ケースから出し、後から見る。ケースから出し、後から見る。Gm測定用発振器と測定部。電解コンデンサ−が交換されている。ケースから出し、後から見る。ケースから出し、上から見る。ケースから出し、下から見る。ケースから出し、右から見る。ケースから出し、左から見る。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。ヒータ電圧5V、実測=5.12V。ヒータ電圧6.3V、実測=6.37V。コントロールグリッド(BiasVolt)−50V、実測=−50.5V(−100Vレンジ)。コントロールグリッド(BiasVolt)−15V、実測=14.91V(−30Vレンジ)。コントロールグリッド電圧(BiasVolt)−5V、実測=5.047V(−10Vレンジ)。コントロールグリッド(BiasVolt)−1.5V、実測=1.517V(−3Vレンジ)。コントロールグリッド(BiasVolt)+5V、実測=5.107V(+10Vレンジ)。スクリーングリッド300V、実測=288.9V(EP=300Vレンジ)。スクリーングリッド150V、実測=148.1V(EP=150Vレンジ)。ヒーター電圧の安定度(レギュレーション)測定。ヒーター電圧=5V、ヒーター電流=3A。本体電圧計=5V供給。MT7ピンソケット位置電圧計(テスター)=4.788Vで−10%以内。ヒーター電圧=6.3V、ヒーター電流=1.6A。本体電圧計=6.3V供給。MT7ピンソケット位置電圧計(テスター)=5.90Vで−10%以内。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。E0.12AU7(ECC82)相互コンダクタンス=2200μmho「Ep=250V、Ip=10.5mA、Eg1=−8.5V」。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。Gm測定=1800μmho。測定条件、「Ep=250V、Eg1=−2V」。真空管ピン選択ホイール2番のGの所をドライバーで叩くと、接触不良でフルスケール。真空管ピン選択ホイールのP(3番ホイール)の所をドライバーで叩くと、接触不良でダウン。ドライバーの位置はずれてます。真空管ピン選択ホイール。銘板固定のテープも全て破断しています。真空管ピン選択ホイール、横から見る、特殊な構造。カシメのアルミピン2本が見える。真空管ピン選択ホイール反対側、横から見る、特殊な構造。カシメのアルミピンが見える。真空管ピン選択ホイール横から見る、反対側。カシメのアルミピンが見える。真空管ピン選択ホイール表。接触不良が起こりやすいG(コントロールグリッド電極)選択し、1ピン−2ピン間の抵抗測定。P(プレート電極)、K(カソード電極)やSG(スクリーングリッド電極)は電流が流れるので、接触不良は起きにくいがG(コントロールグリッド電極)は接触不良が起こりやすい。IP(プレート電流)やSGI(スクリーングリッド電流)表示も実効値なので、表示変化しにくいがG(コントロールグリッド電極)は増幅されるのでGm表示変化が大きい。真空管ピン選択ホイール表。真空管ピン(電極)選択は単純な構造。TV-7*/UやTV-2*/Uの様な誤選択防止構造は無い。全て、同じ真空管ピン(電極)を選択出来る=ショウトする事が出来る。下記は1〜6までGを選択した。1,2番は酷使されるので、最適位置が他よりずれている。2番はGT管でヒーター用なので、酷使。OFF、−F、+F、K、G、SU、SG、Pの順に選択するので、通電時は移動不可。選択ホイールをバラック修理後6DJ8、12AT7、12BH7測定。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。ユーザーが修理依頼するので、「ピン選択ホイール1番+ピン選択ホイール2番」2個を取り出した。銘板固定のテープも全て破断しています。これを取り出すには、半田吸取器や定温半田コテが必要です。狭い場所で高容量の小型半田コテが必要、半田吸い取り線や大きい半田コテでは出来ません。作業の主役は道具です、優秀な道具でないと良い仕事は出来ません。6DJ8」ユニット1測定。Gm測定=9500μmho。6DJ8」ユニット1測定中。真空管ピン選択ホイールのG(2番ホイール)の所をドライバーで叩いても表示は不動。12AT7ユニット1測定中、Gm測定=5350μmho。Manual、1966/実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。12BH7ユニット1測定中、Gm測定=2040μmho。Manual、1966実用真空管ハンドブック、1995世界の真空管カタログより。真空管ピン選択ホイールのG(1番ホイール)の所をドライバーで叩いても表示は不動。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。全真空管ソケット足にビーズ挿入。Gグリッドバイアス電源リップル改善及び安定化対策。プレート電圧リップル改善対策。画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。