Циферблат имеет дугообразную шкалу, видимую через окно, и стрелку, которая будет указывать на значения на этой шкале.  Дугообразные шкалы циферблата могут быть разных цветов и иметь разные значения. Они определяют различные диапазоны величин. На циферблате мультиметра может присутствовать шкала с зеркалом. Зеркало используется, чтобы уменьшить то, что называется "параллакс ошибки просмотра," для этого нужно выровнять стрелочный указатель с его отражением перед считыванием значения. В отражении стрелка прибора будет отображается в виде широкой серой полосы между красной и черной шкалами. Многие современные мультиметры имеют цифровые показания, а не аналоговую шкалу. Их функции в основном такие же, вы просто получите численные значения при проведении измерений. Он позволяет изменить функцию между измерением напряжения, сопротивления и т.д., и для изменения диапазона (x1, x10 и т.д.) измерений. Многие функции имеют несколько диапазонов, поэтому очень важно установить пределы измерений правильно, в противном случае мультиметр может получить серьезные повреждения. Некоторые мультиметры имеют положения "Off" (“выключено”) на этом переключателе, в то время как другие имеют отдельный выключатель, чтобы включать прибор. Переключатель должен быть установлен в положение "Off" при хранении. Большинство мультиметров имеют несколько разъемов, используемых для этой цели.  Один, как правило, с надписью "COM" или (-), это для общего щупа. В этот разъем будет подключаться черный щуп. Он будет использоваться при проведении почти каждого измерения. Другое гнездо или гнезда должны быть маркированы "V" (+) и символом Омега (подкова вверх ногами) для измерения Вольт и Ом соответственно. “+” и “-“ символы показывают полярность щупов при измерении постоянного напряжения. Если измерительные провода были присоединены к прибору правильно, то красный провод будет положительным по сравнению с черным щупом. Это удобно знать, когда тестируемая схема не маркирована “+” или “-“. Многие приборы имеют дополнительные разъемы, необходимые при проведении измерений силы тока или высокого напряжения. Важно подключить щупы к соответствующим разъемам и правильно установить диапазон селекторным переключателем, а также установить тип измерения (Вольт, Ампер, Ом). Изучите руководство мультиметра, если вы не знаете, какие разъемы следует использовать. С прибором должны быть два измерительных провода. Как правило, один черный, другой красный. Они используются для подключения к любому устройству, которое вы планируете тестировать. Они, как правило, находятся на нижней стороне прибора, но иногда сбоку (в некоторых моделях). В этих отсеках установлен предохранитель (возможно, есть запасной) и батарейка, которая подает питание на мультиметр при проведении измерений сопротивления. Мультиметр может иметь более одной батарейки, и они могут быть разных размеров. Предохранитель нужен, чтобы помочь защитить прибор при проведении измерений. Иногда предохранителей может быть несколько. Полностью заряженные аккумуляторы (или свежие батарейки) необходимы при измерении сопротивления. Это маленькая кнопка, как правило, расположена рядом с циферблатом, с надписью " Ohms Adjust ", "0 Adj", или что-то подобное. Она используется только в  режиме измерения сопротивления, когда щупы касаются друг друга (коротко замкнуты). Вращайте эту ручку медленно, чтобы переместить стрелку прибора как можно ближе к положению “0” по шкале Ом. Если установлены новые батарейки, это легко сделать; стрелка, которая не сможет “встать” на ноль, указывает на слабые батарейки, которые должны быть заменены.
Найдите циферблат мультиметра. Найдите переключатель выбора функций. Найдите отверстия в корпусе, куда вы будете вставлять измерительные провода. Найдите измерительные провода. Найдите отсек для батареек и отсек с предохранителем. Найдите ручку регулировки нуля.