川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。2019年10月30日リードスイッチ付きフローメーターは、流体の流量監視用プロセス制御用に最適な流量計です!パネル埋込取付、パネル表面取付いずれかの取り付け配管で使用します。取扱いの注意事項で、先ずはスイッチの位置設置についてリードスイッチ付近に鉄などの磁性体があると動作状態に影響がありますので避けます。設定後、数回フロートを上下させて任意の位置で接点が閉の動作、開の動作になるか確認します。ズレていた場合は、リードスイッチ本体の位置を上下微調整します。接点が閉するフロート位置と開位置には差がありますので注意が必要です。リード線は、本体から出ている電線を引っ張ったり押し込んだりせず、先端は圧着端子やコネクターなど確実な方法で他の機器に接続します。DC10Wと誘導負荷に接続する場合の接点容量は、負荷条件により変わります。リード線は流量計の設置状態で電線が損傷など障害を受けないよう配線の引き回しを行います。首脳会議と再来月の地球温暖化対策の会議「COP25」の開催を断念すると発表しました。川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。