YXL-1A型 便携式有效氯检测仪,YXL-1A型 便携式有效氯检测仪价格-中国仪表网
中国仪表网>产品库>分析检测>液体分析仪表>余氯测定仪> YXL-1A型 便携式有效氯检测仪
YXL-1A型 便携式有效氯检测仪
YXL-1A型 便携式有效氯检测仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的有效氯浓度检测，以便控制水的有效氯达到规定的水质标准。 YXL-1A型 便携式有效氯检测仪 详细信息
YXL-1A型 便携式有效氯检测仪用途： YXL-1A便携式有效氯检测仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的有效氯浓度检测，以便控制水的有效氯达到规定的水质标准。 YXL-1A型 便携式有效氯检测仪 原理： 本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。 YXL-1A型 便携式有效氯检测仪技术指标： 1.测量范围：0-1.0g/L (下限：0.01g/L) 2.电源电压：DC9V 3.分辨率：0.001g/L 4.重复性：≤5% 5.线性误差：±（5％FS+1个字） YXL-1A型 便携式有效氯检测仪.特点： 1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。2.采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应后即可读数，数字显示有效氯的值。3.本公司特制的专利技术LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。 4.主机内置大功率锂电池和电源适配器，适用于实验室或野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。 5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.001g/L。6.融合多项自主设计专利成果，技术先进，符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。