先だって富士測定器(株)のVGM-6という真空管測定器を購入。設定できるという高性能なものです。肝心のGm測定が非常に不安定です。いく、という状況です。ここに修理に出しましたが、変化ありませんでした。真空管ピン選択ホイール不良。選択ホイールは回転接点がリベット・カシメ構造なので、修理費は高い(修理費は5万円)。前パネルからビス止めされているが、後ろの配線は短く、外さないと抜けない。取り外す配慮が無なので、前パネル外し、電源トランス付き後ろパネル取る等、解体が必要。この時代は高Gm真空管が少なく、日本製測定器の多くは十分に対処していない。このVGM-6の説明書にも、下記の記述あり。5.注意事項5−1...各種真空管のうち(特にHigh-Gm管において)往々にして超短波あるいは極超短波の発振を行らうものがあるかもしれません。このような場合にはソケットの部分において、P−K間、SG-K間あるいはG-K間に5μμF−250μμF程度の小容量をバイパスして発振をとめて測定して下さい。この様な基本構成部品の不良は、頭を柔らかくして、思考を巡らせないと解りにくい。Gm回路の故障と短絡的に考えるのが常であるが、基本から順番に見ていくのが、早道です。ヒーター電圧の安定度(レギュレーション)測定。修理状況ピン選択ホイール回転SW修理。全真空管ソケット足にフエライトビーズ挿入。グリッドバイアス電源リップル改善及び安定化対策。プレート電圧リップル改善対策。