バッファを追加します。注:ここでは、ColMは先端から解離し、解離が測定されます。BLI装置にセットアッププレートを置きます。センサーチップトレイをBLI機器に入れます。BLIデータ集録ソフトウェアを開き、ソフトウェアウィザードで「新しい動態実験」を選択します。プレートのレイアウトをソフトウェアに入力します。注:リガンドを含むウェル、FhuAは「荷重」として入力されます。バッファのみを含むウェルは「バッファ」として入力されます。検検を含むウェル、ColMは「サンプル」として入力される。[アッセイ定義]タブを使用して、実験の各ステップの時間とプレート回転速度の長さを定義します。rpm)のままにします。ウェルプレートの各列に個別に割り当てられます。最初の列を右クリックして最初のステップを割り当て、[新しいアッセイの開始]を選択します。メニューで変更します。ステップを追加]を選択して、後続のステップを各列に割り当てます。設定した適切な列にこれらを割り当てます。センサー割り当てタブを使用して、オクテット器械がセンサー・トレイの正しい位置からBLIピンを取っていることを確認します。青色でハイライト表示されます。空であることを確認します。ハイライト表示し、右クリックして[削除]を選択し、これらを空としてマークします。使用したセンサーを保持するために使用した後、トレイ内のセンサーを置き換えます。タブで、実験手順を参照して、セットアップ全体が正しいことを確認します。ファイルを保存するファイルの場所を選択します。プレート温度を室温に変更します。[GO]を選択して実験を実行します。オクテットBLIデータ分析ソフトウェアを開きます。タブを使用して、実験を検索し、実験の概要を確認します。ファイルをインポートします。各実験のセンサ情報を選択して検体の濃度(ここでは、ColM)を入力します。先端を参照先として割り当てます。[処理]タブを使用して、実験データから基準信号(E1)を差し引きます。ヒントの生データで、非特異的分析物のバインドを確認します。何も見られなかった場合は、続行します。これは重要な負のコントロールです。