2) Ewonan kaping luwih saka lampu merkuri B2ltraviolet tradisional, sing nutupi spektrum sterilisasi lengkap (200-315nm)
3) Efisien, ramah lingkungan, cepet (nganti 5 menit)
4) Radius disinfeksi bisa nganti 3 meter, mateni superbug kayata CRE, VRE lan MRSA sajrone menit
5) Ora ana kerusakan peralatan lan instrumen sing disebabake dening adhem, siap digunakake
6) Iki banget nyebabake patogen. Ora ana patogen sing kakebalan cahya pulsa sing kuat
7) Navigasi otomatis, ngindhari alangan otomatis, disinfeksi otomatis, mbayar ulang otomatis
Aku butuh rega
Detail Produk
Tag Produk
Steril ultraviolet pulsa cerdas seluler
(Robot desinfeksi cahya pulsa cerdas) Parameter teknis AIStrike
1) Gunakake cara fisik kanggo disinfeksi.
2) Lampu pulen xenon, dawa busur bercahaya ≥370 mm, frekuensi bercahaya 2 Hz, sistem kanthi otomatis ndeteksi lampu
Umur tabung, gunakake paramèter.
3) Jumlah ngisi daya lan ngeculake kapasitor debit voltase dhuwur yaiku ≥50 yuta kaping, lan sistem kanthi otomatis ndeteksi kahanan kapasitor debit lan ngelingake supaya ngganti kapasitor sing kadaluwarsa.
4) Ngisi daya voltase tumpukan: 220V / 50HZ, voltase output: 48V15A.
5) Faktor sterilisasi, cahya adhem pulsa panjang gelombang 200-1100nm kalebu 200nm-315nm
Pita gelombang ultraviolet, ultraviolet pulsa kanthi dawa gelombang 250nm-280nm (kanthi 1 meter) energi ≥60000uw / ​​cm2.
6) Tingkat pembunuhan Acinetobacter baumannii AB-CR sawise iradiasi 5 menit yaiku ≥99,9%,
Sawise iradiasi 5 menit, tingkat pembunuhan albicans Candida yaiku ≥99,9%,
7) Tingkat pembunuhan MRSA ≥99.9% sawise kena teknologi sing padha lan seri produk sing padha sajrone 5 menit (3 meter)
Tingkat pembunuhan Pseudomonas aeruginosa sawise iradiasi 5 menit (ing 3 meter) yaiku -99,9%.
8) Tingkat pembunuhan Klebsiella pneumoniae ≥99.9% sawise kena teknologi sing padha lan seri produk sing padha sajrone 5 menit (ing 3 meter),
Tingkat pembunuhan Acinetobacter baumannii ≥99.9% sawise disinari nganti 5 menit (ing 3 meter),
Tingkat pembunuhan bakteri alami sawise iradiasi 5 menit (ing 3 meter) yaiku ≥99.7%.
9) Wektu disinfeksi bisa disetel nganti 5-10 menit, radius desinfeksi ora kurang saka 3 meter, lan fungsi mundur total desinfeksi bisa disetel miturut ukuran obyek desinfeksi lan ruangan; wektu Countdown bisa disetel lan katon;
10) Tabung lampu kanthi otomatis diangkat lan mudhun, lan stroke angkat ora kurang saka 50CM. Tabung kaca kuarsa permeabilitas tinggi sing diimpor digunakake kanggo disinfeksi lan sterilisasi permeabilitas tinggi. Sisih ndhuwur dilengkapi jaring dekomposisi saring ozon kanggo bosok lan nyaring ozon.
11) Aluminium permukaan mirror sing diimpor digunakake kanggo mbentuk permukaan reflektif sing mlengkung. Reflektifitas aluminium permukaan cermin yaiku ≥90%, sing nambah energi cahya sing sumunar metu.
12) Sistem wis siyap digunakake. Sawise kerja, konsentrasi ozon ≤0.1mg / m³ (disedhiyakake laporan tes), lan ora ana kerusakan lingkungan kayata peralatan, plastik logam, windows wall, tirai, lsp.
13) Layar sentuh kapasitif cerdas 7-inch, piranti lunak layar tutul duwe fungsi pangeling-eling ngrampungake disinfeksi, ngunggahake lampu, nyuda lampu, miwiti sumunar, mandheg sumunar, setelan sistem, setelan parameter lan tombol fungsi liyane. Fungsi manajemen cerdas, nglacak proses desinfeksi otomatis, ngrekam data otomatis sing cocog kanggo saben desinfeksi, sistem kanthi otomatis nglumpukake data saben modul sistem, lan duwe fungsi alarm otomatis. Remote tablet nirkabel duwe fungsi sing padha karo layar tutul unit utama.
