Adsense等による広告を掲載しています。流量計の中でも非常に使用頻度が高い計器の一つです。この流量計は、管内に「絞り機構」を設置し、その部分で発生する差圧を測定することで、流量を計算します。構造がシンプルでコストも低い点が魅力ですが、エネルギー損失が大きいことから、近年は他のタイプの流量計に切り替える傾向も見られます。される絞り機構について詳細に解説します。差圧式流量計の動作原理は、流体力学の基本法則であるベルヌーイの定理に基づいています。この定理は、流体の速度と圧力の関係を説明するもので、具体的には、流速が速くなると圧力が低くなり、逆に流速が遅くなると圧力が高くなるという関係性が成り立ちます。差圧式流量計では、例えばオリフィスという絞り機構を使って、流体の流れが絞られる部分の前後で圧力差が生じます。管路が水平で流体が同じである場合、この現象を式で表すと、以下のようになります。