Kelembapan lingkungan lan kamar uji suhu benchtop, uga disebut kamar kelembapan suhu benchtop, nggunakake sirkulasi udara kanggo njaga suhu lan kelembapan sing seragam ing ruangan uji, menehi solusi ekonomi lan ngirit papan kanggo nguji produk cilik, ruangan uji benchop iki cocog karo kinerja dhuwur. kanggo nyukupi kabutuhan tes lingkungan.
Model: TGDJS-50T
Kapasitas: 50L
Rak: 1 pc
Warna: Biru
Ukuran interior: W350 × D350 × H400mm
Ukuran njaba: W600 × D1350 × H1100mm
Kirim Pitakonan
Deskripsi Produk
katrangan:
Saka -20 / -40 / -70 kanggo +150 ° C, (asor: 20 kanggo 95% RH), Climatest Symor & reg; asor lingkungan benchtop lan kamar test suhu nggabungke sawetara operasi sudhut ing desain kompak, fitur gampang-kanggo-operate kontrol layar tutul, asor lingkungan benchtop lan suhu kamar test iku sawijining peralatan testing becik kanggo komponen cilik, lan kasedhiya ing volume 50L.
Spesifikasi
Model TGDJS-50T
Ukuran Interior W350×D350×H400mm
Ukuran njaba W600×D1350×H1100mm
Range Suhu Model A:-20°C~+150°C Model B:-40°C~+150°C Model C:-70°C~+150°C
Fluktuasi Suhu: â¤±0,5°C; Keseragaman Suhu: â¤2°C
Rate Pemanasan 2.0~3.0°C/min
Cooling Rate 0,7 ~ 1,0 ° C / min
Range Kelembapan 20% ~ 98% R.H (5% RH/10% RH uga kasedhiya)
Kelembapan Bias +2/-3% R.H
Bahan interior Anti karat SUS#304 baja tahan karat
Bahan njaba Plat baja sing digulung kadhemen kanthi penyemprotan elektrostatik
Isolasi Superfine fiberglass wool / busa poliuretan
Pengontrol 7â pengontrol layar tutul UNIQUE(UMC) asli Jepang sing diimpor
Sistem Sirkulasi Motor tahan suhu dhuwur, siklus tunggal, sumbu dawa lan penggemar centrifuge jinis multi-godhong stainless steel
Humidifikasi Kelembapan slot cethek, mode humidifikasi uap, pasokan banyu otomatis kanthi weker kekurangan banyu
Dehumidification Mode dehumidifikasi kulkas
Sistem Pemanasan Pemanas NiCr, sistem independen
Kulkas Kompresor Hermetik Prancis "TECUMSEH", Mode pendinginan unit/mode pendinginan ganda (pendingin udara)
Piranti pangayoman Proteksi bocor lan outage, kompresor over-pressure, overheat, over-current protection, overload fusing protection, alarm sinyal audio, weker kekurangan banyu
Power Supply 220V · 50HZ/60HZ, 380V 50HZ/60HZ
Proteksi safety:
· Pembatas suhu independen: Mateni lan weker mandiri kanggo tujuan proteksi termal sajrone tes.
· Sistem Pendingin: Over-heat, over-current lan over-pressure proteksi kompresor.
· Ruang tes: Proteksi suhu sing berlebihan, kipas lan motor panas banget, gagal fase / mbalikke, wektu kabeh peralatan.
x
Kurva suhu lan kelembapan:
Kaluwihan pengontrol sing bisa diprogram:
· 7 inch Jepang programmable layar tutul controller
· Setel titik suhu ing mode nilai fix utawa mode program
· Titik nyetel suhu lan tampilan kurva suhu wektu nyata
· Program kelompok 100 kanthi memori segmen 999; saben bagean 99Jam59Min
· Data tes bisa diundhuh kaya sing dibutuhake liwat antarmuka RS232
ciri:
· Area testing digawe dening anti-korosi SUS # 304 disapu resik stainless steel
· Sealing lawang digawe dening karet silikon tahan suhu dhuwur lan tahan tuwa
· Sistem sirkulasi udara seragam ing area uji coba
· Kompresor kulkas "Tecumseh" asli Prancis sing diimpor
· Port kabel diameter 25mm dumunung ing sisih tengen
Jendhela tampilan transparan lan cahya sing efektif ing njero supaya gampang diamati
Apa asor lingkungan benchtop lan kamar uji suhu?
