Kamu perlu menentukan apakah rangkaian bersifat AC atau DC dengan mengukur tegangannya seperti yang dijelaskan dalam langkah-langkah sebelumnya. Jika rangkaian yang akan diuji adalah AC tetapi meteran hanya mampu mengukur arus DC (atau sebaliknya), berhenti. Multimeter harus diatur pada mode yang sama (AC atau DC) seperti tegangan agar tidak hanya menunjukkan nilai 0.  Sadarilah bahwa kebanyakan multimeter hanya akan mengukur arus yang bernilai amat kecil, yakni pada kisaran μA dan mA. 1 μA = 0,000001 ampere dan 1 mA =0,01 ampere. Ini adalah nilai arus yang mengalir pada rangkaian elektronik pada umumnya, yang secara nyata ribuan (dan bahkan jutaan) kali lebih kecil daripada pada rangkaian otomatif atau perangkat listrik rumahan. Hanya sebagai acuan, sebuah bola lampu 100W / 120V memiliki arus 0,833 ampere. Nilai ini memungkinan merusak meteran dan tidak bisa diperbaiki. Ideal untuk pemilik rumah. Sebagai contoh, gunakan multimeter ini untuk mengukur arus melalui resistor 4700 ohm pada tegangan DC 9 volt.  Untuk melakukan hal ini, masukkan probe hitam ke dalam jack bertulisan "COM" atau "-" dan masukkan pen merah ke dalam jack bertulisan "A". Matikan listrik pada sirkuit. Buka bagian sirkuit yang akan diuji (satu padanya atau yang lain dari resistor). Hubungkan meteran secara seri sehingga menutup rangkaian. Sebuah amperemeter disusun secara seri dengan rangkaian untuk mengukur arus. Hal ini tidak dapat dilakukan "terbalik"  (multimeter bisa rusak). Amati polaritas. Arus mengalir dari arah positif ke negatif. Atur rentang pengukuran arus ke nilai tertinggi. Nyalakan multimeter dan turunkan rentang pengukuran arus untuk memungkinkan pembacaan yang akurat. Jangan gunakan rentang terlalu kecil agar tidak terjadi kerusakan. Semestinya diperoleh pembacaan sekitar 2 mA, sesuai Hukum Ohm, I = V / R = (9 volt) / (4700 Ω) = 0,00191 A = 1,91 mA. Bahkan meskipun arus yang diperlukan untuk operasi rendah dan berada dalam rentang sekring multimeter, surge bisa berkali-kali lebih tinggi, karena kondisi awal tapis kapasitor kosong, hampir seperti sebuah rangkaian singkat. Sekring hampir pasti akan rusak jika alat yang diukur mengalami lonjakan arus berkali-kali lipat lebih tinggi dari batas nilai sekring. Dalam setiap kasus, gunakanlah rentang pengukuran yang terlindungi sekring bernilai tinggi dan berhati-hatilah.
Pastikan kamu telah mengukur tegangan awal. Atur multimeter pada mode ampere AC atau DC tertinggi yang mungkin dari alat. Pertimbangkan menggunakan amperemeter jepit (clamp-on). Waspadai keberadaan tapis kapasitor atau komponen lain yang membutuhkan surge (lonjakan arus) ketika diaktifkan.