Cermax 密析尔MICHELL便携式露点仪,密析尔MICHELL便携式露点仪价格-中国仪表网
中国仪表网>产品库>温度仪表>附属装置>露点仪>Cermax 密析尔MICHELL便携式露点仪
Cermax 密析尔MICHELL便携式露点仪
MICHELL便携式露点仪测量范围：校验于-100～+20℃精度：-60～+20℃露点内为±2℃100～-60℃露点内为±3.5℃ 密析尔MICHELL便携式露点仪 详细信息
气体接触部件：316不锈钢 另有本安型可选 easidew，michell（密析尔）、cs在线式露点传感器，露点仪，露点变送器，露点手持表，便携式露点仪气体连接：进气/出气口1/8swagelok耦合接头显示：240×64点矩阵lcd测量范围：校验于-100～+20℃精度：-60～+20℃露点内为±2℃-100～-60℃露点内为±3.5℃分辨率：0.1℃露点（所有单位为3位有效数字）单位：℃，℉，k露点；ppmv；ppmw空气，n2，h2，sf6，co2天然气；gm-3(天然气);lb/mmscf(天然气)二级输入：0～20ma或4～20ma温度或压力数据存储：至10000个一级和二级变量的采样，时间和日期，标记和识别码通讯接口：rs232c电源：内部可充电电池组件（可拆卸）由外接电源充电器（提供）充电，充电后额定工作时为8小时外箱：定制的聚亚安酯箱子，带一体式垫衬携带把手尺寸：250w×300d×150h mm（大约）重量：3kg入口保护：ip65工作温度：-20～+50℃存储温度：-65～+65℃工作压力：30mpa流量：0.5～5nlmin-1其他选件：携带包；背带；采样系统，备用电池组件。＊＊＊＊ 相关技术文章
信息内容：德国CS便携式露点仪露点测量范围：-80 ～20°C（露点） 温湿度范围：-20 ～70°C 、0 ～100 %RH 详细内容>> 在线露点仪/变送器 在线露点传感器
信息内容：Easidew露点仪：EAS-TX-100范围：-100～+20℃露点