Kelembapan lingkungan benchtop lan struktur kamar tes suhu dioptimalake kanggo diselehake ing benchtop lan ngirit papan, nuduhake keseragaman suhu lan kelembapan sing luwih apik ing pager cilik, kanthi 3 kisaran suhu sing beda (-20, -40, utawa -60â) lan Kelembapan 20% nganti 98% RH, kasedhiya ing volume 50L.
Benchtop suhu kamar asor simulates suhu dhuwur, suhu kurang, kahanan siklus asor suhu, kanggo nyoba owah-owahan kinerja produk ing lingkungan nemen, iku cocog test linuwih produk industri.
· Gampang instalasi
· Kontrol suhu sing tepat ing kamar cilik
· Tipe desktop dirancang kanggo laboratorium ruang winates
· Over-temperatur limiter
· Kontroler LCD sing bisa diprogram Jepang
· Rekam data riwayat 365 dina
· Suhu & kelembapan wektu nyata lan tampilan kurva riwayat
· Antarmuka komputer RS232 kanggo ngundhuh data
Aplikasi saka asor lingkungan benchtop lan kamar test suhu
Keandalan komponen elektronik gumantung saka skema desain linuwih. Sajrone proses manufaktur, amarga fluktuasi faktor manungsa utawa bahan mentah, paramèter proses, lan kahanan peralatan, produk pungkasan ora bisa entuk linuwih sing dikarepake. Ing saben batch produk rampung, mesthi ana cacat sing didhelikake, sing katon minangka kegagalan awal ing kahanan stres tartamtu.
Kajaba iku, komponen elektronik duwe syarat sing ketat banget babagan kahanan suhu lan kelembapan, lan pengaruhe gedhe banget. Mulane, asor lingkungan benchtop lan kamar test suhu asring digunakake ing industri elektronik. Contone, Apa sirkuit bisa nyukupi suhu sing dibutuhake? Amarga suhu sekitar mundhak 10â, umur komponen elektronik suda udakara 30% -50%, lan paling ora 10%.
Dadi perlu kanggo njupuk langkah-langkah kanggo nguji komponen elektronik kasebut kanthi gagal awal sabisa sadurunge perakitan sabanjure, lan kanggo tujuan iki, asor lingkungan benchtop lan kamar uji suhu minangka salah sawijining peralatan uji dhasar ing proses kontrol kualitas awal:
1. panyimpenan suhu dhuwur saka asor lingkungan benchtop lan kamar test suhu
Screening suhu dhuwur biasane digunakake ing piranti semikonduktor, sing disimpen ing suhu dhuwur nganti 24 nganti 168 jam. Umume kegagalan komponen elektronik disebabake kontaminasi permukaan, ikatan sing ora apik, lan lapisan oksida sing rusak, sing ana hubungane karo suhu.
Tekanan termal lan durasi screening saka macem-macem komponen elektronik kudu dipilih kanthi tepat kanggo ngindhari mekanisme kegagalan anyar. Screening suhu dhuwur iku prasaja, murah, lan bisa dileksanakake ing akeh komponen.
2. Sistem sirkulasi suhu saka asor lingkungan benchtop lan kamar test suhu
Amarga ekspansi panas lan prinsip kontraksi kadhemen, piranti elektronik bakal nemoni kahanan suhu lingkungan sing beda nalika digunakake, lan komponen kanthi resistensi termal sing kurang rentan kanggo gagal, kamar termal portabel nyimulasi siklus suhu antarane suhu dhuwur banget lan suhu kurang ekstrim, sing bisa ngilangi kanthi efektif. produk karo cacat kinerja termal. Kondisi screening sing umum digunakake kanggo komponen yaiku -55 nganti +125â, lan 5 nganti 10 siklus.
3. Suhu asor muter benchtop asor lingkungan lan suhu kamar test
Kabinet asor suhu benchtop nguji kemampuan adaptasi produk sing digunakake utawa disimpen ing kahanan lingkungan sing beda-beda, amarga bakal langsung utawa ora langsung mengaruhi kinerja produk, ruangan kasebut nyedhiyakake data migunani kanggo desain, produksi lan panggunaan, lan uga mbabarake masalah ing desain produk, mentah. bahan, lan proses manufaktur.
Industri Otomotif:
Ing kahanan suhu kurang, suhu dhuwur, suhu lan asor muter, ing benchtop suhu lan asor kamar nganakake tes simulasi lingkungan, kanggo mriksa owah-owahan fisik produk, lan hakim apa kinerja isih bisa ketemu syarat predetermined liwat testing, supaya. minangka kanggo nyedhiyani desain produk, dandan, referensi identifikasi.
