你需要按照前面的步骤测量电路的电压，以确定电路是交流电路还是直流电路。 如果待测电路是交流电路，但仪表只能测量直流电流，请停止测量，反之亦然。仪表必须能够测量与电路中电压模式相同的电流，即交流或直流电流，否则指针将指示为0。  注意，大多数万用表只能测量微安和毫安级别的微量电流。1微安是0.000001安，而1毫安是0.001安。只有在最精密的电子电路中，电流值才会在这一范围之内。顾名思义，毫安和微安是安培的千分之一，甚至百万分之一，而大多数使用者希望测量的家用电路和汽车电路中的电流都是安培级的。 以灯泡为例，常见的100W / 120V灯泡的电流值是0.833安培。这种电流值很可能会对万用表造成无法修理的损害。 这种电流表非常适合家用，我们可以用它来测量9伏直流电通过4700欧姆的电阻时的电流值。  测量时，将黑色探针插入“COM”或“-”插孔，将红色探针插入“A”插孔。 切断电路的电源。 打开电路的待测部分，即电阻的一根导线或另一个导线。将仪表“串联”到电路中，使电路连通。电路中“串联”的电流表可以测量出电流值。它不能像电压表那样“穿过”整个电路，否则仪表可能会损坏。 观察极性。电流从正极流向负极。将电流量程设置为最大值。 通电并向下调整仪表的量程，以便准确读取刻度盘上的指针读数。不要超出仪表的量程，否则会损坏仪表。根据欧姆定律I = V / R = (9 V)/(4700 Ω) = 0.00191 A = 1.91 mA，所以读数应该约为2毫安。 即使工作电流很小，在仪表保险丝的范围以内，浪涌电流也可能会比工作电流高出许多倍，因为空的滤波电容几乎和短路一样。如果被测设备的浪涌电流比仪表保险丝的额定值高出许多倍，那么保险丝几乎肯定会被熔断。在任何情况下，一定要使用得到更高额定值的保险丝保护的较大量程，并且测量时务必小心。
确保自己已经测量了电压。 将万用表设置为它支持的最大交流电流或直流电流范围。 考虑使用“钳形”电流表。 当心滤波电容或在打开时会产生浪涌电流的其他元件。