ZXシリーズZXシリーズズーム機能搭載で、定格電力内で出力電圧に応じ出力容量が無駄なく可変します。ZX-Mは4倍)の広範囲で定格電力の出力が可能です。テストベンチなどで色々な電圧で使用する場合にも最適です。固定の為、取出せる最大電力は低下して行きますが。ZXなら最大出力電流が出力電圧に応じ無段階可変です。この機能で、一般的な固定レンジ直流電源5~8機種分の動作範囲を1台でカバーします。容量もインテリジェント並列接続運転機能により10台まで並列運転できるので最大16kWまで簡単に増設できます。ZX-LA,ZX-MAなど)に装備)定電圧モードで動作しているとき、負荷電流による電圧降下を意図的に発生させることができます。この機能により化学電池(放電時)の内部抵抗や太陽電池燃料電池のI-V特性を近似させることができます。※直流的な動作に限ります。過渡的な現象の近似には適しません。電圧、電流の設定は4桁のデジタル表示できめ細かな設定ができます。設定ツマミは電圧用と電流用の2個に分けてあるので、スピーディな操作ができます。加え、出力電力の表示も装備しました。計測値は4桁表示で正確な読み取りができます。セロボルト・ゼロアンペアから可変可能スイッチング方式の可変電源でありながら定電圧設定0V、定電流設定0Aから設定できます。設定ツマミで0.01V単位から設定可能。従来のアナログ制御方式の多回転ポテンションメータより繊細に設定できます。フルデジタル制御ならではの便利機能メモリ機能3組の電圧、電流、保護レベルなどの組み合わせをABCの3個のボタンに割り付けて、読み出し、書き込みができます。製品の検査ラインなどで頻繁に設定を変更する場合などに便利です。スルーレート可変機能ランプや大容量コンデンサなど、突入電流が寿命に影響する負荷では、電圧の立ち上げ時にスロープを付けて突入電流を抑えたい場合があります。このような場合を想定して出力電圧、電流のスルーレート(上昇率、降下率)を設定する機能を装備しました。ついてそれぞれに設定でき、出力のON-OFF時、出力設定の変更時のどちらにも有効です。シーケンシャルON-OFF機能ZXシリーズを複数台組み合わせて多出力電源を構成した場合に各電源出力のON-OFFに時間差を付けることができます。パソコンなどを使わない場合でも、マルチ接続ケーブル(オプション)を接続して、各電源に遅延時間を設定するだけで、出力ON-OFFにシーケンスを組むことができます。パソコンなどの通信で制御する場合は、グローバルコマンド送出により、各電源に設定した遅延時間に従って出力のON-OFFが実行されます。特長4全機種通信機能を標準装備パソコンなどによる制御、監視に対応するLAN、RS-485の2系統の通信ポートを標準装備したモデル(N付き型番)とRS-232C、RS-485の2系統のシリアル通信ポートを標準装備したモデル(N無し型番)を用意しています。LANタイプとRS-232Cタイプを混在できます。LANタイプ1台でRS-232Cタイプを30台までプロトコル変換しコマンド・ステータスを中継しますので、LANタイプ1台追加だけで従来タイプもLAN対応化できます。1つのIPアドレスで最大31台まで接続できますので、IPアドレスの節約にもなります。RS-232C、RS-485の2系統のシリアル通信ポートを標準装備したモデル(N無し型番)でもオプションのマルチ接続ケーブルを使えば1個のホストPCのシリアルポートで31台までのZXシリーズが制御できます。通信コマンドはSCPIプロトコルに準拠した形式と当社EXシリーズ互換のコマンドから選択できるので、システム側ソフトウェアの小規模な変更でEXシリーズから置き換えが可能です。RS-232C)サンプルソースはこちら特長5操作性・特性とも強化された並列運転機能(*2)並列接続の概念を破るインテリジェント並列運転機能を搭載しました。今までの並列運転機能に比べとても簡単に(同一機種で最大10台まで)できるようになりました。計測値は各機の合計値をマスター機に集中表示するので、従来のようにマスター機とスレーブ機それぞれの電流表示をユーザーが加算する煩わしさから解放されます。並列運転の準備はオプションの並列運転ケーブルを接続し、各機の出力を負荷へ接続するだけで完了。並列台数はマスター機が自動検出するので、台数の誤設定や制御ケーブル抜けによる出力値の誤設定や計測値の誤表示を防止します。並列台数を増加しても過渡回復特性(*3)が劣化しない、新マスタースレーブ方式を採用。マスター、スレーブ間の制御遅れがなく、常に良好な過渡回復特性を維持します。並列運転は同一機種に限ります。