Dalam sebagian besar kasus, tegangan yang akan diukur  memiliki nilai yang tidak diketahui. Untuk alasan ini, kisaran tertinggi dipilih sehingga rangkaian multimeter tidak akan mengalami kerusakan akibat tegangan yang lebih besar dari dugaan. Jika multimeter diatur ke rentang pengukuran 50 V, menghubungkannya dengan stop kontak standar PLN dengan tegangan 220 V dapat merusak multimeter hingga tidak bisa digunakan lagi. Mulailah dari rentang tertinggi lalu turunkan ke rentang terendah yang masih mampu menunjukkan nilai tegangan tersebut. Masukkan probe hitam pada jack bertulisan "COM" atau "-". Berikutnya, masukkan probe merah ke "V" atau "+". Mungkin ada beberapa skala volt dengan nilai maksimum yang berbeda. Rentang pengukuran yang dipilih dengan kenop pemilih akan menentukan skala tegangan yang terbaca. Nilai skala maksimum harus sesuai dengan rentang yang dipilih dengan kenop. Skala tegangan, tidak seperti skala ohm, bersifat linier. Skala ini akurat atau tidak berubah. Tentu saja akan jauh lebih mudah membaca 24 volt pada skala 50 volt dari pada skala 250 volt, yang tidak akan menunjukkan perubahan berarti antara 20 dan 30 volt. Di Indonesia, nilai yang kamu harapkan adalah 220 volt.  Masukkan probe hitam ke salah satu lubang stop kontak. Semestinya setelah hal ini dilakukan kabel pengukur hitam bisa dilepas tanpa bergoyang karena kontak di bagian dalam akan mencengkeram probe, seperti saat mencolokkan perangkat listrik lain. Masukkan probe merah ke lubang satunya. Multimeter semestinya menunjukkan nilai tegangan berkisar 220 volt. Putar kenop pemilih ke rentang terkecil yang masih sanggup menunjukkan nilai terbaca (220). Multimeter dapat menunjukkan kisaran nilai antara 210 dan 225 volt. Pemilihan rentang penting untuk mendapatkan pengukuran yang akurat.   Jika penunjuk tidak bergerak, ada kemungkinan mode pengukuran yang dipilih adalah DC ketimbang AC. Mode AC dan DC tidak kompatibel. Mode pengukuran yang digunakan harus benar. Jika tidak diatur dengan benar, pengguna akan keliru mengira tidak ada tegangan, yang bisa menjadi kesalahan yang berbahaya. Pastikan untuk mencoba kedua mode jika jarum penunjuk tidak bergerak. Atur multimeter ke mode AC volt, dan coba lagi. Bila memungkinkan, cobalah untuk menghubungkan setidaknya satu kabel pengukuran sedemikian rupa sehingga kamu tidak perlu memegang keduanya saat pengukuran. Beberapa meteran memiliki aksesoris mencakup capit buaya atau jepit lain yang akan membantu dalam hal ini. Meminimalkan kontak dengan rangkaian listrik mengurangi kemungkinan mengalami luka bakar atau cedera secara drastis.
Atur meteran untuk menggunakan rentang tertinggi untuk tegangan AC. Pasang kabel pengukuran. Tinjau skala tegangan. Uji tegangan listrik dari sebuah stop kontak. Cabut kabel pengukuran. Colok kembali kabel seperti sebelumnya. Usahakan agar tidak perlu memegang kedua probe.