Apa tes suhu lan kelembapan sing kudu ditindakake kanggo autoparts?
1) Tes suhu dhuwur: Lingkungan suhu dhuwur ngasilake efek termal, sing bakal nyebabake lemes, ekspansi lan penguapan, gasifikasi, retak, leleh lan tuwa saka bagean mobil (kayata airbag, sistem mesin cuci kaca ngarep, selang rem, bagean plastik), banjur mobil bakal rusak mechanical, dealing gagal, insulasi miskin saka sistem sirkuit, lan liyane.
2) Tes suhu sing kurang: Lingkungan suhu sing sithik nyebabake kontraksi fisik bagean mobil, solidifikasi minyak, pengurangan kekuatan mekanik, brittlement materi, kelangan elastisitas lan es lan liya-liyane, banjur mobil bakal katon retak, kegagalan mekanik, nambah nyandhang, gagal sealing lan kesalahan isolasi sistem sirkuit.
3) Tes panas lembab: Kelembapan sekitar nyebabake karat ing permukaan logam, nyebabake kerusakan materi, kekuwatan listrik lan nyuda resistensi insulasi.
Climatest Symor & reg; nawakake kamar test iklim lengkap kanggo industri otomotif, nawakake solusi teknis canggih kanggo aplikasi R&D uga kontrol produksi lan kualitas komponen lan kendaraan lengkap. benchtop asor lingkungan lan suhu kamar test, Thermal kejut kamar test, uyah semprotan kamar korosi, wedhi lan bledug kamar, udan kamar test, UV tuwa kamar - kabeh kahanan lingkungan bisa simulasi lan maleh.
Lampu LED Industri Manufaktur:
Light Emitting Diode (LED) biasane digunakake kanggo lampu indikator, lampu, panel tampilan ing peralatan omah lan industri, nduweni kaluwihan efisiensi dhuwur lan umur layanan sing dawa. Nanging, urip layanan tartamtu kudu ditaksir ing tahap pangembangan awal, iki bisa dipikolehi liwat tes linuwih lingkungan, peralatan umum yaiku kamar uji kelembapan suhu, kamar suhu, kamar kejut termal, kanthi nyetel suhu, asor lan siklus kanggo nerusake tes umur, kayata 85â / 85%, 60â/ 85%, 500 jam, kanggo ngevaluasi apa kinerja kasebut cocog karo standar kualitas utawa ora.
Produk sing gegandhengan karo LED, kayata modul tampilan OLED, kudu ngetutake prinsip ing ngisor iki nalika nggunakake kamar uji kelembapan suhu:
1. Ngelingi siklus urip produk, analisa jinis lingkungan sing ditemoni sajrone produksi, transportasi lan panyimpenan.
2. Analisis faktor lingkungan sing nduwe pengaruh paling gedhe ing kinerja produk, lan pilih kanggo dites.
3. Nglumpukake lan nganalisa kahanan iklim ekstrim sing ditemoni ing kabeh siklus urip.
4. Analisis karakteristik produk, supaya bisa nyepetake penilaian dampak lingkungan, kahanan iklim sing ekstrem bisa dipilih, kayata tes panas lembab.
5. Suwene tes ana hubungane karo jinis produk, struktur, bobot, lsp.
Ing industri LED, perlu nggunakake kamar uji kelembapan suhu kanggo tes. Tes kasebut disambungake bebarengan. Yen kualitas produk dhewe ora cukup apik, iku ora bakal pass test lingkungan ing proses sabanjuré, supaya prodhuk ora bakal pass.
Kajaba iku, ruangan uji kelembapan suhu uga ditrapake ing komunikasi nirkabel, komputer industri, produk awan, industri, syarat tes sing beda ditindakake kanthi simulasi lingkungan alami lan cepet, ruangan uji kelembapan suhu minangka peralatan umum kanggo tes linuwih lingkungan.
Apa prinsip pendinginan saka asor lingkungan benchtop lan kamar test suhu?
Sirkulasi pendinginan nganggo siklus Carnot mbalikke, kalebu rong proses isotermal lan rong proses adiabatik: refrigeran dikompres nganti tekanan dhuwur liwat kompresi kompresor adiabatik, banjur refrigeran nindakake pertukaran panas karo medium sekitar lan transfer panas menyang medium kasebut kanthi isotermal. Sawisé iku, refrigeran dianggo kanthi ekspansi adiabatik liwat tutup tutup, lan suhu refrigeran mudhun. Pungkasan, refrigeran nyerep panas saka obyek kanthi suhu dhuwur kanthi isotermal liwat evaporator kanggo nyuda suhu obyek sing bakal didinginake. Siklus iki kudu diulang kanggo ngerteni penurunan suhu.
