El Método de Prueba Estándar Internacional se describe en la norma ISO 5013;
dimensiones del espécimen de prueba: 150 mm x 25 mm x 25 mm.
Con dispositivos opcionales para la medición de la carga, la deformación y la tasa de deformación constante, se puede obtener información adicional sobre los límites de elasticidad y propagación de agrietamiento en especimenes de prueba de cerámica.
El modelo HMOR 422 E/4 se utiliza para probar pequeños especimenes de prueba individuales de acuerdo con el método de carga de 4 puntos con una distancia entre los bordes de apoyo de 40 mm. La inserción del espécimen de prueba se simplifica mediante el horno de chasis dividido de fácil uso (temperatura máxima 1450°C). Esta unidad utiliza un sistema de medición diferencial como el que utiliza el RUL/CIC 421 para obtener una determinación precisa de la deformación del espécimen de prueba.
RT a 1500°C (1450°C en HMOR 422 E/4)
Soporte de flexión:
1 N a 5000 N
(2.0 a 12.5 N/s, conmutable)
Intervalo de medición de flexión:
10000 µm (2500 µm en 422 E/4)
Dimensiones del espécimen:
Modo de flexión:
3 puntos (4 puntos en 422 E/4)
aire, estática
Tanto el HMOR 422 D/3 y el 422 E/4 utilizan el software Proteus® que funciona bajo Windows®. El software Proteus® contiene todas las operaciones necesarias para ejecutar todas las mediciones y, con independencia de esto, para la evaluación de los datos, en parte en MS EXCEL®. Mediante la combinación de menús de fácil comprensión y de rutinas automatizadas, se ha creado una herramienta que es muy fácil de usar por los usuarios, y que permite al mismo tiempo realizar unos análisis sofisticados. El software Proteus® posee licencia para su empleo con el instrumento, y sin ningún género de dudas se puede instalar en otros sistemas informáticos.
Funciones de análisis HMOR:
Inicio del incremento de carga, determinación de la carga de fallo
Almacenamiento de los parámetros de prueba y resultados
Transferencia a MS EXCEL® para análisis posteriores, presentación gráfica y estadísticas
Determinación de la información del espécimen de prueba (con el dispositivo opcional para la medición de la carga y de la deformación)
Diagrama de deformación de la carga
Módulo del cálculo de ruptura
Pies de rey para la determinación de las dimensiones del espécimen de prueba, con la introducción en línea dentro del software Proteus®
Discos entre capas