„elektrischen Widerstand“ ein. Schalte das Gerät an, wenn es einen separaten An-/Ausschaltknopf hat. Beachte, dass elektrischer Widerstand und Durchgang nicht gleichzeitig gemessen werden können, da beides Gegensätze sind: Wenn der Widerstand niedrig ist, ist der Durchgang hoch und umgekehrt. Damit kannst du den Durchgang indirekt bestimmen, indem du ihn an Hand des gemessenen Widerstands abschätzt. Finde die Ohm-Skala auf der Anzeige. Das ist normalerweise die oberste Skala mit den höchsten Werten auf der linken Seite („∞“ bzw. eine auf der Seite liegende „8“, das Symbol für „unendlich“) und der „0“ ganz auf der Rechten. Das ist genau anders herum als bei den anderen Skalen, deren kleinste Werte links stehen und deren höchste rechts. Wenn die Messleitungen keinen Kontakt haben, bleibt der Zeiger eines analogen Multimeters ganz auf der linken Seite. Dies steht für einen unendlich großen Widerstand bzw. einen „offenen Schaltkreis“ und bedeutet, dass zwischen der schwarzen und der roten Leitung kein elektrischer Durchgang bzw. Stromfluss stattfindet. Verbinde die schwarze Messleitung mit der Buchse „COM“ (bzw. „-“). Dann verbinde die rote Messleitung mit der Buchse mit dem Omega-Symbol (bzw. dem Buchstaben „R“, für engl. „Resistance“). Stelle den Messbereich auf Rx100 ein. Der Zeiger sollte ganz nach rechts ausschlagen. Drehe jetzt solange am Nullpunktsteller, bis die Anzeige auf „0“ (oder so nah wie möglich bei der „0“) steht.     Beachte, dass in dieser Position ein Kurzschluss bzw. 0 Ohm für den gewählten Messbereich angezeigt wird. Wenn du den Messbereich verändern willst, musst du das Gerät vorher wieder wie oben beschrieben nullen, da sonst falsche Werte angezeigt werden. Falls sich der Zeiger nicht auf 0 Ohm stellen lässt, könnte das daran liegen, dass die Batterien schwach sind und ausgetauscht werden müssen. In diesem Fall musst du den Vorgang mit neuen Batterien wiederholen. an einer Glühbirne. Finde dazu zunächst die elektrischen Kontaktpunkte. Bei der Glühbirne sind das der Sockelkontakt und der Fußkontakt, die du am Sockel (das ist das Gewinde) bzw. am Fuß (das ist der Endpunkt des Sockels) findest.  Lass eine andere Person die Glühbirne am Glas festhalten. Halte die schwarze Messleitung an den Sockelkontakt und die rote an den Fußkontakt. Beobachte, wie sich der Zeiger von seinem Ruhepunkt auf der linken Seite nach Rechts in Richtung der 0 bewegt. Stelle den Messbereich auf „einfach“ (Rx1). Führe nochmals einen Nullabgleich durch und wiederhole den oben beschriebenen Vorgang. Nun kannst du sehen, dass der Zeiger nicht ganz so weit nach rechts ausschlägt wie zuvor. Die Skala des Widerstands ist nun so eingestellt, dass der Wert auf der R-Skala direkt (d.h. ohne Umrechnung) abgelesen werden kann.  Im vorherigen Schritt war der Messbereich mit Rx100 so eingestellt, dass die angezeigte Zahl mit 100 multipliziert werden musste, um den korrekten Wert zu erhalten. Falls z.B. 150 angezeigt wurde, war der tatsächliche Wert 15.000. Jetzt bedeutet ein angezeigter Wert von 150 einfach 150. Wäre der gewählte Bereich Rx10 gewesen, hätte die angezeigte Zahl 150 einem Wert von 1500 entsprochen. Den Messbereich korrekt auszuwählen ist entscheidend für brauchbare Messungen. Schaue dir nun die R-Skala etwas genauer an. Diese ist nicht linear wie die anderen Skalen. Die Werte auf der linken Seite sind schwieriger abzulesen als die auf der rechten. Wenn du versuchen würdest 5 Ohm auf der Anzeige abzulesen, während du dich im Rx100 Messbereich befindest, würde die Anzeige wie 0 Ohm aussehen, da der angezeigte Wert sehr klein ist. Auf der Rx1 Skala wäre das viel einfacher. Darum solltest du beim Messen des elektrischen Widerstandes den Messbereich so einstellen, dass die Werte in der Mitte der Anzeige abgelesen werden können, nicht ganz links oder rechts. Stelle den Messbereich möglichst hoch ein (z.B. Rx100) und führe wie oben beschrieben den Nullabgleich durch.  Nimm in jede Hand eine der beiden Mess-Sonden und halte sie locker. Lies nun die Anzeige ab. Drücke beide Sonden danach fester. Du wirst auf der Anzeige sehen, dass sich der Widerstand verringert. Lass die Mess-Sonden los und befeuchte deine Hände. Nimm die Sonden wieder in die Hand. Du wirst feststellen, dass der Widerstand immer noch niedriger ist als am Anfang. Es ist sehr wichtig, dass die Sonden bei der Messung nichts anderes berühren als das getestete Objekt, da du ansonsten falsche Messwerte erhältst. So kann die Messung z.B. dadurch stark verfälscht werden, dass deine Finger die Messonden berühren und so ein alternativer Stromkreis um das zu messende Objekt herum gebildet wird. Wenn du z.B. Patronensicherungen oder Sicherungen aus Glas (wie sie früher in Autos verbaut wurden) auf Metalloberflächen misst, wird der Widerstand der Metalloberfläche angezeigt, nicht der des getesteten Bauteils, da es einen Stromkreis zwischen schwarzer und roter Messleitung um die Sicherung herum gibt. In diesem Fall scheinen auch defekte Sicherungen der Messung zu Folge intakt zu sein.
Stelle das Multimeter auf „Ohm“ bzw. Beobachte die Anzeige des Messgeräts. Schließe die Messleitungen an. Halte nun die Enden der Messleitungen aneinander. Probiere die Messung des Widerstands an etwas einfachem aus, z.B. Probiere verschiedene Messbereiche aus. Als nächstes messen wir den Widerstand zwischen deinen Händen. Überprüfe, ob du korrekt abgelesen hast.