その入力電圧V\(_i\)[V]の時間変化が図2(a)であり,積分器からの出力電圧V\(_o\)[V]の時間変化が図2(b)である。t=0sでの出力電圧をV\(_o\)=0Vとする。時刻t\(_1\)におけるV\(_o\)[V]は,入力電圧V\(_i\)[V]の期間0〜t\(_1\)[s]で囲われる面積Sに比例する。定められた時刻t=T\(_1\)[s]に達すると,制御回路によってスイッチがS\(_2\)側に切り換わり,積分器には基準電圧-V\(_r\)[V]が入力される。積分器の出力電圧V\(_o\)が0Vになると,電圧比較器がそれを検出する。図2(c)のようにスイッチS\(_1\),S\(_2\)の各期間T\(_1\)[s],T\(_2\)[s]中にクロックパルス発振器から出力されるクロックパルス数をそれぞれN\(_1\),N\(_2\)とすると,N\(_1\)は既知なのでN\(_2\)をカウントすれば,測定電圧V\(_x\)がディジタル信号に変換される。