HickokTV−2B/Uによる真空管測定。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。左から1本目.2本目....6本目。「Ep=100V、Esg=50V、IP=2.8mA、Eg1=−1.2V」。左から1本目.2本目....6本目。Gm測定=1840μmho、Ip=2.16mA。測定条件、「Ep=100V、Esg=50V、Eg1=−1.2V」。Gm測定=1680μmho、Ip=2.12mA。Gm測定=1700μmho、Ip=2.08mA。測定条件、「Ep=100V、Esg=50V、Eg1=−1.2V」。Gm測定=1600μmho、Ip=2.02mA。Gm測定=1700μmho、Ip=2.27mA。測定条件、「Ep=100V、Esg=50V、Eg1=−1.2V」。Gm測定=1700μmho、Ip=2.10mA。左から7本目.8本目....12本目。相互コンダクタンス=1650μmho「Ep=100V、Esg=43V、IP=2.3mA、Eg1=−1V」。左から7本目.8本目....12本目。Gm測定=1600μmho、Ip=1.88mA。測定条件、「Ep=100V、Esg=50V、Eg1=−1.2V」。Gm測定=2000μmho、Ip=2.48mA。Gm測定=1620μmho、Ip=1.94mA。測定条件、「Ep=100V、Esg=50V、Eg1=−1.2V」。Gm測定=1600μmho、Ip=1.88mA。Gm測定=1480μmho、Ip=1.76mA。測定条件、「Ep=100V、Esg=50V、Eg1=−1.2V」。Gm測定=1660μmho、Ip=2.02mA。プレート(カソード電流)波形を観測しながら測定する。左から1本目2本目..4本目。変換コンダクタンスは測定不可。三極部相互コンダクタンス=2800μmho「Ep=100V、IP=10mA、Eg1=−0V」。左から1本目2本目..4本目。Gm測定=2600μmho、Ip=10.30mA。測定条件、「Ep=100V、IP=10mA、Eg1=−0V」。Gm測定=3200μmho、Ip=10.87mA。Gm測定=2600μmho、Ip=10.65mA。測定条件、「Ep=100V、IP=10mA、Eg1=−0V」。Gm測定=??μmho、Ip=56.4mA、不良品。左から1本目2本目3本目。相互コンダクタンス=8000μmho「Ep=Esg=100V、IP=29mA、Eg1=−5.7V」。左から1本目2本目3本目。Gm測定=7000μmho、Ip=32.62mA。測定条件、「Ep=Esg=100V、IP=29mA、Eg1=−5.7V」。Gm測定=6700μmho、Ip=22.95mA。Gm測定=7000μmho、Ip=25.37mA。測定条件、「Ep=Esg=100V、IP=29mA、Eg1=−5.7V」。左から1本目2本目3本目。「Ep=100V、Esg=50V、IP=2.8mA、Eg1=−1.2V」。左から1本目2本目3本目。Gm測定=1600μmho、Ip=1.77mA。測定条件、「Ep=100V、Esg=50V、Eg1=−1.2V」。Gm測定=1590μmho、Ip=1.64mA。Gm測定=1590μmho、Ip=1.58mA。測定条件、「Ep=100V、Esg=50V、Eg1=−1.2V」。UY41の測定データー無。