Ed薄膜測定はおまかせ、素地の厚みが0.1mm以下で、アルミ板や銅板の凸凹した試験片の膜厚が測定できるデジタル式膜厚計は、世界でもアドミッタンスゲージのみです。【概要】アドミッタンスゲージは、アナログ式ストランドゲージをベースにデジタル式に製品化したものです。アドミッタンスゲージは、金属などの導電体に塗布された絶縁物の厚みを測定します。試験片の材質や板厚の影響を受けず、しかも表面の粗さが大きくても金属の厚みが0.1mm以下の薄板や浪打ちしか板でも、電極として導電柱ゴム電極(Φ9.4mm)を使用することで、ゴムの持つ柔軟性との相性効果で平均値が得られ、誤差を最小限にしたとても完成度の高い測定装置です。・素材がアルミニウム版や銅板0.1mm以下の薄膜測定に威力を発揮します。・素地の凸凹や波打ちした試験片でも、導電性ゴム電極Φ9.4mmの測定平均値とゴムの持つ柔軟性の相乗効果で、誤差要因の影響を最小限にした測定が可能です。・ハンドプローブでは、素材の金属部と通電できれば、板厚に関係なく曲部等の測定ができます。・プローブゴムチップ面積が大きいほど測定が安定します。薄膜になるほど高感度測定となります。・デジタル表示なので、データー読み取りに誤差がなくPCのExcelにデータが転送されます。)■0.34~40.00mμm、電極面積Φ9.4mプローブ。薄膜ほど精度よく測定ができます。■アルミ合金ADC12のアルマイト皮膜が、2μm以上あれば電極面積Φ9.4mmを用いると電流式と比べると正確かつ効率よく測定できます。■測定プローブ電極は直径Φ2、Φ3.5、Φ9.4mmの3種類から選択できます。スイッチ切り替えで、交換使用の可能なタイプもございます。■板膜厚のみだけでなく、試験片の金属部と通電できれば測定板厚に関係なく、湾曲面などであっても測定可能です。担当までお問合せください。