Bevor du die Stromstärke messen kannst, musst du wie oben beschrieben die Spannung messen und prüfen, ob der Schaltkreis mit Gleich- oder Wechselstrom betrieben wird. Falls der zu testende Schaltkreis mit Wechselstrom betrieben wird, aber das Gerät die Stromstärke nur bei Gleichstrom messen kann (oder umgekehrt), musst du hier abbrechen. Das Multimeter muss die Stromstärke in genau der Stromart (Gleichstrom bzw. Wechstrom) messen können, mit der der Stromkreis betrieben wird – ansonsten zeigt es „0“ an.  Achtung: Die meisten Multimeter können nur eine geringe Stromstärke messen, die sich im Bereich von uA (das ist 0,000001 Ampere) und mA (0,001 Ampere) bewegt. Solche Stromstärken findet man nur in den allerkleinsten Schaltkreisen; in den Schaltkreisen der meisten Hausgeräte oder im Automobil-Bereich trifft man dagegen auf Stromstärken, die tausend- oder gar millionenfach höher sind. Hier ist ein Beispiel: Eine gewöhnliche 100 Watt/ 230 Volt Glühbirne zieht ungefähr 0,43 Ampere. Stromstärken in dieser Höhe werden das Multimeter höchstwahrscheinlich irreparabel zerstören. Dieses misst die Stromstärke über einen eingebauten Widerstand und ist damit die beste Wahl für den Alltagseinsatz zu Hause. Das folgende Beispiel zeigt die Messung an einem Widerstand von 4700 Ohm bei einer Spannung von 9 Volt (Gleichstrom).   Verbinde dazu zunächst die schwarze Prüfleitung mit der „COM“- bzw. „-“-Buchse, die rote mit der „A“-Buchse. Jetzt musst du die Stromzufuhr des Schaltkreises unterbrechen. Öffne den Teil des Schaltkreises, an dem du die Messung vornehmen möchtest (in unserem Beispiel also einen der Anschlussdrähte des Widerstandes). Halte die Prüfleitungen so, dass dein Messgerät „in Reihe“ geschaltet ist und damit den Schaltkreis schließt. Zum Messen der Stromstärke (in Ampere) wird das Messgerät immer „in Reihe“ geschaltet, zum Messen der Spannung (in Volt) immer „parallel“ (d.h. über den ganzen Schaltkreis) -- ansonsten kann das Gerät beschädigt werden. Achte auf die korrekte Polarität: Spannung fließt immer vom Plus- zum Minuspol. Stelle den Messbereich der Stromstärke auf den höchstmöglichen Wert. Stelle nun die Stromzufuhr wieder an und passe den Messbereich des Geräts solange nach unten an, bis du den angezeigten Wert genau ablesen kannst. Messe niemals über den angegebenen Bereich hinaus, da dein Gerät sonst beschädigt wird. In unserem Beispiel würde das Gerät jetzt ungefähr 2 mA anzeigen, da nach dem Ohmschen Gesetz die Stromstärke (I) gleich Spannung (V) geteilt durch Widerstand (R) ist: I = 9 Volt / 4700 Ω = 1,91 A. Selbst wenn der Betriebsstrom niedrig ist und sich das Messgerät eigentlich im korrekten Messbereich befindet, kann der Anlaufstrom um ein vielfaches höher sein, da entladene Filterkondensatoren ähnlich wie ein Kurzschluss wirken. In einem solchen Fall ist es beinahe sicher, dass die Sicherung des Messgerätes durchbrennt, da der Anlaufstrom um ein Vielfaches größer ist als der Stromwert der Sicherung. Darum solltest du auf Nummer sicher gehen und am Gerät immer den höchsten Messbereich sowie eine Sicherung mit hohem Stromwert wählen.
Zuerst musst du die elektrische Spannung messen. Stell dein Messgerät auf den höchsten Messbereich für Ampere (je nach dem Ergebnis der Spannungsmessung entweder mit Gleich- oder mit Wechselstrom). Benutze am besten ein Zangenamperemeter. Sei vorsichtig bei Filterkondensatoren und anderen Bauteilen, die beim Einschalten Anlaufstrom benötigen.