Ing sistem MRI, kumparan panampa minangka komponen penting, sing langsung mengaruhi kualitas gambar. Koil nampa tanggung jawab kanggo ndeteksi sinyal MR. Fluks magnetik osilasi saka sistem puter sing bungah bisa dicekel nganggo koil nalika arus listrik sing diinduksi. Arus iki banjur dikuatake, didigitalisasi, lan disaring kanggo ngekstrak informasi frekuensi lan fase.
Jinis:
Koil permukaan, koil volume, koil transceiver
Frekuensi:
disesuaikan miturut pelanggan
Saluran:
saluran tunggal, saluran ganda, papat saluran, 8 saluran, 16 saluran, lsp.
resistensi input:
50Ω
Isolasi:
luwih apik tinimbang 20dB
Entuk Preamp:
30dB
Tokoh swara:
0,5-0,7
Bandwidth kerja:
1MHz, Nyedhiyakake sing bisa disesuaikan
Kirim email menyang kita
Detail Produk
Tag Produk
Pambuka Produk
Ing sistem MRI, kumparan panampa minangka komponen penting, sing langsung mengaruhi kualitas gambar. Koil nampa tanggung jawab kanggo ndeteksi sinyal MR. Fluks magnetik osilasi saka sistem puter sing bungah bisa dicekel nganggo koil nalika arus listrik sing diinduksi. Arus iki banjur dikuatake, didigitalisasi, lan disaring kanggo ngekstrak informasi frekuensi lan fase.
Sawise pirang-pirang taun riset lan kerja keras, tim R&D perusahaan wis nggawe koil nampa liwat macem-macem tes lan mbandhingake, lan indikator kinerja wis tekan level paling dhuwur ing industri.
Kita duwe macem-macem jinis koil sing bisa dipilih, sing bisa diklasifikasikake miturut tampilan, sing bisa dipérang dadi kumparan permukaan, birdage, lan transceiver. Kajaba iku, pangguna bisa milih nomer saluran kumparan sing dibutuhake,
Umume, kumparan birdcage sing paling akeh digunakake, lan bisa digunakake ing endhas, gulu, dhengkul, lsp. contone, koil birdcage loro-saluran kasusun saka kumparan solenoid lan kumparan saddle. Kumparan kita duwe faktor kualitas tinggi lan keseragaman sing apik, bisa nyukupi macem-macem kabutuhan scanning, ing wektu sing padha, kita uga nyedhiyakake layanan khusus, pangguna bisa milih ukuran dhewe-dhewe.
Koil permukaan bisa digunakake kanggo mindhai utomo utawa bagean liyane sing disenengi; nalika nggunakake koil permukaan, amarga keterbukaane, sampeyan bisa mindhai area sing minat ing macem-macem postur.
Koil transceiver minangka jinis koil anyar. Panularan lan panrima kasebut terintegrasi, mula ukuran koil luwih cilik tinimbang gulungan kawat. Ing kahanan sing padha, dibandhingake karo sistem sing dipisahake transceiver tradisional, sarat sing luwih cilik kanggo daya ampli RF. Kajaba iku, amarga ukurane sithik, mula ora mbutuhake ukuran bukaan magnet sing gedhe, lan bisa digunakake kanggo sistem cilik utawa sistem liyane kanthi sarat papan sing ketat.
Parameter Teknis
1 、 Jinis: koil permukaan, koil volume, koil integrasi penerima pemancar
2 、 Frekuensi: disesuaikan miturut pelanggan
3 、 Saluran: siji saluran, dual channel, papat saluran, 8 saluran, 16 saluran, lsp.
4, Impedansi input: 50 ohm
5Isolasi: luwih apik tinimbang 20dB
6 gain Entuk preamplifier: 30dB
7, Tokoh swara: 0,5-0,7
8 bandwidth bandwidth kerja: 1MHz,
Sedurunge: Perlu Flamingo Lampu Abang
Sabanjure: Koil Intervensional MRI
Produk sing gegandhengan
Koil Gradien kanggo MRI
Tabel MRI
Koil Intervensional MRI
Nuduhake
© Hak Cipta - 2010-2021: Kabeh Hak dilindhungi undhang-undhang.
Produk Panas-Peta Situs-AMP Mobile
Hubungi Kita
No. 555, Jalan Yahan, Provinsi Zhejiang Kota Yuyao, China
Email: email@example.com
Hubungi kita saiki: 0086-0574-62615090
Kode Pos: 315400
Enquiry
Kanggo pitakon babagan produk utawa pricelist, wenehi email menyang kita lan kita bakal bisa kontak sajrone 24 jam.