Mettez-le en marche, s'il dispose d'un interrupteur d'alimentation séparé. Sachez que la mesure de résistance et la mesure de continuité sont deux opérations opposées. Quand vous mesurez la résistance en ohms à l'aide d'un multimètre, vous ne mesurez pas la continuité. Quand la résistance est faible, alors la continuité est bonne. En revanche, quand la résistance est élevée, la continuité est mauvaise. Retenez qu'une mesure de la résistance vous permet de faire des hypothèses sur la continuité, en vous basant sur la valeur mesurée de la résistance.  Repérez l'échelle des ohms sur le cadran. C'est généralement l'échelle la plus haute ; elle porte des valeurs, qui sont plus élevées à gauche du cadran, soit « ∞ » (un « 8 » couché) pour indiquer l'infini et des valeurs qui vont en diminuant vers la droite pour atteindre 0. Pour les autres échelles, c'est l'inverse : les valeurs les plus basses sont sur la gauche, puis augmentent progressivement vers la droite . Si les cordons de mesure ne touchent rien, l'aiguille d'un multimètre analogique reste au repos, à la position le plus à gauche du cadran. On a une résistance infinie et le circuit est dit « ouvert » ; il convient de constater aussi qu'il y a absence de continuité ou de chemin entre le cordon rouge et le cordon noir. Branchez le cordon noir à la prise marquée « COM » ou « – ». Puis, branchez le cordon rouge à la prise repérée par la lettre oméga (Ω), symbole de l'unité de résistance (ohm) ou par la lettre « R ». Le cas échéant, sélectionnez le calibre à R x100. L'aiguille devrait passer complètement à droite. Localisez le bouton de « tarage » et tournez-le pour placer l'aiguille sur « 0 » ou aussi près de « 0 » que possible.   Cette position correspond à un « court-circuit » ou une résistance de valeur « zéro », pour le calibre R x1 de cet appareil. Remettez toujours l'aiguille de votre multimètre à « zéro », immédiatement après avoir changé de calibre de résistance. Si vous ne parvenez pas à placer l'aiguille sur le zéro, cela peut signifier que les piles sont « mortes » et qu'elles doivent donc être remplacées. Mettez des piles neuves et recommencez le tarage du zéro. Localisez les deux points du culot de l'ampoule où l'on va mettre les pointes de touche. Ils correspondent à la partie filetée du culot de l'ampoule et au centre de la base du culot.  Demandez à quelqu'un de tenir le bulbe en verre de l'ampoule. Appliquez la pointe de contact noire sur la partie filetée et la pointe de contact rouge sur la pastille centrale à la base du culot. Observez le mouvement de l'aiguille, qui passe rapidement de la gauche vers 0 sur la droite. Modifiez le calibre du multimètre à R x 1. Procédez au tarage du zéro pour ce calibre. Répétez l'étape ci-dessus. Observez que l'aiguille ne va pas aussi loin vers la droite que précédemment. L'échelle de mesure de la résistance a été modifiée de sorte que chaque nombre sur l'échelle R peut être lu directement.  À l'étape précédente, chaque nombre représente une résistance de valeur 100 fois plus grande. Ainsi, la graduation 150 correspondait réellement à 15 000 Ω. Après modification, la même graduation 150 correspond à 150 Ω seulement. Si vous choisissez le calibre R x 10, la graduation 150 correspondra à 1 500 Ω. Le choix du calibre est très important pour avoir une grande précision de vos mesures. Ceci dit, examinez de plus près l'échelle de mesure des résistances R. Elle n'est pas linéaire comme les autres échelles. Les valeurs à gauche sont plus difficiles à lire que celles de droite. Si vous essayez de lire 5 Ω sur le cadran avec un calibre réglé sur R x 100, vous lirez quelque chose comme 0 ou 1 : pas très précis ! Il vaut mieux alors régler sur le calibre R x 1. C'est pourquoi, lors de la mesure de résistance, vous devez régler le calibre de façon à pouvoir lire vos valeurs vers le milieu du cadran, plutôt qu'aux extrémités, aussi bien celle de gauche que celle de droite. Réglez le calibre à la valeur la plus élevée de R disponible sur votre appareil. Faites le tarage du zéro de l'appareil.  Lisez l'indication de l'appareil en tenant doucement les pointes de touche entre vos doigts (une pointe dans chaque main). Puis serrez fortement et regardez la diminution de résistance. Mettez les pointes de touche de côté et mouillez vos mains. Reprenez les pointes et serrez-les de nouveau. Notez que la résistance diminue encore plus ! Il est très important de ne maintenir les pointes de touche qu'en contact avec le dispositif à vérifier. Vous ne détecterez pas une rupture du circuit électrique d'un appareillage grillé, si vos doigts touchent les pointes de contact et offrent ainsi un chemin alternatif au courant de mesure. Vous allez avoir une fausse lecture. Le contrôle d'une cartouche fusible cylindrique ou d'une cartouche fusible d'un modèle ancien, comme le fusible en verre, risque d'être faussé, si pendant l'essai le fusible est placé sur une surface métallique. La valeur affichée par votre multimètre sera faible, car au lieu de mesurer la résistance du fusible, vous mesurez la résistance de la surface métallique, sur laquelle est placé le fusible. En effet, cette surface offre un chemin de remplacement au courant, qui circule entre le cordon rouge et le cordon noir, branchés aux bornes du fusible. Ainsi la mesure semblera toujours « bonne », indépendamment de l'état réel du fusible contrôlé.
Réglez le multimètre sur ohms ou résistance. Observez l'indication du multimètre. Branchez les cordons. Appliquez les pointes de touche l'une sur l'autre. Mesurez la résistance de quelque chose, par exemple une ampoule électrique en état de fonctionner. Essayez différents calibres. Vérifiez la résistance de votre propre corps. Attention aux erreurs de manipulation !