Questo ha delle scale a forma di arco visibile attraverso la finestra e un puntatore che indica i valori letti dalla scala.  I segni a forma di arco sull'interfaccia possono essere di diversi colori per indicare le diverse scale, quindi avranno valori diversi. Esse determinano gli intervalli di grandezza. Anche una più ampia superficie speculare che segue la forma delle scale potrebbe essere presente. Lo specchio è usato per contribuire a ridurre quello che viene chiamato "errore visivo di parallasse" allineando il puntatore con la sua riflessione prima di leggere il valore che indica il puntatore. Nell'immagine, appare come una striscia larga grigia tra le scale rosse e nere. Molti multimetri più recenti hanno letture digitali, piuttosto che la scala analogica. La funzione è fondamentalmente la stessa: avrai solo una lettura numerica. Questo ti consente di modificare la funzione tra volt, ohm e ampere e di cambiare la scala (x1, x10, eccetera) del misuratore. Molte funzioni hanno più intervalli, quindi è importante impostarli correttamente, altrimenti potrebbero provocare gravi danni allo strumento o all'operatore. Alcuni tester hanno una posizione "Off" su questo selettore, mentre altri hanno un interruttore separato per spegnere il multimetro. Il misuratore deve essere impostato su "Off" quando lo metti via e non è in uso. La maggior parte dei multimetri hanno diversi jack utilizzati per questo scopo.  Uno è solitamente etichettato "COM" o (-), che sta per comune. Questo è dove sarà collegato il cavetto nero. Verrà utilizzato per effettuare quasi tutte le misurazioni. L'altro o gli altri jack dovrebbero essere etichettati con "V" (+) e il simbolo Omega (un ferro di cavallo a testa in giù) per volt e ohm, rispettivamente. I simboli + e - rappresentano la polarità delle sonde quando sono impostate per testare una tensione continua. Se sono stati installati i cavetti come suggerito, quello rosso dovrebbe positivo rispetto a quello nero. È bene sapere quando il circuito sotto prova non è etichettato + o -, come avviene di solito. Molti tester hanno jack aggiuntivi che sono necessari per le prove di corrente o alta tensione. È altrettanto importante avere i cavetti collegati ai jack corretti, così come è bene avere già impostato il selettore sul tipo di test (volt, ampere, ohm). Tutto deve essere corretto. Consulta il manuale del tester se non sei sicuro di quali jack debbano essere utilizzati. ci dovrebbero essere due cavi o sonde. Generalmente uno è nero e l'altro rosso. Sono usati per collegarsi a qualunque dispositivo tu voglia testare e misurare. solitamente si trova sul retro, ma a volte di lato. Contiene il fusibile con eventualmente un ricambio e la batteria che alimenta il tester per misurare le resistenze. Il multimetro può avere più di una batteria e ce ne possono essere di diverse dimensioni. Un fusibile viene fornito per aiutare a proteggere il movimento del tester. A volte c'è più di un fusibile. Un buon fusibile è richiesto per il funzionamento del tester. Serviranno anche batterie completamente cariche per le prove di resistenza/continuità. è una piccola manopola che di solito si trova nei pressi del quadrante etichettato con "Regolazione Ohm", "Regolazione 0" o sigle simili. Questo è usato solo con un range di ohm o di resistenza, mentre le sonde vengono cortocircuitate, facendole toccare tra di loro. Ruota la manopola lentamente per spostare l'ago il più vicino possibile alla posizione 0 sulla scala degli ohm. Se sono installate delle batterie nuove, dovrebbe essere facile procedere: un ago che non andrà a zero indicherà batterie deboli che devono essere sostituite.
Trova il quadrante del tuo multimetro. Trova il selettore o la manopola. Individua le aperture nel case dove potrai inserire i cavetti di prova. Cerca di individuare i cavetti: Trova il vano batteria con i fusibili: Trova la manopola della regolazione dello zero: