Включите прибор, если он имеет отдельный выключатель питания. Когда мультиметр измеряет сопротивление, им нельзя проверить цепь на короткое замыкание, потому что сопротивление и проводимость являются противоположностями. Когда есть небольшое сопротивление, будет много проводимости, и наоборот. Имея это в виду, вы можете делать предположения о проводимости на основе значений сопротивления. Найдите шкалу в Омах на циферблате. Она, как правило, самая верхняя, и имеет самое высокое значение слева на шкале ("∞" или боком "8" бесконечность), постепенно снижаясь до 0 справа. Это противоположно другим шкалам, которые имеют самые низкие значения слева и увеличивают свои значения слева на право. Не отклонилась ли стрелка в крайнее левое положение? Это представляет бесконечное сопротивления или "разрыв цепи". Можно с уверенностью сказать, что нет никакой проводимости, или существует разрыв между черным и красным щупами. Подключите черный щуп к разъему с маркировкой "Common" или "-". Затем подключите красный щуп к разъему обозначенному символом Омега (символ Ом) или буквой "R" рядом с ним. Установите диапазон (если имеется) на R х 100. Стрелка мультиметра отклониться вправо до конца. Найдите "Zero Adjust" (настройка нуля). Поверните ручку так, чтобы стрелка установилась на "0" (или как можно ближе к "0", насколько это возможно).  Обратите внимание, что эта позиция является "короткое замыкание" или "ноль Ом" показанием в диапазоне R х 100 этого мультиметра. Всегда помните, что необходимо устанавливать на «ноль» мультиметр (калибровать) при изменении диапазона измерения сопротивления, иначе вы получите неверное значение сопротивления. Если вы не в состоянии установить стрелку прибора на “ноль”, это может означать, что батарейка старая и должна быть заменена. Повторите калибровку прибора после замены батарейки. Найдите два электрических контакта лампочки. Они будут: один- это резьбовое основание, другой- центр нижней части основания.  Пусть ваш помощник держит лампочку только за стекло. Прижмите черный щуп к резьбовому основанию, а красный щуп к центру на нижней части основания. Наблюдайте, как стрелка прибора перейдет из левой части циферблата к “0” справа. Измените диапазон счетчика на R х 1. Проведите установку на ноль для этого диапазона и повторите описанную выше процедуру. Наблюдайте, как стрелка пойдет не так далеко, направо, как раньше. Диапазон измерения сопротивления был изменен таким образом, что каждая цифра на шкале прибора, соответствующей сопротивлению, читается непосредственно без применения множителя.  На предыдущем этапе каждая цифра на циферблате представляла собой значение, которое было в 100 раз больше. Таким образом, 150 в действительности было 15,000. Теперь, 150 и есть 150. Если бы была выбрана шкала R х 10, то 150 было бы 1500. Выбрать верный масштаб очень важно для проведения точных измерений. С этим пониманием, изучите шкалу для измерения сопротивления. Она не является линейной, как другие шкалы. Значения на левой стороне шкалы труднее точно считать, чем справа. Попытка читать 5 Ом, а в диапазоне R х 100 будет выглядеть как 0. Было бы гораздо проще увидеть это значение в масштабе R х 1. Именно поэтому при тестировании сопротивлений, важно настроить диапазон так, чтобы показания могли быть считаны примерно с середины шкалы, а не с крайних левой или правой сторон. Установите измеритель на самое высокое значение множителя и установите ноль.  Свободно держите щупы в руках и снимите показания с прибора. Сожмите оба щупа сильно. Обратите внимание, что сопротивление уменьшится. Намочите руки. Снова сожмите щупы сильно. Обратите внимание, что сопротивление стало еще ниже. Очень важно, чтобы щупы ничего, кроме тестируемого устройства не касались. Тестируемая схема, которая сгорела, не будет показывать бесконечное сопротивление (разрыв) при проведении измерений мультиметром, если ваши пальцы будут касаться щупов, обеспечивая таким образом альтернативный путь для тока, в обход схемы. Тестирование предохранителей в старом типе стеклянных корпусов укажет низкие значения сопротивления, если предохранитель лежит на поверхности металла при проведении тестирования. Мультиметр покажет сопротивление поверхности металла на которой предохранитель лежит, вместо того, чтобы определить сопротивление через предохранитель. Каждый предохранитель в этом случае, покажет "хорошо", что даст вам неправильную информацию.
Установите мультиметр в режим измерения сопротивления. Наблюдайте за стрелкой мультиметра. Подключите измерительные щупы. Замкните щупы. Измерьте сопротивление электрической лампочки накаливания. Попробуйте различные диапазоны. Проверьте сопротивление между вашими руками. Убедитесь, что ваше измерение является точным.