narik munggah piranti, lan sudut miring piranti ora bisa ngluwihi 30 derajat. Kaya sing dituduhake ing ngisor iki:
Manungsa waé: Elinga! Aja meksa instrumen ing mburine nalika munggah ing lereng!
gerakan kesalahan Gambar
gerakan tengen
Nalika peralatan ngliwati langkah ndhuwur lan ngisor, pirang-pirang wong kudu ngangkat piranti kasebut, lan ora pareng nyeret piranti kasebut kanthi paksa ing langkah kasebut, kaya ing ngisor iki: