歪み率特性測定(AUX入力)。入出力特性測定(MM入力)=PHONO−1。HickokTV−2B/Uによる付属真空管測定。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。付属真空管12AX7(ECC83)。相互コンダクタンス=2200μmho「Ep=250V、Eg1=−8.5V」。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。Manualより)左3本=A=L側用、右3本=R=B側用。左から1本目ECC83、ECC82、2本目ECC83。Gm測定=1900μmho、IP=1.59mA。付属R側1本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=2240μmho、IP=2.28mA。付属R側「12AU7」ユニット1。Gm測定=2800μmho、IP=14.24mA。付属R側「12AU7」ユニット2。Gm測定=2800μmho、IP=13.52mA。付属R側2本目「12AX7」ユニット1。エミッション低く測定不可。付属R側2本目「12AX7」ユニット2。エミッション低く測定不可。Gm測定=1900μmho、IP=2.42mA。付属L側1本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=2240μmho、IP=1.87mA。付属L側「12AU7」ユニット1。Gm測定=2600μmho、IP=13.63mA。付属L側「12AU7」ユニット2。Gm測定=2800μmho、IP=14.46mA。付属L側3本目「12AX7」ユニット1。Gm測定=2200μmho、IP=2.06mA。付属L側3本目「12AX7」ユニット2。Gm測定=2400μmho、IP=2.58mA。プレート(カソード電流)波形を観測しながら測定する。前パネルとケースの塗装。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。