仕切り板全体を単にオリフィスという。plate)などと呼ぶ。{2gh}}}エネルギー損失が大きく、流量係数cは0.6の前後である。オリフィスの場合、メーカー製の流量係数を用いる場合や便覧などから流量係数を調べる場合などは、レイノルズ数Reの他に、管内系D[mm]と穴径d[mm]の比の絞り比β=D/dを計算することが必要になる場合がある。ウィキペディア内に使用できる図がないので、外部のサイトや専門書などでISA1932ノズルなどを確認してください。流量係数は、一般にC=0.9~1.0である。流量計では、単にノズルといった場合、このノズルを意味する。流体力学では、差圧流量計とは別の、他の構造の部品にも「ノズル」という単語を使う場合があるので注意のこと。航空工学などでの「超音速ノズル」や、質量流量計の「臨界ノズル」や、「ラバール・ノズル」というものは、この差圧流量計でのノズルとは異なる。これらについては、本科目の教育範囲を超えるので、解説しない。flowmeter)という。測定原理の方式には、二種類の方式がある。いずれとも、流速を求めてから流量を演算して算出する。流速計に分類する場合もある。流れの方向に対して、超音波の伝搬方向が同じ方向の場合と異なる方向の場合とで、超音波の伝搬速度が異なる。このため、流れの上流と下流の2点に、送受波器を取り付け、上流から下流へと超音波を送った場合の到達時間と、下流から上流へと超音波を使った場合の到達時間との差から、流速や流量を求める測定器である。異物や気泡のない流体に向く。液体中の気泡や異物に超音波を当てたとき、反射波の周波数は流体の速度に応じて入射波から変化するというドップラー効果を応用した流量計である。気泡や異物のある流体に向く。時間差式とドップラー式のいずれとも、次のような特性を持つ。測定による流れのエネルギー損失が無い。主な測定対象は液体の流れである。一部には気体を測れるものもある。meter)はファラデーの電磁誘導の法則を利用した流量計であり、体積流量計である。平均流速に比例した起電力により、体積流量を求める。測定可能な流体は、水のほか、導電性の液体の流れに対して用いられる。絶縁性の流体や気体には使用できない。渦流量計[編集]カルマン渦列のイメージ流れの中に円柱状の形状の物体を置くと、円柱の下流側に渦を生じる。渦流量計は流速計であり体積流量計である。発生周波数の検出方法は、渦の発生によって、流体の動きが変わるので、その動きの変化によって生じる力の変化を円柱内部に取り付けた検出器で検出する。測定対象は、液体および気体である。vortex)という。カルマン渦は、液体でも気体でも生じる現象である。カルマン渦は、たとえば、旗が風になびく現象である。ポールに高く掲げた旗が風になびく現象と、同じ原理の現象である。カルマン渦とは、流れの進行方向を基準に満た場合、流れの下流側の背後から、左右交互に渦が生じる現象である。「カルマン」とは、この現象を研究した科学者の人名。混同されやすい現象として、渦の発生と、層流から乱流への遷移の現象があるが、これらは別の現象であるので混同しないように注意が必要である。カルマン渦が発生するレイノルズ数Reは、だいたい50のあたりから、円柱の背後にカルマン渦が発生するように、レイノルズ数の値が、乱流遷移のレイノルズ数のおよそ2000周辺とは大きく異なる。渦の種類は、カルマン渦のほかにも双子渦などがあるが、詳細は省略する。そのほか詳しい解析計算は、高校レベルを超えるので省略する。流量計の構造については、円柱内部での流れ変化の検出には、圧電素子やひずみゲージが使われることが多い。渦を発生させる障害物の形状は、円柱の他にも三角柱などの物の場合もある。欠点として、流量がゼロの時の確認ができない。低レイノルズ数では誤差が大きい。流体の粘性が高く渦が発生しにくい流体の場合には、渦流量計は適用できない。力を検出しているため、外部からの振動などの影響を受けやすい。測定方式は、他にも、超音波流量計と組み合わせて、渦による流速の変化を検出する方式のものもある。タービン流量計および羽根車流量計[編集]流れの中に羽根車を置く。羽根車は流体の運動エネルギーによって回転するので、回転速度から流速を求め、体積流量を算出する流量計である。羽根車の動きの検出には、機械式のほか、光学式や磁気式などがある。一部の水道メータなどに用いられている。測定対象の流体は、主に液体が対象である。一部には気体を測れるものもある。液体を図る場合は、測定できる体積流量の流量範囲が広い。羽根車が慣性を持つという性質のため、平均流速や、積算流量を測定するのに適する。瞬時流量を測るには向かない。欠点として、エネルギー損失が大きいので、流体のエネルギーを損失させたくない場合の用途には不向きである。可動部を持つので、可動部を嫌う用途には不向きである。流体に異物が含まれている場合、異物により回転が妨げられるという影響を受けやすい。国家標準器での流量計の校正(こうせい、calibration)の話をしよう。校正とは、測定器の示す、その量の測定値と、じっさいの、その物理量のほんとうの値(あたい、ち)との対応を確認し、もし調整が必要なら調整するなどの適切な対応をすることである。