Hanna's HI 96822 digitale refractometer is een stevig, draagbaar, waterbestendig toestel dat de meting van de brekingsindex gebruikt om de saliniteit van natuurlijk en kunstmatig zeewater, oceaanwater of brak water te bepalen. De HI 96822 profiteert van Hanna's jarenlange ervaring als producent van analytische instrumenten. Deze digitale refractometer elimineert de onzekerheid die gepaard gaat met mechanische refractometers en hij is stevig genoeg en draagbaar om thuis, in het laboratorium en in het veld te gebruiken.
De HI 96822 is een optisch toestel dat snel en eenvoudig te gebruiken is. Na een eenvoudige kalibratie door de gebruiker met gedistilleerd of gedeïoniseerd water, kan er een zeewaterstaal in de monstercel gegoten worden. Binnen een paar seconden worden brekingsindex en temperatuur gemeten en omgezet in een van de drie populaire meeteenheden: PSU (Practical Salinity Units), saliniteit in ppt (g/l), of relatieve dichtheid (SG 20/20). Alle omzettingsalgoritmen zijn gebaseerd op gewaardeerde wetenschappelijke publicaties die de fysische eigenschappen van zeewater gebruiken (niet op basis van natriumchloride, maar alle soorten zouten in zeewater). Temperatuur (in °C) wordt tegelijkertijd met de meting op het grote tweedelige scherm getoond, samen met ikoontjes voor lage spanning en andere behulpzame berichtcodes.
Saliniteit is een kritieke meting in vele toepassingen zoals watercultuur, milieucontrole, aquaria, ontziltingsinstallaties, putwater en zoveel meer. Tot op vandaag betrouwde de beschikbare technologie zich op mechanische instrumenten, zoals hydrometers en oculaire refractometers, of op hoogtechnologische geleidbaarheidsmeters. Terwijl gebruiksvriendelijke, oculaire refractometers moeilijk een precieze meting verkrijgen en zeer ontvankelijk zijn voor veranderingen in temperatuur, zijn hydrometers, hoewel goedkoop, onhandig en onnauwkeurig. Geleidbaarheidsmeters die omzetten in saliniteit kunnen dan weer buitengewoon veel kosten. De Hanna HI 96822 is de oplossing voor al deze problemen. Hij weegt niet veel, is eenvoudig te gebruiken, niet duur en extreem precies en nauwkeurig. Met de mogelijkheid om te meten in alle drie van de meest wijdverspreide saliniteitseenheden (PSU, ppt en relatieve dichtheid), is het het ideale instrument voor elke toepassing.
Of het nu om een groot publieksaquarium met miljoenen liter water of om een klein aquarium van 60 l bij u thuis gaat, saliniteit is een cruciale parameter om te meten. In gesloten systemen zoals deze wordt saliniteit gemakkelijk aangetast. Wanneer water verdampt, laat het zout achter, wat de saliniteit verhoogt. Als verdampt water vervangen wordt door zoetwater, verlaagt de saliniteit. In beide situaties kunnen rampen voorkomen. Wanneer u de digitale refractometer van Hanna gebruikt om de saliniteit nauwkeurig te meten, zal dit alle fouten voorkomen.
Saliniteit is bijna altijd een vereiste meting wanneer er een milieucontrole of vervuilingstudie plaatsvindt. Saliniteit kan vele processen beïnvloeden, zoals gasstofwisseling, voortplanting en groeiontwikkeling. Wanneer u het effect van vervuiling controleert, is het belangrijk u ervan te verzekeren dat een saliniteitsverandering geen extra invloed heeft.
In kustgebieden ligt de zoetwaterlaag (of grondwaterspiegel) naast de zoutwaterlaag. Deze waterlaag levert vaak drinkwater voor de lokale bevolking. Als er te veel bronnen verzakken, of als er te veel water uit de waterlaag gehaald wordt, dan kan de grondwaterspiegel zo laag zakken dat zout water kan binnendringen. De grondwaterspiegel wordt dan vervuild.
Jonge zalmen beginnen hun leven in zoetwater. Wanneer ze groeien, bereiken ze een fase (smoltificatie) wanneer ze omschakelen naar zout water. Bij het kweken van zalmen is het heel belangrijk om de correcte saliniteitsniveaus tijdens elke levensfase te behouden, om onnodige stress te voorkomen die de groei en ontwikkeling negatief zou kunnen beïnvloeden. Saliniteit is een noodzakelijke parameter om nauwkeurig te controleren wanneer eitjes en larven gekweekt moeten worden, jeugdige en volwassen groei geoptimaliseerd wordt en wanneer levend voedsel zoals raderdieren en kleine kreeftjes gekweekt moeten worden.
Wanneer de HI 96822 aangezet wordt, worden er testschermen getoond, gevolgd door het resterende percentage batterijspanning en de meetstatus.
Druk gewoon op de range-toets om door de meeteenheden van de HI 96822 te bladeren: PSU, ppt en relatieve dichtheid. Temperatuureenheden (°C/°F) kunnen ook eenvoudig veranderd worden.
Voer een snelle en gemakkelijke kalibratie uit na het opstarten: gebruik een plastic pipet, bedek het prisma in de monstercel volledig met gedistilleerd of gedeïoniseerd water, druk op de zero-toets.
Bereik snelle, professionele resultaten: gebruik een plastic pipet, druppel het staal op het prismaoppervlak totdat de monstercel vol is, druk op de read-toets en de resultaten worden getoond in de geselecteerde eenheden.
De HI 96822 is gebouwd om te presteren in de ruwe veldomstandigheden geassocieerd met omgevingen die zeewater bevatten