電力用ダイオードや高出力LEDなどに一定の電流を流して通電試験を行う用途では、従来の直流電源では出力オン時に出力電流がオーバーシュートしてしまい内部回路に改造を加える必要がありました。オーバー→電流制御開始(トランスファ領域)→定電流に安定という過程をたどるためでした。ZXシリーズでは使用目的にあわせて定電圧(CV)優先モードと定電流(CC)優先モードを選択使用できるようにしました。これにより、ダイオード負荷でもオーバーシュートのない速い立ち上がりの電流が得られます。出力をOFF、スイッチングを停止し、負荷を保護します。OVPの動作電圧は、ZX-L/LAタイプで1Vから88Vまで任意に設定することができます。ZX-H/HAタイプで1Vから704Vまで任意に設定することができます。Protector)負荷の短絡などで過電流が発生した場合に、出力をOFF、スイッチングを停止し、負荷を保護します。ファンモータ停止などにより放熱部の温度が85°C(ZX-1600:95°C)を超えるとスイッチングを停止し、出力OFF、アラーム表示します。ヒューズにより保護しています。特長8電流シンク機能の解除この電源には電流を吸い込む(電流シンク)機能が内蔵されており、出力OFF時や高い電圧設定から急激に低い電圧設定などにした場合でも素早く内蔵されている大容量平滑用電解コンデンサーの電圧を下げることができます。検査ラインなどで次々に通電テストする場合など、出力OFF操作(外部コントロール端子やデジタル通信によるリモートコントロール含む)で素早く電圧がさがりますので、出力OFF後コネクタなどの接続端子を用いて素早く脱着してもアークの発生、スパーク、接点溶着や残電圧による突入電流(インラッシュ電流)の発生などのトラブルを低減でき作業の安全性を向上させます。低負荷状態や無負荷状態でも安定した動作を可能としています。出力電圧を降下させる時間を短縮する為に、この電流を吸い込む(電流シンク)機能があります。バッテリー充電や大容量電解コンデンサーや電気二重層コンデンサーなどで、出力OFF時にシンク機能を働かせたく無い場合この機能をOFFすることができます。逆電流を安定化する機能ではありません。逆電流が最大吸込み電流を超え出力端子間電圧が定格電圧以上になるような負荷の場合(回生モータや誘導負荷、回生インバータ、コンバータ等)は大容量ダミー抵抗や逆電流防止ダイオードなどを接続ください。バッテリなどの負荷の場合、本器接続の際にスパークなどにより端子を破損したり内部平滑回路に突入電流が流れ内部回路を損傷する場合があります。環境に配慮した鉛フリー設計ZXは、鉛フリー化フェーズ「鉛フリーはんだ機器A」を達成しました。ボード実装の段階で、基板表面処理・はんだ印刷・はんだ浴などに鉛入りはんだを使用しない。実装する部品の接合部分及び部品内部ならびに構成材料などに鉛が含まれていてもよい。ワイド入力電圧、高力率ZXは、鉛フリー化フェーズ「鉛フリーはんだ機器A」を達成しました。ボード実装の段階で、基板表面処理・はんだ印刷・はんだ浴などに鉛入りはんだを使用しない。実装する部品の接合部分及び部品内部ならびに構成材料などに鉛が含まれていてもよい。入力電圧はワールドワイドで色々な使用状況にフレキシブルに対応、AC85V~250Vのワイドレンジ。電圧切り替え不要で使用場所を選びません。(*5)力率改善回路内蔵で0.99以上の高力率。(*6)高調波電流規制に適合する正弦波入力電流です。400W,800Wタイプに付属の電源ケーブルセットはAC100V用です。他の電圧で使用する場合はお問い合わせください。前面に大型エアーフィルタ装備ZXは前面に大型のワンタッチ脱着式の防塵エアーフィルタを装備しています。フロント吸気リア排気のためラック組込み時でも簡単にエアーフィルターの清掃等のメンテナンスが可能です。入力電源側開閉でも出力ON/OFFできます。設定により前面のOUTPUTスイッチの有効無効の設定ができますので、入力ACライン側からの通電・無通電により出力するように設定できます。工場の配電盤やラック等の元ブレーカで他の機器と一括通電にするのにも対応していますので組み込み電源としても設備電源としても利用できます。TRIPZX-1600タイプには、入力ブレーカを遠隔(デジタル通信)にて遮断する機能があります。ZX-1600のAタイプは接点でも可能です。緊急停止(エマージェンシストップ)などに応用可能です。ユーザー校正機能お手持ちのデジタルマルチメータと分流器を使って定電圧、定電流の設定と電圧計、電流計の校正ができます。校正作業はカバーを開けずに前面パネルの設定ツマミを回すだけで安全に行うことができます。