Es wird oft vorkommen, dass du die zu messende Spannung nicht abschätzen kannst. Aus diesem Grund sollte am Drehschalter der größtmögliche Messbereich eingestellt werden, damit das Messwerk nicht durch eine zu große Spannung beschädigt wird. Wenn das Gerät z.B. auf den 50 Volt Messbereich eingestellt ist und die Spannung an einer deutschen Steckdose gemessen wird, werden die 230 Volt das Messgerät wahrscheinlich irreparabel beschädigen. Darum solltest du mit einem hohen Messbereich anfangen und dich nach unten vorarbeiten – bis zu einem Messbereich, der noch sicher angezeigt werden kann. Die schwarze Mess-Sonde gehört in die „COM“- oder „-“-Buchse, die rote in die mit "V" oder "+" bezeichnete. Es kann mehrere Volt-Skalen mit verschiedenen Höchstwerten geben. Auf welcher du den korrekten Wert ablesen kannst, hängt davon ab, welchen Messbereich du gewählt hast. Der höchste Wert der korrekten Skala ist derselbe wie der des am Drehschalter gewählten Messbereichs. Anders als beim elektrischen Widerstand ist die Skala bei der Spannung linear und damit über die gesamte Anzeige gleich genau. Aber es ist natürlich viel leichter, 24 Volt auf einer 50 Volt-Skala abzulesen, als auf einer 250 Volt-Skala (wo man nur so ungefähr sagen kann, dass der Wert zwischen 20 und 30 Volt liegt). In Deutschland und anderen europäischen Ländern wird der Messwert normalerweise 230 Volt betragen.   Führe die schwarze Mess-Sonde in eine der beiden Kontaktöffnungen ein. Es sollte möglich sein, die schwarze Sonde loszulassen, da die Kontakte im Inneren der Steckdose die Sonde halten, ähnlich wie wenn ein Netzstecker eingeführt wird. Führe die rote Mess-Sonde in die andere Kontaktöffnung ein. Das Gerät sollte jetzt eine Spannung von ungefähr 230 Volt anzeigen. Stelle den Drehschalter auf den niedrigsten Messbereich oberhalb von 230 Volt. Diesmal könnte das Gerät einen Wert zwischen 210 und 250 Volt anzeigen. Ein korrekt gewählter Messbereich ist wichtig, um genaue Messergebnisse zu erhalten.  Wenn sich der Zeiger nicht bewegt hat, steht der Drehschalter wahrscheinlich auf Gleichstrom (DC), nicht auf Wechselstrom (AC). Beide Modi sind nicht kompatibel. Es ist von größter Bedeutung, das Gerät korrekt einzustellen, da der Nutzer in einem solchen Fall sonst irrtümlich glaubt, dass keine Spannung vorhanden ist – unter Umständen ein gefährlicher Irrtum. Probiere zur Sicherheit beide Modi (AC und DC) aus, wenn der Zeiger nicht ausschlägt. Stelle den Drehschalter auf Wechselstrom (AC) und führe die Messung nochmals durch. Wenn es möglich ist, solltest du zumindest eine Sonde so platzieren, dass du sie während der Messung nicht festhalten musst. Einige Geräte sind zu diesem Zweck mit Krokodilklemmen ausgestattet. Um das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten, solltest du den Kontakt mit elektrischen Schaltkreisen möglichst vermeiden.
Stelle das Messgerät auf den höchsten Messbereich für Wechselstrom (AC). Schließe die Messleitungen an. Finde die passende Volt-Skala. Prüfe die Spannung an einer gewöhnlichen Steckdose. Entferne beide Sonden. Führe die Mess-Sonden wieder wie oben beschrieben in die Steckdose ein. Berühre nicht beide Mess-Sonden gleichzeitig.