落下塵カウンターのレンタル・測定サービスでお気軽にお試しください!浮遊塵ではなく落下塵を測定できる特殊測定機10μm以上の粗大粒子を分級しカウント※「粗大粒子カウンター」とは全く別の測定装置です。こんなお悩みはありませんか?クリーンルームで作業しているのに付着異物が減らない。パーティクルカウンターで管理しているが、不良との相関が取れない。クリーン環境を作りたいが管理の仕方がわからない。ウエアなどからの付着異物の持ち込み対策に苦労している。浮遊塵ではなく落下塵を測定することが付着異物の対策に繋がります!製品への付着異物を減らしたいなら、パーティクルカウンターではなく落下塵カウンターで測定する必要があります。その理由として、1付着異物の原因となる粗大粒子は10μm~100μmとサイズが大きくて、パーティクルカウンターでは測定できないから2粒子が大きい粗大粒子は空気中に浮遊せず、沈降して落下塵となるから以上の2つが挙げられます。2021年2月からはISO14644-17が制定され、不良原因となる粗大粒子を直接管理指標とすることが可能になっています。(ISO14644-17に記載されているPDRとPDRLの関係についてはこちら)そのため、空気中の微小な浮遊塵ではなく落下塵を測定することで、付着異物を管理できるのです。落下塵カウンターとは浮遊塵ではなく、落下した粗大粒子を測定できる特殊測定機です。試料収集板(4インチシリコンウエハ)を使用し、粗大粒子の沈降する特性を活用して落下してきた10μm以上の粗大粒子を分級し、カウントします。シリコンウエハが置ける所であれば、どこでも評価することができます。※シリコンウエハ・・・半導体の基板で、表面の平坦性や耐熱性に優れた円盤状のサンプル板。本機はシリコンウエハでサンプルし、10μm~100μmの粗大粒子の分級とカウントに特化した測定装置です。100μm以上の毛髪等の異物は形状や重さの影響でシリコンウエハでのサンプルは不向きです。BLACK』がオススメです。有り(区分表示可能)*3)任意区分で設定した閾値は検量線から求めた値であり、計数効率の保証は出来ません。*4)計数効率は4インチエリアのみ保証、エリア限定している2インチの場合は計数効率の保証ができません。・粘着シートでサンプリングして、顕微鏡で目視カウントしているが測定効率が悪く、時間が掛かる・装置内で付着する塵埃を調べたいが、良い測定方法が見つからない・保管エリア内や高温のオーブン内、動作中のコンベアなどのゴミ付着の調査をしたいが、良い測定方法がわからない。・スタンプテストで手袋やウエアの付着汚れを調査することができます。・保管中や搬送中など従来見落としていた工程での付着ゴミ調査。炉内や真空チャンバー等の人が入って行けず、測定が難しい環境での調査も可能です。・エアガンやワイパーでの除去率、除電の有無での付着し難さなど差分を使ってデータを取ることができます。落下塵カウンターの設置環境はクリーンブースかクリーンベンチをご用意ください。クラス100程度のクリーン環境に設置することで、測定時や上はクリーニング時のゴミ付着によるデータの信頼性低下を防止できます。落下塵カウンターのレンタル・測定サービスでお気軽にお試しください!ーまずはお試し!「落下塵カウンターレンタルサービス」ーカタログダウンロードお気軽にご相談下さい!弊社はこれまでの経験や知見に基づき、お客様毎に最適なクリーン環境をご提案する事が可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。Reserved.お問い合わせ。