Apa kaluwihan saka Climatest Symor & reg; benchtop asor lingkungan lan suhu kamar test?
· Konsentrasi ing manufaktur peralatan uji lingkungan ing China
· Kanthi hak properti intelektual lan paten desain lan nguasai teknologi inti ruang uji lingkungan.
· Kontroler gampang dioperasikake LCD Jepang sing bisa diprogram sing bisa dikontrol kanthi jarak jauh (opsional).
· Kontrol suhu sing akurat lan keseragaman suhu sing optimal.
· Sistem pendinginan nggunakake kompresor impor asli Prancis.
· Dilengkapi piranti proteksi multi-safety.
Paket asor lingkungan benchtop lan kamar uji suhu
Langkah pisanan: Lebokake film tipis ing kabeh ruang uji suhu kanggo tujuan anti banyu lan tahan bledug.
Langkah kapindho: Ikatan umpluk gelembung ing kamar test suhu tightly, banjur nutupi mesin karo tas plastik amba.
Langkah katelu: Sijine kamar test suhu menyang kasus polywood dikiataken karo pallet ing ngisor.
Paket iki cukup kuat kanggo nahan transportasi segara lan sepur sing bumpy, lan njamin produk kasebut dikirim menyang pelanggan kanthi lancar.
Pangiriman benchtop asor lingkungan lan kamar test suhu
Kamar tes kelembapan lan suhu lingkungan benchtop ora cocog kanggo kiriman udara, amarga ana refrigerant lan kompresor ing njero, saiki cara kiriman umum yaiku:
Kanggo Eropah: Miturut segara, China-EU railway
Menyang Amerika Utara/Amerika Selatan: Miturut segara, Matson Clipper diwatesi ing Amerika Serikat
Kanggo Asia Kidul-Wétan: Miturut segara, liwat dalan
Kanggo Selandia Anyar/Australia: Miturut segara
Kanggo Afrika: Miturut segara
Climatest Symor & reg; ngatur layanan pesenan sadurunge pangiriman, lan kerjo bareng karo pelanggan ing incoterms beda, kayata CIF / FOB // EXW / DAP; Climatest Symor & reg; uga nyedhiyakake layanan lawang menyang lawang (incoterm: DDP), tegese kita nangani kabeh prosedur ekspor lan impor, pelanggan mung kudu mlebu kanggo kuitansi.
Hot Tags: Kamar Uji Kelembapan lan Suhu Lingkungan Benchtop, Produsen, Pemasok, China, Digawe ing China, Rega, Pabrik
Tag produk
Kategori sing gegandhengan
Benchtop Suhu Test Chamber
Benchtop Suhu Kelembapan Test Chamber
Kamar Test Suhu
Suhu Kelembapan Test Chamber
Kamar Uji Kelembapan Suhu Pancet
Kamar Uji Stabilitas Kedokteran
Thermal Shock Test Chamber
Kirim Pitakonan
Mangga bebas menehi pitakon ing formulir ing ngisor iki. Kita bakal mangsuli sampeyan ing 24 jam.
Produk sing gegandhengan
Benchtop Suhu Kelembapan Chamber
Kamar Kelembapan Suhu Mini
Kamar Kelembapan Suhu Cilik
Benchtop Thermal Kelembapan Chamber
Suhu Kelembapan Kontrol Kamar
Suhu Kelembapan Test Chamber
Gabung Newsletter Kita
Warta paling anyar
Klasifikasi oven pengeringan industri2022/07/26
Struktur lan kinerja kabinet tahan kelembapan elektronik2022/07/26
Produk
Ruang Uji Lingkungan
Accelerated Weathering Test Chamber
Kabinet Kering Elektronik Kab
Oven Pangeringan
Hubungi Kita
alamat: No.3215, Jalan Raya Huhang, Distrik Fengxian, Shanghai, 231417, China
Telp:+86-551-63853683
Telpon:+86-17756072770
Email: email@example.com
Fax: +86-551-8663633
Hak Cipta © 2022 Symor Instrument Equipment Co., Ltd. Kamar Uji Lingkungan, Kabinet Kering Elektronik, Kamar Uji Cuaca Cepet Kabeh Hak dilindhungi undhang-undhang.