ホットボンドで接着する。太く・堅い電源コードを交換する。「整流管83」、「整流管5Y3」をダイオードに置き換える。以下の改造・調整が必要です。整流管「83」「5Y3」をダイオードに交換しましたので以下の改造・調整が必要です。Voltage=トランス1次電圧=93Vに調整して(以下同じ)、電圧の確認する。Voltage=ゼナーダイオード+ダイオード挿入。Voltage=「DC130V」、以下の様にブリダー抵抗を挿入して、130V確定、56Vも「R130」のタップ調整でOK。Voltage=「R130」のタップ調整でOK。Voltage=「AC5V」、トランス巻き線端子「14」と抵抗「R120」の間にブリーダ抵抗挿入。AC35V=抵抗「R106」とダイオード挿入。Voltage=抵抗「R47」の調整。Voltage=抵抗「R119」の調整。TV7D/UのCalibrationに入る。1960年代の水銀たっぷり入った「整流管83」。「バイアス電圧」の点検・調整。BAIAS−VRのツマミ100目盛りで、DC=−40VになるようLineAdjustVRを調整する。BAIAS−VRのツマミ22目盛りで、DC=−3VになるようLineAdjustVRを調整する。BAIAS−VRの軸は下の写真の様に円形で、ツマミは自由な位置に固定出来る。BAIAS−VRのツマミ0目盛りで、DC=0Vを確認。実際の「バイアス電圧」の関係。実際の「バイアス電圧」の関係。完成後測定、ECC83(12AX7)を測定。最近の真空管のGm測定+波形確認。右のデジタルオシロはデモで拝借。JJ−ECC99、electro−harmonix12BH7AEH。Manual、1966実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。「JJ−ECC99」測定の入出力波形、赤色=プレート電圧、黄色=グリッド電圧。「electro−harmonix12BH7AEH」測定の入出力波形、赤色=プレート電圧、黄色=グリッド電圧。JJ−ECC81、electro−harmonix12AT7EH。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。electro−harmonix12AX7EH、SOVTEC12AX7WA、JJ−ECC83S。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。「lectro−harmonix12AX7EH」測定の入出力波形、赤色=プレート電圧、黄色=グリッド電圧。「SOVTEC12AX7WA」測定の入出力波形、赤色=プレート電圧、黄色=グリッド電圧。「6DJ7」測定の入出力波形、赤色=プレート電圧、黄色=グリッド電圧。