Metode TEV lan AE diakoni lan teknologi sing cocog kanggo digunakake ing deteksi discharge parsial online.
Kirimi email kanggo kita
Detail Produk
Tag produk
Sensor fleksibel eksternal (kanggo opsi)
Sensor parabola (kondensor gelombang, kanggo opsi)
Metode TEV lan AE diakoni lan teknologi sing cocog kanggo digunakake ing deteksi discharge parsial online.
GDPD-313M nggunakake teknologi deteksi ultrasonik (AE) lan mode TEV, sing bisa njamin sensitivitas sinyal kanthi efektif ing lingkungan interferensi ing situs.Iku cocok kanggo ndeteksi cacat PD lan nemokake sinyal PD kanggo ngalih kabinet etc.
Fitur
●Sensor ultrasonik sing dibangun ing.fault listrik ngasilake gelombang ultrasonik ing titik fault, lan mode ultrasonik ngirim sinyal ultrasonik liwat earphone kanggo mindai wilayah kanggo ndeteksi discharge.Macem-macem karakteristik geter, pop, lan hum bisa digandhengake karo macem-macem kesalahan.
●Sensor TEV presisi dhuwur sing dibangun, ditambah karo sinyal elektromagnetik sing diasilake dening discharge parsial, kanggo ngenali risiko kegagalan discharge internal sing potensial.
●Ing Mode Ultra, antarmuka utama nampilake amplitudo discharge parsial (dBuv), lan nggunakake werna kuning, ijo, lan abang kanggo nambah keruwetan discharge parsial.Ing wektu sing padha, volume ngrungokake headphone (Vol) bisa diatur.
●Ing mode radio transient (TEVMode),antarmuka utama nampilake amplitudo discharge parsial, jumlah pulsa, jumlah total pulsa lan tingkat intensitas discharge ing saben siklus frekuensi daya.
●Didhukung dening baterei lithium sing bisa diisi ulang, terus digunakake luwih saka 6 jam.
●Tampilan LCD warna nyata, pituduh daya baterei wektu nyata;tombol film fisik gampang kanggo nggunakake lan dilengkapi karo external dhuwur-kasetyan swara nyuda headphone.
Spesifikasi
● Sensor TEV
Mrentang easurement 0-60dB
Blan jembaré 3-100MHz
Aakurasi ± 1dB
Mkapak.kaping pulsa saben siklus 1000
Ming. kaping pulsa 1
●Sensor ultrasonik
Mrentang easurement -7dB~60dB
Rsolusi 1dB
Aakurasi ± 1dB
Ssensitivitas -65dB
Cngetik frekuensi 40.0±1.0KHz
Blan jembaré 2.0KHz
●Baterei
Bbaterei uilt-in Baterei lithium, 8.4V,1800mAh
Uwektu Udakara 6 jam
Charwektu ging Abab 5 jam
Proteksi Over-voltase lan pangayoman liwat-saiki
●Pangisi daya
Rvoltase larang 8.4V
Oarus output 1A
Temperatur 10 ℃ -60 ℃
Hkaluwihan <80%
● Hardware
Sneraka
Plastik molding monokrom
Screen
240*320 TFTLlayar CD
Control
6 kab
Iantarmuka
Micro USBiantarmuka,port pangisi daya, port kuping, port external kanggo ngumpulake gelombang kolektor