Трансмитер за налягане 0…16 bar; резба G ½; сигнал 0..10 V, трипроводно; DC 12...35 V | Aquabuilding.com
Продукти / Манометри / Пресостати, трансмитери за налягане / Трансмитер за налягане 0…16 bar; резба G ½; сигнал 0..10 V, трипроводно; DC 12...35 V
Трансмитер за налягане 0…16 bar; резба G ½; сигнал 0..10 V, трипроводно; DC 12...35 V
Номер на продукта: 083-0802
Каталожен номер: 14071204
Трансмитер за налягане 0…16 bar; резба G ½; сигнал 0 ... 10 V, трипроводно; DC 12...35 V; работна температура -30 до +100°C
Трансмитерът за налягане, модел S-20 на фирма WIKA, който се характеризира с изключителна здравина и много добра точност на измерване. Това го прави подходящ за работа при тежки условия в технологичната индустрия, промишлеността и научноизследователската и развойна дейност.
Този модел измерва и преобразува подаденото му налягане в изходен сигнал 0...10 V, трипроводно. Захранващото напрежение е DC 12...35 V. Устройството измерва в диапазона от 0…16 bar, a размерът на резбата е G ½. Уплътнението му е медно, което допринася за широкия температурен диапазон на работа от -30 до +100°C .
Обхват: 0...16 bar
Единица: bar
Изходен сигнал: 0 ... 10 V, трипроводно
Захраващо напрежение: DC 12...35 V
Електрическо свързване: ъглово съединени
Сглобяване на електрическа връзка: включен съединителен конектор
Технологично свързване (резба): G 1/2
Допустима температурна среда: -30 до +100°C
Температура на калибриране: 15 до 25 °C
Запечатване: медно уплътнение
Не линейност: 0.25% BFSL
Съпротивление на удар и вибрация: 100 g шок, 20 g вибрация
Ниво на изпълнение: без
Безопасност от свръх налягане: 2 пъти
aquabuilding_offer_854.pdf
Трансмитер за налягане 0…4 bar; резба G ½; сигнал 4...20 mA, двупроводно; медно уплътнение
Електронен пресостат с два превключващи изхода и аналогов сигнал, 0..2.5 bar
Електронен превключвател за налягане, 0...600bar, два превключващи изхода
Трансмитер за налягане 0…250 bar; резба G ½; сигнал 4...20 mA, двупроводно; медно уплътнение
Трансмитер за налягане 0…160 bar; резба G ¼; сигнал 4...20 mA, двупроводно; гумено запечатване
Трансмитер за налягане 0…6 bar; резба G ½; сигнал 4...20 mA, двупроводно; медно уплътнение