Labを見るいつもマイクロサポートをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。ニュース」として、継続的にマイクロハンドリングやサンプリングについての情報を発信しています。引き続きよろしくお願いいたします。「マイクロインジェクター」の使い方についてご紹介いたします。・既に購入済みだが、使い方のイメージがイマイチわからない・購入予定だが、マニピュレーターに取り付けて誰でも簡単に使えるのか?・どんな原理で微量液体のハンドリングを行っているのか?・使う上での注意点は?などの観点で、まずは原理からお話したいと思います。液体に1マイクロピペット先端を接触させることにより、毛細管現象にて自然に液体吸引が始まります。吸引後は大気圧の影響を受けるため、液体はマイクロピペット内に留まりますので流出しません。吐出す場合は、3ポンプを握り陽圧をかけることにより行います。毛細管現象で吸える以上の液体を吸引したい場合は、5シリンジを回転させ陰圧環境とすることでさらにピペット内への吸引量を増やすことが可能となります。》1マイクロピペット(ミクロンレベルのガラス製ノズルです。・吸引したい液体の状態や量により、マイクロピペットのサイズを選択します。・マイクロピペットをピペットハンドルに取り付け後、マニピュレーターにセットします。・顕微鏡下にてマニピュレーターを操作し、ピペット先端を液体に慎重に近づけます。・状態を視認しながら吸引を行います。・任意場所に移動し、ピペット先端を僅かに接触させて、ポンプを握って吐出します。使用する際には、必ずマニピュレーターを併用し、顕微鏡下で作業してください。マイクロピペットはガラス管ですので、手持ちでの作業では先端が破損します。吸引の際は、エアーを噛み込まぬ様に注意し、ピペット部分が見える範囲内で使用してください。吐出の際には、実際は滴下では無く、液体を転写する万年筆のイメージでの作業となります。吐出し量は、ポンプの微妙な握り加減でコントロール可能です。顕微鏡下での微細作業を行う際は、そのアクセサリーの原理を理解することがポイントとなります。すべてのツール・アクセサリーには《原理》が存在しますので、不明な点がありましたら遠慮なく弊社エンジニアにご相談ください。今後も、弊社のアクセサリーの使い方について、原理を交えた情報をシリーズ化していきます。ちなみに、次の機会では「真空吸着ツールセット」についてお話する予定です。ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください「働き方改革」が不可避な現在では、作業標準化や効率化、生産性アップは避けられないテーマです。マイクロサポートはユーザー様の課題に対して、ハード・ソフトの両面でお役立ちを提供いたします。「一度デモを行いたい」「すでに導入している設備をさらに活用したい」など、お気軽にご相談ください。機器選定のアドバイスから、オリジナルツールの製作まで幅広く対応させて頂きます。テスト依頼/お見積依頼/その他お気軽にご相談くださいお問合せはこちらお知らせ2021.04.27お知らせアプリケーションを追加しました2021.02.09お知らせアプリケーションを追加しました2021.01.20お知らせアプリケーションを追加しました。2020.04.01お知らせアプリケーションを追加しました。reserved.月1回作業改善や品質アップのポイント、新アプリケーションなどのお役立ち情報をお届けします。ご登録ください登録する登録しない。