बड़ी छवि : Electronic Power and Environmental test Usage humidity chamber
-20 ~ 150 डीग सी
आर्द्रता रेंज::
तापमान विश्लेषण सटीकता::
/ - 0.1 डीजी सी
आर्द्रता विश्लेषण सटीकता::
/ - 0.% आरएच
तापमान नियंत्रण सटीकता::
/ - 0.5 डिग्री सी
आर्द्रता नियंत्रण सटीकता::
/ - 2.5% आरएच
तापमान वितरण एकरूपता:
/ - 2.0 डीग सी
आर्द्रता वितरण एकरूपता::
/ - 3.0% आरएच
इलेक्ट्रॉनिक पावर और पर्यावरण परीक्षण नमी कक्ष का उपयोग करें
एएसएलआई क्यों:
1. 28 साल से अधिक उपकरण विनिर्माण अनुभव
2. resonable मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता
3. सीई चिह्नित उपकरण
4. एसजीएस परीक्षण एसयूएस # 304 स्टेनलेस स्टील
इलेक्ट्रॉनिक पावर और पर्यावरण परीक्षण उपयोग आर्द्रता कक्ष आवेदन:
डेस्कटॉप तापमान आर्द्रता परीक्षण कक्ष का उपयोग गर्मी, ठंड, सूखी, नमी की सहनशीलता के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, और संचार, उपकरण, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक से सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, विद्युत उपकरण और उत्पादों के लिए गुणवत्ता निरीक्षण के लिए आवेदन किया जाता है। , धातु, भोजन, रसायन, निर्माण सामग्री, चिकित्सा और एयरोस्पेस उद्योग।
इलेक्ट्रॉनिक पावर और पर्यावरण परीक्षण उपयोग आर्द्रता कक्ष विशेषताएं:
1. गहन उपस्थिति, गोलाकार आकार के शरीर, धुंध स्ट्रिप्स के साथ सतह की सतह, इंटीरियर रोशनी के साथ परीक्षण के तहत नमूना के अवलोकन के लिए आयताकार डबल-पैनड व्यूइंग विंडो।
5. फ्रांसीसी Tecumseh ब्रांड पर्यावरण अनुकूल प्रशीतन R23, R404A के साथ, कंप्रेसर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
6. एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग नियंत्रण इकाई के लिए किया जाता है, जो एक ही समय में सेट पॉइंट और वास्तविक मूल्य प्रदर्शित करने में सक्षम होता है
7. नियंत्रण इकाई में गुणक सेगमेंट प्रोग्राम संपादन, और त्वरित या रैंप दरों के तापमान और आर्द्रता के नियंत्रण का कार्य होता है।
8. मजबूत स्थिति पेंच के साथ, गतिशीलता की आसानी के लिए कास्टर प्रदान किए जाते हैं।
2 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया, और 48 घंटों में समाधान प्रदान करते हैं और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं।
पैकेज : पीपी फिल्म पहले, और फिर मशीन और मामले के बीच 10 मिमी फोम, और बाहर मानक निर्यात प्लाईवुड मामले है।
हम पिछले 25 वर्षों में एक लंबे इतिहास परीक्षण उपकरण निर्माता हैं, हम पर्यावरण परीक्षण उपकरण और मेचॅनिकल कंपन और सदमे परीक्षण मशीन सिमुलेशन करने के लिए समर्पित हैं। स्थिरता परीक्षण कक्ष में टॉक हमारे स्टार उत्पादों है, और हमने इस मशीन के लिए सीई प्रमाणीकरण प्राप्त किया था ।
एएसएलआई मुख्य परीक्षण उपकरण:
पर्यावरण कक्ष, तापमान (आर्द्रता) कक्ष, थर्मल सदमे कक्ष, पीसीटी / हेस्ट चैम्बर (अत्यधिक त्वरित तनाव परीक्षण कक्ष), ईएसएस कक्ष, स्थिरता कक्ष में चलना, वैक्यूम ओवन, इलेक्ट्रोडडायनामिक कंपन शकर, यांत्रिक सदमे परीक्षक, पर्यावरण संयुक्त कंपन कक्ष, आदि
आदर्श डीटीएच-80A डीटीएच-80B डीटीएच-80 सी
आंतरिक आयाम WxHxD (मिमी) 400X500X400
बाहरी आयाम WxHxD (मिमी) 1150X1150X1050
तापमान सीमा (आरटी + 10 डिग्री) ~ 150 डिग्री 0 ~ + 150deree -20 ~ + 150 डिग्री
आर्द्रता रेंज 20% ~ 98% आरएच
संकेत संकल्प / वितरण तापमान और आर्द्रता की समानता 0.1degree; 0.1% आरएच / ± 2.0 डिग्री; ± 3.0% आरएच
तापमान और आर्द्रता की सटीकता नियंत्रण ± 0.5degree; ± 2.5% आरएच
तापमान बढ़ रहा है / गिरने वेग तापमान लगभग बढ़ रहा है। 0.1 ~ 3.0degree / मिनट
तापमान लगभग गिर रहा है। 0.1 ~ 1.5degree / मिनट;
आंतरिक और बाहरी सामग्री
आंतरिक सामग्री एसयूएस 304 # स्टेनलेस स्टील, बाहरी है
या पेंट लेपित के साथ ठंडा लुढ़का हुआ स्टील देखें
उच्च तापमान, उच्च घनत्व, गठन क्लोरीन प्रतिरोधी,
एथिल एसीटम फोम इन्सुलेशन सामग्री
शीतलन प्रणाली हवा ठंडा करना
संरक्षण उपकरण
फ्यूज-फ्री स्विच, कंप्रेसर के लिए सुरक्षा स्विच ओवरलोडिंग,
उच्च और निम्न वोल्टेज शीतलक संरक्षण स्विच, अधिक आर्द्रता और
अधिक तापमान संरक्षण स्विच, फ़्यूज़, गलती चेतावनी प्रणाली,
पानी शॉर्ट भंडारण चेतावनी संरक्षण
ऑपरेशन छेद के साथ आंतरिक दरवाजा (वैकल्पिक), रिकॉर्डर (वैकल्पिक),
शक्ति एसी 220V (± 10%), 1 3 लाइनें, 50/60 हर्ट्ज;
वजन (किग्रा) 75
नमी और तापमान नियंत्रित चैम्बर,