この式は、理論上の流量を示しています。ベルヌーイの定理とはベルヌーイの定理の理論的背景とCAEにおける重要性を詳しく解説します。基本的な定義から物理的意味合いまで、初心者にもわかりやすく説明しています。ms-fan.comベルヌーイの定理の詳細な説明はこちら連続の式(質量保存則)とは流体力学の基本である連続の式(質量保存則)を初心者向けに解説。流体の質量保存の法則を理解し、CAE解析におけるその重要性を知りましょう。現実には、流体のエネルギー損失などにより、理論流量と実測流量には差異が生じます。これにより、以下の式が最終的な流量を表す基礎式となります。差圧式流量計は、以下のような利点と欠点を持ちます。国際規格が整備されている:多くの国際規格に準拠しており、信頼性が高い。構造が簡単で低コスト:設計がシンプルで、初期導入コストが低い。幅広い流体に対応:液体、気体、蒸気といった多様な流体で使用可能。大きい:特にオリフィスを使用した場合、圧力損失が大きくエネルギー効率が悪い。測定範囲が狭い:差圧が流量の二乗に比例するため、レンジアビリティが狭い。特定の流体には不向き:脈動流や固形物、気泡を含む流体では正確な測定が困難。直管部が必要:絞り機構の前後には長い直管部が必要で、上流に10〜62D、下流に5〜7Dのスペースを要する。差圧式流量計では、流体の差圧を生じさせるために「絞り機構」が用いられます。代表的な絞り機構には、オリフィス、ノズル、ベンチュリー管があります。オリフィスオリフィスは、中央に丸い孔を持つ円板で、差圧式流量計の中で最も一般的な絞り機構です。シンプルな形状で、製作が容易かつコストも低いため、多くの産業分野で使用されています。圧力損失が大きいというデメリットがあります。エッジオリフィス:最もよく使用されるオリフィスで、エッジ部分が鋭く保たれる必要があります。四分円オリフィス:低レイノルズ数の流体向け。偏心オリフィス、欠円オリフィス:固形物や気泡を含む流体に使用されます。ノズル(フローノズル)ノズルは、機械的に強度が高く、オリフィスに比べて圧力損失が少ない特徴があります。高温・高圧の流体(例:ボイラ給水、高圧蒸気)の測定に適しており、摩擦や腐食に強い構造です。ベンチュリー管ベンチュリー管は、絞り部が緩やかで圧力損失が少ないことが最大のメリットです。オリフィスに比べると高価で、設置スペースも多く必要としますが、省エネルギーが重要視される場合に有効です。まとめ差圧式流量計は、工業プラントや産業プロセスで広く使用される流量計の一つです。構造がシンプルで安価な一方、圧力損失が大きく、エネルギー効率の点では他の流量計に劣ることがあります。適切な直管部の設置や、流体の特性に応じた絞り機構の選択が重要です。差圧式流量計を正しく使用するためには、その原理や特徴を十分に理解し、必要な補正を行うことが不可欠です。絞り機構の選定や設置においては、流体の種類や使用環境に適した選択が求められます。タービン式など、用途に合わせた流量計の選び方を詳しく紹介します。工場やプラントで最適な流量計を選定するための情報満載です。内部ジャケットは撹拌槽内に設置される伝熱装置で、特に厚い槽壁や高圧プロセスでの伝熱効率を改善します。内部ジャケットの特徴、設計のポイント、利点と欠点を詳しく解説します。対流伝熱の違いを実例を交えて詳しく解説。熱設計や材質選定に役立つ情報を提供します。化学工学ニュートン流体と非ニュートン流体の違いと種類についてニュートン流体と非ニュートン流体の特徴や種類について詳しく解説。何か?その理論と計算方法を詳しく解説します。種類と特徴:小型翼と大型翼の使い分け撹拌翼は撹拌プロセスの効率を左右する重要な要素です。拡散係数とは?Fickの法則に基づく理論、主要な気体・液体の実測値、そして推算方法をわかりやすく解説。物質移動を理解するために重要な拡散係数の基礎から応用までを詳しく学べます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。(3)検索ブログの管理人この記事を書いた人msコンサルタントの私。設計開発とCAEエンジニアの経験を持ち、製造業のお悩み解決に尽力しています。実例満載!CAEまるわかりガイド.。