ガスに含まれる微量フッ素化合物の分析/GCリチウムイオン電池(LIB)内部の発生ガスには,添加剤や電解質等に由来する微量なフッ素系化合物が含まれる場合があります。高感度ガスクロマトグラフシステムが搭載するBID検出器は,ハロゲン系化合物を高感度に検出できるため,これら微量フッ素化合物も検出可能です。%に低下したLIBの内部ガスを測定したところ,水素を含む無機ガス類や低級炭化水素類と同時に,フルオロエタン(C2H5F)が検出されました。※O2,N2は注入時ブランクを含むFig.1のGCクロマトグラムと同じ条件で,GCMS・TIM測定(SCAN測定)を行いました。minのマススペクトルを,下段にNISTデータベースを用いた検索結果を示します。minのピークは,フルオロエタン(C2H5F)と確認されました。高感度ガスクロマトグラフシステムBID検出器を搭載した高感度ガスクロマトグラフです。BIDは,誘電体バリア放電プラズマによるイオン化法を用いた汎用型検出器であり,「高感度」,「あらゆる成分を検出」,「長期安定性」を特長としています。※一種類のカラムで分析できない成分に関しては,カラムを変更して測定する必要があります。