Bagian ini memiliki skala berbentuk melengkung yang terlihat melalui kotak dan jarum penunjuk yang akan menunjukkan nilai-nilai yang dibaca dari skala.  Skala-skala melengkung pada kotak meter memiliki warna berbeda yang menunjukkan setiap skala, sehingga mereka akan memiliki nilai yang berbeda. Ini menentukan besar rentangannya. Permukaan pemantul seperti cermin yang berbentuk melengkung dan sedikit lebih lebar juga mungkin ada. Cermin digunakan untuk membantu mengurangi hal yang disebut "kesalahan paralaks," dengan menyejajarkan jarum penunjuk dengan bayangannya sebelum membaca nilai yang ditunjukkan. Pada gambar di atas, permukaan ini tampak seperti seutas jalur  abu-abu lebar di antara skala merah dan hitam. Banyak multimeter baru memiliki keluaran digital ketimbang skala analog. Fungsi dasarnya sama, namun Anda dapat membaca hasil numeriknya langsung. Hal ini memungkinkanmu untuk mengubah fungsi antara volt, ohm, dan ampere dan untuk mengubah skala (x1, x10, dll) dari meteran. Banyak fungsi multimeter tersedia dalam beberapa rentang pengukuran. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengatur keduanya dengan benar. Jika tidak, kerusakan serius pada meteran atau dampak yang membahayakan operator akan terjadi.  Beberapa meteran memiliki posisi "Off" (mati) pada switch selektornya sementara yang lain memiliki tombol yang terpisah. Multimeter harus dimatikan bila disimpan dan tidak digunakan. Kebanyakan multimeter memiliki beberapa colokan yang digunakan untuk tujuan ini.   Satu biasanya berlabel "COM" atau (-), yang berarti common (umum). Biasanya kabel pengukuran berwarna hitam dihubungkan pada lubang ini. Jack ini akan digunakan untuk hampir setiap pengukuran yang diambil. Semestinya jack lain yang tersedia akan memiliki lambang "V" (+) dan simbol Omega (tapal kuda terbalik) masing-masing untuk Volt dan Ohm. Simbol + dan - mewakili polaritas probe kabel pengukuran ketika melakukan pengukuran tegangan DC. Dalam pemasangan standar, kabel merahlah yang akan memiliki polaritas positif dibanding kabel hitam. Hal ini baik untuk diketahui ketika rangkaian yang diuji tidak berlabel + atau -, seperti yang biasanya terjadi. Banyak multimeter memiliki jack tambahan yang diperlukan untuk pengukuran arus atau tegangan tinggi. Menghubungkan kabel ke lubang jack yang tepat sama pentingnya dengan memilih rentang dan mode pengukuran yang benar (antara volt, ampere, ohm). Semua harus benar. Baca kembali buku panduan multimeter jika merasa tidak yakin akan jack yang semestinya digunakan. Seharusnya tersedia dua buah kabel yang umumnya berwarna hitam dan merah (masing-masing satu buah). Kedua kabel inilah yang akan dihubungkan ke perangkat apa pun yang kamu ingin ukur dan uji. Biasanya kotak ini terdapat di bagian belakang, tetapi beberapa model memilikinya di samping. Kotak ini menampung sekring (dan mungkin cadangannya) dan baterai yang memasok listrik ke multimeter untuk menguji tahanan.  Multimeter mungkin memiliki lebih dari satu baterai, yang bisa memiliki ukuran yang berbeda. Sekring disediakan untuk membantu melindungi pergerakan meter. Demikian juga, sering kali tersedia lebih dari satu sekring. Sekring yang baik diperlukan agar multimeter dapat bekerja dan baterai diperlukan untuk pengukuran hambatan/kontinuitas aliran listrik. Ini adalah kenop kecil, biasanya terletak di dekat tombol yang diberi label "Ohms Adjust", "0 Adj", atau semacamnya. Kenop ini hanya digunakan untuk rentang pengukuran ohm atau hambatan dalam keadaan probe kabel pengukuran saling menempel (bersentuhan dengan satu sama lain).  Putar kenop secara perlahan untuk mengeset jarum pada posisi 0 dalam skala Ohm. Jika baterai baru dipasang, seharusnya lebih mudah - jarum yang tidak dapat menunjuk ke nilai nol menunjukkan bahwa baterai lemah dan harus diganti.
Temukan papan skala multimetermu. Temukan saklar atau tombol pilihan. Temukan lubang jack pada multimeter untuk memasukkan kabel pengukuran. Sediakan kabel pengukur. Temukan kotak baterai dan sekring. Temukan kenop Zero Adjustment (pengatur nilai nol).