丁寧な仕上がりで本当にこのお値段でいいの!?という感じです。いままではアルミホイルを適当に重ねて使っていましたが、このケースに変えてあまりテストはしていませんが、少し使った感じでは突然の数値変動(普段は、0.10前後ですが、突然0.3~0.4に跳ね上がる)が見られなくなりました。大事に使いたいと思います。(本当は使わなくて良い生活であることがベストなんでしょうけども・・・)ありがとうございました。この記事に返信アルミケース本日届きました。想像していた通りの素晴らしい仕上がりです。このクオリティのものを普通に板金屋さんに頼んだら結構なお値段になりますね。非常に安価に提供してくださっている職人さんを社長さんに感謝します。あと、このような機会を与えてくださった愛知の隣人Aさんに感謝いたします。本当にありがとうございます。これでβ線を遮断して安定した計測が出来そうです。この記事に返信アルミケース届きました。個人ではここまで出来ないのでとても助かりました。ありがとうございました。今朝、アルミケースが届きました。きれいにできていますね。職人さんによろしくお伝えください。ケースに入れて校正(市が測定したところをSoeks01M(1C)で測定)を試みたところ、ほぼ同じ値がでましたので、アルミケース遮断のSoeks01Mは、個人用の簡易測定器としては十分に使える、と納得できました。Soeks01Mの癖というのでしょうか、最初の10秒ではやや高い数値が出て2分くらい待つと次第に数値が安定してきます。説明書とおり、2分後の安定した時の数値(平均値)を測定値とすれば校正値に近くなりました。このアルミケースは、まさにSoeks01Mの救世主だと思います。ありがとうございました。