水道水質についてわかりやすく解説していきます。今回のテーマ水質検査は、国(厚生労働省)が定める方法に従って行なわれます。確認方法等まで、詳細な条件が示されています。近年では、分析技術の発展が目覚ましく、水質基準項目のほとんどが、高精度で自動化された機器を用いた分析により行われています。<物質の濃度の測定方法>水質検査は、水道水中に物質がどのくらいの量含まれているか、その濃度を測定するものです。一般には、予め濃度の分かっている試料(標準液)と、濃度が分からない測定しようとする試料(水道水)を比べて濃度を決定します。比べる対象は色や電気信号など、検査項目や検査方法によって様々ですが、ここでは、比色分析の原理を用いた残留塩素の検査を例として説明しますを例として説明します。残留塩素そのものは、水を見ても見えません。残留塩素を発色させる薬品を水に入れます。右上の写真のよ残うに、水中に残留塩素が多く含まれると色が濃く(吸光度が高い)、少ないほど色が薄くなります(吸光度が低い)。真)を用いて測定された吸光度(発色した色の濃さの程度に応じて、光が吸収される度合い)に基づき行われます。低いものから順番に標準液の吸光度を測定し、濃度と吸光度の値から検量線(右図)を作ります。検査対象となる水道水の検量線ができたら、今度は、検査対象となる水道水の残留塩素を発色させて吸光度を測定します。塩素の濃度を決定します。00.511.5残留塩素の濃度(mg/L)2水質分析機器についてここでは、企業団の水質検査で使用する分析機器の一部を紹介します。・・・金属類の検査この装置は、微量な金属類(カドミウム、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム、ホウ素、亜鉛、アルミニウム、鉄、銅及びマンガン等)の検査に使用しています。量情報から、成分毎に濃度を測定します。精度良く測定することができます。※「1ng」は、1gの10億分の1の量を表します。「1ng/L」は、ヤフオクドーム1杯分(容量約180万m3)の水に1.8gの物質が含まれている濃度に相当します。・・・農薬類の検査この装置は、主に農薬類の一部の検査に使用しています。この装置によって得られた各農薬特有の質量情報から、その濃度を測定します。目標値の概ね1/100以下となる「ng/L」レベルの微量な濃度まで精度良く測定できます。液体クロマトグラフ質量分析計<固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフ質量分析計>・・・カビ臭物質の検査この装置は、カビ臭物質(ジェオスミン及び2-MIB)の検査に使用しています。この装置によって得られた各カビ臭物質特有の質量情報から、その濃度を測定します。カビ臭物質の水質基準値(1L中に10ng以下)のさらに1/10の濃度(1ng/L)まで精度良く測定することができます。水中に溶けている2種類のカビ臭物質を同時に1時間程度で効率良く測定できます。ニュースレター」に関するご意見、ご要望は下記へご連絡をお願いします。GDPRReport。