磁界とは?磁界とは、磁気の力が及ぶ空間で、直流磁界と交流磁界に分類しています。直流磁界は、強さが一定に保持されている磁界やゆるやかに変化する磁界で、地磁気や永久磁石などがあります。交流磁界は、磁界の強さが周期的に変化する場合で、送電線や変圧器(トランス)などの近くに発生しています。その他の方式があります。それぞれに長所短所があり、使い分けが必要です。交流磁界の実効値表示と波高値表示の違いは?一般家庭にきている商用電源のAC100Vは実効値です。これに√2(≒1.414)を掛けると最大値である波高値(141.1V)に換算できます。同様に下図のような正弦波の交流磁界の実効値は、Bm/√2となります。仕様に記載している直線性とは?2点の基準磁界を結んだ直線間に、表示値がどれくらいズレているかを示します。200μT×±1.0%=±2μTとなります。そこで、真の磁界として+100μTをかけたとき、測定器の表示は+102μTから+98μTの間の数値を示す可能性があることを表しています。全磁力の計算方法は?三軸磁界測定器の測定値をX、Y、Zとすると全磁力(合成磁界)は次のような式で計算します。交流磁界の影響は、カラーCRT画面の揺れです。磁界測定器の選定ポイントは?磁界はベクトル量のため、強さと方向があります。そのために磁界測定器には、一軸測定器と三軸測定器があります。/交流両用の3種類があります。検出方法の違いで、数種類の磁界測定器がありますので、計測目的に最も適したものを選定することが大切です。093-671-8329。