De kit is voorzien voor de kwantitatieve bepaling van humaan hemoglobine A2 (HbA2), de bepaling van hemoglobine F en hemoglobine varianten. Voor hemoglobine varianten moet de kit in combinatie met de CEofix™ HbA1c kit gebruikt worden (PN 10-004180/844111025).
De hemoglobines worden in een capillair onder de werking van een elektrisch veld gescheiden. Verschillen in de lading-massa verhouding resulteren in verschillende migratietijden.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
De kit bestaat uit buffers en instructies. De buffers gebruiken de gepatenteerde techniek van de dubbele dynamische coating.
De % HbA2 wordt gedefinieerd als het percentage van de HbA2 fractie in verhouding tot de som van alle hemoglobine fracties.
De reactieven zijn klaar voor gebruik. Bewaar kit en buffers, in dichte containers, tussen 8°C en 30°C tot de vervaldatum.
De biologische vloeistoffen worden zoals gebruikelijk voor testen in klinische laboratoria verworven.
- Als het capillair stuk is of niet goed werkt, het capillair vervangen volgens de instructies van het instrument.
% HbA2 = gecorrigeerde oppervlakte van de HbA2 fractie in verhouding tot de som van gecorrigeerde oppervlaktes van alle hemoglobine fracties.
-Voor de bepaling van hemoglobine varianten moet de kit in combinatie met de CEofix HbA1c kit gebruikt worden.