Hidupkan multimeter ke mode ON jika ia memiliki saklar daya terpisah. Ketika multimeter mengukur tahanan dalam ohm, ia tidak dapat mengukur kontinuitas karena tahanan dan kontinuitas berlawanan. Ketika ada sedikit tahanan, kontinuitas akan besar, dan sebaliknya. Dengan ini, kamu dapat membuat asumsi tentang kontinuitas berdasarkan nilai-nilai tahanan yang diukur. Cari skala Ohm pada pemutar. Pada multimeter analog, skala ini biasanya terletak paling atas dan memiliki nilai tertinggi pada sisi kiri  ("∞", tak berhingga) yang secara bertahap berkurang hingga 0 di sebelah kanan. Ini berkebalikan dari skala lain, yang memiliki nilai terendah di sebelah kiri dan tertinggi sebelah kanan. Jika kabel pengukuran tidak terhubung dengan apa pun, jarum atau penunjuk dari multimeter analog akan diam di posisi paling kiri, menandakan nilai tahanan tak berhingga atau "rangkaian terbuka." Hal ini aman dan berarti tidak ada kontinuitas atau sambungan arus antara kabel hitam dan merah. Hubungkan kabel hitam ke jack yang ditandai "Common" atau "-". Kemudian, hubungkan kabel merah ke jack yang ditandai dengan (simbol Ohm) Omega atau huruf "R" di dekatnya. Atur rentang pengukuran (jika tersedia) ke R x 100. Penunjuk multimeter akan bergerak ke arah kanan. Cari kenop pengatur nilai nol bertanda Zero Adjust, tekan dan putar sehingga meteran menunjukkan "0" (atau mendekati "0" sebisa mungkin).  Perhatikan bahwa posisi ini adalah "rangkaian pendek" atau "0 ohm" indikasi untuk rentang R x 1  ini. Selalu ingat untuk "menge-nol-kan" meteran segera setelah perubahan tahanan atau kamu akan menemukan kesalahan penunjukan nilai. Jika kamu tidak dapat mencapai nilai 0 ohm, hal ini dapat berarti baterai lemah dan harus diganti. Coba lagi melakukannya dengan baterai baru. Cari dua titik kontak listrik dari bola lampu. Mereka akan menjadi anoda dan katoda.  Ajaklah seseorang yang dapat membantu untuk memegang bola lampu pada kacanya. Tekan ujung kabel hitam pada anoda dan ujung kabel merah pada katoda. Lihat jarum bergerak, dari diam pada sebelah kiri lalu bergerak cepat ke 0 di sebelah kanan. Ubah rentang pengukuran ke R x 1. Nol-kan kembali multimeter untuk rentang ini dan ulangi langkah di atas. Amati pergerakan meteran ke kanan yang tidak secepat sebelumnya. Skala tahanan telah diubah sehingga setiap nomor pada skala R dapat dibaca langsung.  Dalam langkah sebelumnya, setiap angka mewakili nilai terbaca dikali 100. Dengan demikian, 150 = 15.000 pada pengukuran sebelumnya. Sekarang, 150 hanya 150. Sebagai contoh lain, pada skala R x 10, 150 berarti 1.500. Skala yang dipilih sangat penting untuk pengukuran yang akurat. Dengan pemahaman ini, pelajari skala R. Skala ini tidak bersifat linier seperti skala lainnya. Nilai di sisi kiri lebih sukar dibaca ketimbang di sebelah kanan. Mencoba untuk membaca 5 ohm pada meteran di rentang R x 100  akan terlihat seperti 0. Akan jauh lebih mudah membaca nilai tersebut pada skala R x 1. Itulah sebabnya ketika menguji tahanan, kita harus menyesuaikan rentang terlebih dahulu agar pembacaan dapat diambil dari tengah ketimbang sisi kiri atau kanan. Gunakan rentang pembacaan R setinggi mungkin dan nolkan multimeter.  Tempelkan secara lemas ujung kabel pengukuran pada masing-masing tangan dan baca meteran. Kemudian, cobalah menggenggam erat ujung kabel. Perhatikan tahanan yang berkurang. Lepaskan kabel dan basahi tangan. Pegang ujung kabel lagi. Perhatikan bahwa tahanan masih rendah. Penting memastikan bahwa ujung kabel pengukuran tidak menyentuh apa pun selain perangkat yang sedang diuji. Perangkat yang telah terbakar tidak akan menunjukkan "rangkaian terbuka" pada meteran saat pengujian jika jarimu memberikan jalur alternatif penghantaran arus, seperti ketika menyentuh ujung kabel.
Atur multimeter ke mode ohm atau tahanan. Amati indikator multimeter. Hubungkan kabel pengukuran. Sentuhkan masing-masing ujung kabel pengukuran dengan satu sama lain. Ukurlah tahanan dari sesuatu, misalnya bola lampu yang masih baik. Coba rentang yang berbeda. Test tahanan di tangan. Pastikan pembacaan nilai telah akurat.