Уромик Самба Изи • Medical-bg.info
Начало Уродинамика уродинамика Уромик Самба Изи
Уромик Самба висок клас апаратура за пълни уродинамични изследвания, компактен за лесна мобилност за придвижване
8 канала за измервания, прецизна помпа за цистометрия, непромокаем пулър за профилометрия, видеоуродинамика.
Модерна стойка-писоар Смарт за урофлоуметрия
Седалка за уродинамични изследвания на жени и деца заедно със стойка Смарт с трансдюсер за измервания
Иновативна непромокаема прецизна помпа за уродинамични изследвания, вградена в апарат Уромик Самба Изи
Пулър за изтегляне на катетер за профилометрия
Пулър и рамо на пулър за изтегляне на катетер при прифилометрия
Трансдюсер и електроди за ЕМГ изследвания
Уромик Самба Изи
Компактна апаратура работеща под Windows операционна система. 8 канала за измервания, прецизна помпа за цистометрия, непромокаем пулър за профилометрия, видеоуродинамика. 6 канала могат да бъдат използвани също за аноректална и езофагиална манометрия
Приложения: уродинамика, аноректална манометрия, езофагиална манометрия и каверносометрия
Самба е компактна и ергономична 8-канална апаратура за уродинамични изследвания в урологията, урогинекологията и други области. Стандартната конфигурация позволява 2 урофлоуметъра да бъдат свързани едновременно (претеглящ трансдюсер или трансдюсер с въртящ диск). Има 4 канала за измерване на налягане, както и два ЕМГ канала, включително Био-фийдбек (обратна връзка) функционалност. Допълнителни тестове могат да включват аноректална манометрия, езофагиална манометрия и каверносометрия.
Допълнителните опции предлагат пълна тъч скрийн функционалност, видеоуродинамика (пълнa PAL резолюция), база данни на образите, вграден ултразвуков модул Echo-Jive (B, M, CFM и Power Доплер), доклади в Word (.doc) формат са също налични.
Тип трансдюсер претегляне
Диапазон на измерване 0 - 50 мл/ сек; Капацитет 0 - 900 мл
Брой канали 2 - трансдюсери за претегляне (обикновено 1, оптимално 2)
Трансдюсери T-DOC трансдюсери с въздушна система (Air Charged трансдюсери); стандартни водни трансдюсери (за еднократна или многократна употреба); МикроТип трансдюсери (за еднократна или многократна употреба)
Обхват на измерване от -50 до 250 см H2O
Точност ± 6 % от диапазона
Честота 1 Hz - 10kHz (6 dB)
ЕМГ обработка ЕМГ матрица, ЕМГ графика
ПУЛЪР непромукаем със стерилизируем държач за катетри
Скорост на издърпване 0.5; 1; 2; 3; 4; 5 мм/ сек
Точност ± 3 % от диапазона
Ефективна дължина 300 мм (стандартно)
ПОМПА ЗА ЦИСТОТОНОМЕТРИЯ/ ПРОФИЛОМЕТРИЯ
Обхват 0.5 - 100 мл/ мин
Вградена контролна система с NEXCOM Industrial PC, Intel Pentium M процесор
RAM мин 1 GB
Хард Диск драйв мин 120 GB
Мрежова карта 2 вградени, 10/ 100 Mbps
Дисплей Плосък 19" екран
Опционен дисплей Плосък екран с Тъч Скрийн
Функционалност PC клавиатура малка Trackball за навигация или оптична мишка или версия с Тъч Скрийн
Интерфейс сериен порт (4), USB порт 2.0 (6), 1 паралелен
Система MS Windows XP, MS Word
чешки, английски, немски, български (опция)
Интуитивен за употреба софтуер Uromic.ini с програмируеми командни функции за всички 8 канала, 2 периферни елемента (помпа за цистотонометрия и пулър за профилометрия)
ПРИЛОЖЕНИЯ НА СОФТУЕРA Urosoft ver. 7.1
базовият софтуер включва:
УФM (автоматичен УФM)
Цистометрия- пълнене и изпразване
UPP (Urethra pressure profile), профил на налягането в уретрата, Профилометрия
PQ изследване, анализ, Schafer, Chess, A – G, и други
PURR, LPURR, URR, Стрес профил, QLPP (проводимост)
Точка на Изпускане LPP (ALPP, VLPP, CLPP)
Видео LPP, UPP, 4 канала UPP, аноректална манометрия
сфинктерометрия, езофагиална манометрия
2 канала за ЕМГ обратна връзка (biofeedback)
Бърз видеограбър за пълна резолюция (VfW)
PAL/ CCIR/ SECAM
625/1250 линии- 50Hz
единични образи,
клипове, база
данни с образи
Обработка на образа:
Клип/ Единични снимки
Копие в доклада
ЕХОГРАФСКИ МОДУЛ
ЕхоДжайв модел B/ М/ CFM и Power Доплер
Трансдюсери абдоминален конвексен 3- 5 MHz, вагинален/ ректален endfire 5-8 MHz със стерилен водач за биопсия, малки структури линеен трансдюсер 5- 10 MHz
Тегло 60 кг (тотал)
Уромик Самба Изи Брошура pdf, 274 KB
Приложения: уродинамика, аноректална и езофагиална манометрия