14) Nduwe fungsi mindhai kanthi otomatis lan nyimpen peta, pandhu arah otomatis, ngisi ulang otomatis, ngindhari alangan otomatis, alarm otomatis lan fungsi liyane, tanpa intervensi manual, disinfeksi otomatis.
15) Nggunakake modul scanning laser, modul kamera 3D dobel lan radar ultrasonik, ngindhari alangan otomatis lan navigasi otomatis.
14) Kanthi antarmuka cerdas, sampeyan bisa kanthi gampang ngakses piranti lunak manajemen cloud cerdas kanggo nyadari ngawasi status mesin, ngrekam data, pitakon, bisa dilacak lan fungsi liyane.
15) Produsen wis lulus sertifikasi SIO9001, produk teknologi sing padha wis lulus sertifikasi CE, produk teknologi sing padha duwe laporan telusuran anyar, lan produk teknologi sing padha duwe sertifikat paten.
16) Produk teknis sing padha nyedhiyakake dhaptar pangguna saka 10 rumah sakit domestik ing ndhuwur Kelas A.
Spesifikasi
barang regane
Jinis Peralatan Sterilisasi Ultrasonik
Jeneng Merek DONEAX
Nomer Model AIStrike
Papan Asal Cina
Klasifikasi instrumen Kelas II
Jaminan 1 Taun
Layanan Sawise Didol Dhukungan teknis online
Lamaran Piranti Kesehatan Rumah Sakit
Werna Abu-abu perak
Wektu disinfeksi 5-10Minit
Dawa busar sing bercahaya ≥370mm
Radius disinfeksi ora kurang saka 3 meter
Stroke angkat lampu ora kurang saka 50CM
Konsentrasi ozon sawise kerja ≤0.1mg / meter kubik
layar tutul capacitive pinter 7 inci
Lampu urip 4 yuta kaping
Bobot net 115kg
Keuntungan Kita
1) Navigasi otomatis: Kanthi sistem terminal lengkap, sawise area desinfeksi disetel, peralatan kasebut tekan ing tujuan kanthi mandiri;
2) Nyingkiri alangan otomatis: Nalika nemoni alangan, peralatan kasebut bakal nyingkiri dhewe, ngrencanakake rute anyar, lan tekan area desinfeksi;
3) Ngisi daya otomatis: Yen batere ora cukup, piranti bakal kanthi otomatis bali menyang tumpukan pangisi daya sing ditetepake kanggo ngisi daya;
4) Disinfeksi cerdas: Ketik pendhapa kanggo disinfeksi miturut rute sing wis direncanakake, lan staf medis ora perlu langsung mlebu bangsal, kanthi efektif ngindhari infeksi silang.
Katrangan Produk
Robot mateni Kuman Cahaya AI Pulsed
1) Pulsestrike 360 ​​cahya xenon pulsed
2) Ewonan kaping luwih saka lampu merkuri B2ltraviolet tradisional, sing nutupi spektrum sterilisasi lengkap (200-315nm)
3) Efisien, ramah lingkungan, cepet (nganti 5 menit)
4) Radius disinfeksi bisa nganti 3 meter, mateni superbug kayata CRE, VRE lan MRSA sajrone menit
5) Ora ana kerusakan peralatan lan instrumen sing disebabake dening adhem, siap digunakake
6) Iki banget nyebabake patogen. Ora ana patogen sing kakebalan cahya pulsa sing kuat
7) Navigasi otomatis, ngindhari alangan otomatis, disinfeksi otomatis, mbayar ulang otomatis
Fitur:
1) Wektu disinfeksi cekak: 5 menit wektu desinfeksi, pirang-pirang pendhapa bisa diinfeksi saben dina;
2) Jangkauan akeh sterilisasi: radius sterilisasi bisa tekan 3m, fokus cahya lan filter sing bisa nyorot langsung permukaan kontak frekuensi dhuwur, lan kanthi manual ngresiki papan sing gampang diabaikan, sing bisa ngilangi kuman kanthi luwih lengkap lan efisien;
3) Sterilisasi sak tenane: ultraviolet pulsed full-band (200-315nm) lan teknologi desinfeksi lan sterilisasi spektrum lengkap bisa mateni kuman lan bakteri tahan obat-obatan;
4) Operasi sing gampang: sistem manajemen perangkat lunak cerdas adhedhasar awan, siap digunakake;
5) Perlindhungan lingkungan lan awet: ora ana karusakan lan disinfeksi, ora ana residu kimia, ora ana residu sing mbebayani.